ペベリンスキーズ・ブログスマートフォン用の表示で見るペベリンスキーズ・ブログペベリンスキーのチラシの裏。この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。BVM)は、口腔よりマスクにて用手換気を行うための医療機器である。構造の違いによってアンビューバックとジャクソンリースに分かれる。bag)は、バッグに送気逆流弁と自動膨張機能を設置したBVMで、元々はドイツのAnbu社のオリジナル製品。1953年にドイツ人のオルガー・ヘッセ博士とデンマークの麻酔科医ヘニング・ルーベンによって開発された。救急現場の第一線で幅広く用いられる。現在、複数の会社から製造販売されているが、Anbu社の製品が有名なため世界的にアンビューバッグの名が一般化している。アンビューではガス源は不要で、酸素流量は0〜10L/min、バッグの拡張は自動、CO2再呼吸はなく、高濃度の酸素吸入にはリザーバーを要し、肺の状態把握や加圧圧力はわかりにくい、構造は一方方向弁をもち、価格は高価といえます。機種により圧力計やPEEP弁が付いているものがあります。Rees)は、バッグに換気調整弁を有し、気道内圧調整能を有したBVMで、主に人工呼吸器使用時に用いられる。一般に病院での手術時に用いられるBVMである。ジャクソンリースではガス源が必要、酸素流量は分時換気量の2〜3倍(10〜15L/min以上)、バッグの拡張はガス流入量に依存、高濃度の酸素吸入は容易(ほぼ100%)で肺の状態把握や加圧圧力は感じ取りやすくなっています。構造も単純で価格は安価となっています。読者になる検索リンクヘルプはてなブログお知らせ最新記事さっそく実測速度。月別アーカイブはてなブログをはじめよう!pebbleinskyさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。