次のページへ高電圧プローブ高電圧プローブは、1000V以上の高電圧波形を観測するためにある。注)TPP0850のTekVPIコネクターはキー付きとなっている高電圧プローブを選ぶ際には、周波数によるディレーティング電圧を確認する必要がある。低い周波数で20kVまで使える高電圧プローブP6015Aは50MHzでは2kVまでしか使えない。詳細は仕様書に下図のような図が載っているので、観測する周波数から上限電圧を事前に確認する必要がある。図6:テクトロニクスの高電圧プローブP6015Aの最大入力電圧定格(ACピーク)(クリックで拡大)また、高圧プローブを使って波形観測を行う際には、安全を確保するためにオシロスコープ本体は必ず接地して利用する。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。