-たこ足の延長コードからのノイズに悩まされています。入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。00:59回答数:5件たこ足の延長コードからのノイズに悩まされています。どのようなコードに変えると50Hzノイズ問題から解消されるモノなのでしょうか。申し訳ありませんが、ご存知の方ご教授下さい。通報するこの質問への回答は締め切られました。微弱信号の測定を行うために外来ノイズを減らしたいという事ですね。電子機器の電源EMC測定(雑音端子電圧測定)を行う際には、LISNと呼ばれるインピーダンス安定回路網を使用します。http://homepage3.nifty.com/tsato/terms/lisn.html電源ラインのインピーダンス調整と外来ノイズの除去を行っています。電源電流に乗っているノイズであれば、ケーブルを撚り対線にすることで改善が見込めます。...PFC回路を持っている機器がいると、電流の吸い込みが電源周波数に近似的になるため、上記対策で放射ノイズは減るハズです。オーディオマニアの方々やアマチュア無線の方々には、同様に電源周波数と一致するハムノイズなるものの対策を行っているようです。そちらも参考にしたら良いかも知れません。http://www.op316.com/tubes/tips/trbl7.htm他には、かなり強引ではありますがノイズ周波数が分かっているのであれば、測定結果に対してその周波数のフィルタをかけてやれば良いとも言えます。測定信号にノイズと同じ周波数成分が含まれていると測定結果に狂いが生じるので注意が必要です。ついでに、オシロの精度や正確性も疑った方が良いかも知れません。校正されたオシロを使用していますか?オシロの波形にオシロ自身の電源ノイズが乗ったりしていませんよね?また、オシロのプローブも粗悪な物を使っていると空中のノイズを拾ってしまう事があります。それはそうと、微弱信号の測定はそもそもそういったノイズの影響を減らすために電源も安定化したシールドルームなどを用意しますし、測定器には測定周波数に対するノイズ対策も行われているはずです。ラボに知り合いがいるならその方に相談したりした方が良いと思います。ノイズ対策や測定方法は、実際にやっている人のノウハウが大きいです。通報するこの回答へのお礼ありがとうございます。フィルタに関しては、仰るとおり測定結果が変わるので、難しいです。オシロの精度に関しては信じきってました。問題ないと思うのですが、チェックしてみます(オシロのケーブルからは50Hzのノイズが見られますが、そこからプローブを離すとほぼ静かになるので)。電気生理している方は沢山いるんで、それらの方に聞いてみようと思います。今回はありがとうございました。いえば実験室の中の計測器への余計な微弱ノイズを極力排除したいという事ですよね。ケーブルだけで何かやったのであれば、シールド付きケーブルに交換してシールド片側をコンセントプラグのアースに合わせて繋いで処理したのでしょうね。この場合の最適なシールドケーブル型式については私には判りません。以前処理してもらったケーブルが手元にあるのなら、そのケーブルにプリントされてる記号を書き込めば判る方が居られるんじゃないかな。通報するこの回答へのお礼ありがとうございます。その方向でも考えてみようと思います。20:53>たこ足の延長コードからのノイズに悩まされています。何が悩まされているのでしょうか、脳に50Hzのノイズが入るのでしょうか?被害を受けている箇所の記述があると、皆さん具体的に判断もできるかと思いますよ。信号ラインなのか?どこかの直流電圧ラインなのか?オシロで見た波形は正弦波50Hzがかぶってるのか?それともリップル的な物なのか?とか。この回答への補足すいません、電気一般に関しての質問に慣れていませんでして。偶然でしょうが、実際私は脳波を測ろうとしています。脳波自体がかなり微弱な電位変化なので、なるべく部屋をクリーンな状態にしようとしております。以前のラボでは、電気のテクニシャンの方が、蛸足からの50ヘルツノイズをケーブルを変えることによって、ほぼノイズが見られないほど弱めてくれました。残念ながら、彼に連絡が取れないため、こちらで電気に強い方々に聞こうと思ったのであります。被害を受けているという箇所は、敢えて言うならば、アンテナ部分にノイズが入ってくることで正確なデータが取れないことです(信号ライン?)。オシロで見た波形は、50Hz以外には悩まされるものはありませんでした。言葉足らずなところがあると思いますが、よろしくお願いいたします。要は、ケーブルを交換するのみで、ケーブルから発信される(電源由来)50Hzのノイズを減弱させたいだけです。通報するこの回答へのお礼すいません、正しく言います。「以前のラボでは、電気のテクニシャンの方、、、」のところですが、「蛸足から」ではなく、「蛸足のケーブルから」です。15:21HAL007さんと同じく、どんなノイズかわからないとなんとも言いようがないです。...ただ、50Hzのノイズとなると電源周波数と同じ(ないしは近い)ため、おそらく適切なフィルタは用意できません。(50Hzを阻止しようとするとAC100Vを止めることになるので)おそらく正しくは20ms周期で出てくる高周波ノイズなのだと思われますので、もっと原因とノイズ自身の周波数を調査する必要があります。この回答への補足ありがとうございます。お返事遅れまして、申し訳ありません。ノイズはケーブルから出て来ておりまして、ケーブルのみを変える事で解決するものと考えております。お手数おかけしますが、ご教授頂けると幸いです。01:07>>たこ足の延長コードからのノイズに悩まされています。分り易いものとして冷蔵庫のサーモスタットが起動して電圧低下からPCがリブートして仕舞うなら冷蔵庫と一緒にならないコンセント(正確に言えば分電盤で違う系統)にする。どんなノイズなのか具体的に書かないと何のノイズやらです。この回答への補足ありがとうございます。お返事が大変遅れまして、申し訳ありません。電源からのノイズなのですが、冷蔵庫等からの他の機器からのものと言うよりは、交流のノイズです(オシロで計測した結果、50Hzでした)。仰られている通り、分からないと可笑しいレベルの事だと思うのですが、私は電気関係の事が未だよく分かっていないため、皆様にご指導頂こうと投稿致しました。簡単にリンクでも結構ですので、もしご存知でしたら、よろしくお願い致します。ノイズ」に関するQ&A:ADSLが遅いです。CPU(Athlon1GHz)から1.3GHz~1.5GHzの交換について、教えて。ケーブルの最長は?8USBオス~USBオスケーブルで2...9PC電源コードのやわらかいのは...10HDMIの互換について11USB1.0とUSB2.0の見分け方12HDMIケーブルの切断と接続13リンク速度を1Gbpsにするには?14バラ線の英文名称を知りたい。方法USB2.0と1.0のケーブルの見分け方CPEVケーブルとFCPEVケーブルの...4IDE-USB変換ケーブルで、HDDが...5PCを起動したらいきなりこんな...6SATAケーブルは通常付属してい...7USBオス~USBオスケーブルで2...82PC、1モニタでデータ移行を行...9HDMIケーブルの切断と接続10リンク速度を1Gbpsにするには?11ハブポートの電力サージという警告12古いPCから新PCへのデジカ...13ラッチ付きSATAケーブルの安全...14バラ線の英文名称を知りたい。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。