社の手術顕微鏡の基本性能と特徴ステレオベース顕微鏡本体のステレオベースが長いと前眼部観察時にシャドーコントラストが強調され立体感が得られやすい。反面,硝子体手術時の前置レンズ越しの観察では眼底像の融像がしにくくなる可能性がある。術者と助手が同軸で術野(眼底)を観察することは,助手との良好なコンビネーションで手術がスムーズに運ぶだけでなく,次世代のサージャン育成という教育の側面からも有用である。観察光で手術が可能となり従来よりも低照度でクリアーな観察像を得ることに成功している。社の照明システムの特徴としては通常多くのメーカーの顕微鏡で採用されているファイバー照明システムではなく,ファイバーを用いないダイレクト照明システムを採用している点である。このため光のロスが少なく低照度でもクリアーな観察像が得やすいシステム構成となっている。完全同軸照明ではないものの白内障手術時の良好な徹照と自然な立体感での観察が可能である。照明と斜照明を併設するシステムが採用されており,非常に良好な徹照が得られるが,術者の観察光路に照明用のハーフミラーが設置されるために観察光のロスが生じる。面で安定した徹照が得られる上に助手にも徹照が見える現在唯一の照明システムであり,教育の面でも非常に有用である。5)解像度を高くすると逆に焦点深度は浅くなり,眼底観察に重要な色収差などの収差補正にもより複雑かつ高価なレンズ系が必要になる。闇雲に対物レンズ口径を大きくし解像度を高くすれば良い訳ではなく,手術操作時にどういった見せ方をするか,各社の顕微鏡それぞれの味付けがあり特徴となっている。8は解像度と焦点深度を両立させる全く新しい光学システムを搭載しており,その詳細については後述する。各システムをアドオンしていくことで,今までにない豊富なバリエーション展開が期待される。いう全く新しい光学システムが採用されている。「術者の脳でイメージを統合する」という理論を持ったシステムである以上,本当に理論通りのメリットだけでなくデメリットも存在することを危惧して筆者も使用したが,実際の観察で違和感はなかった。一度フォーカスを合わせるとその後ほとんどフットスイッチのフォーカス操作を必要としなかったことから,非常に快適に硝子体手術を完遂できた。搭載することで,これまで非常に困難と考えられていた解像度と焦点深度の両立をある程度達成した意欲作である。拡張性にも充分な配慮がされており,今後の進化・発展に非常に期待が持てる。高解像度と深い焦点深度をあわせもつライカ独自の光学設計で、ディテールまで細やかに観察。5)を併用することで、硝子体手術中に非接触で眼底を広範囲に観察することも可能。連動フォーカス機能が追加されたことにより、眼球と顕微鏡の距離を一定に維持することができるようになりました。手術を中断することなく眼底を観察できるので、ワークフローがより快適に。MAGAZINE業務・作業の効率化に役立つ顕微鏡知識をお届けしています。私は、ライカマイクロシステムズ、および、その関連企業(一覧はこちら)から、製品やサービスに関する情報提供を、電話、テキストメッセージ、および/または、電子メールで受け取ることに同意致します。いいえ私は、ライカマイクロシステムズの利用規約とプライバシーポリシーを確認し、内容に同意したうえで、フォームを送信します。ライカマイクロシステムズのプライバシーポリシーでは、私の個人情報の取り扱いに関する選択肢が提供されていることを理解しています。登録するお問い合わせCONTACT不明点・ご質問は、お気軽にお問い合わせください。本社1階の体験ラボでは、さまざまなワークショップ/セミナーを開催しています。顕微鏡選びでお悩みの方、また、いつもの試料でライカ顕微鏡の性能と操作性を試してみたい方は、お気軽にご連絡ください。