1.5△B.U.という度数で、遠近両用累進レンズの装用テストをするとします。このとき、ほとんどのお店では、5枚のレンズを使おうとします。プリズム・垂直プリズム・累進トライアル、です。(球面と円柱がセットになったテストレンズもありますが、持っているお店は少ないでしょう。)そうすると、5枚のレンズを装着できるテストフレームが必要になります。当店にある5枚装着可能なものは、装用感が悪いので使い勝手があまり良くありません。4枚のレンズを装着できるテストフレームを使いたいわけです。当店には球面と円柱のセットになったレンズはありませんので、1枚減らそうと思ったらプリズムレンズしかありません。ここで「合成プリズム」という考え方が有効になってきます。合成プリズムというのは、水平プリズムと垂直プリズムとを合わせてできる、基底が斜め方向のプリズムと考えてください。そのため、一般的な、ベースイン・アウト・ダウン・アップという水平・垂直4方向の基底ではなく、1°~359°までの角度で表す必要があります。(合成プリズムですから、理論上は0°90°180°270°にはなりません。三角関数を使って計算するか(関数電卓があるとやりやすい)、のどれかです。約143°となります。レンズメーターにて検証してみましょう。右レンズを想定して、2.5△を323°に合わせます。この状態で、レンズメーターの設定を、ベースイン・ダウン等の表示に切り替えます。