FavoritesSummaryampliPHOX比色検出技術は、マイクロアレイの蛍光検出に安価な代替手段として提示されます。光重合に基づいて、ampliPHOXはわずか数分で肉眼で見える固体高分子スポットを生成します。結果はシンプルかつ強力なソフトウェアパッケージと一緒にして撮像し、自動的に解釈されます。here.AbstractDNAマイクロアレイは、病原体検出のための強力なツールとして浮上している。1-5、タイプとサブタイプのインフルエンザウイルスへの能力の多くの例が実証されている。6-11インフルエンザの同定およびサブタイピング、DNAマイクロアレイ上の両方の公共のアプリケーションを持っている健康と早期発見、迅速な介入、およびインフルエンザのパンデミックの影響を最小限に抑えるためのクリニック。従来の蛍光は、現在最も一般的に使用されるマイクロアレイの検出方法です。マイクロアレイ技術は、臨床使用に向けて進むにつれ、しかし、、1は蛍光に同様のパフォーマンス特性を発揮する低コストの検出技術と高価な計測機器を取り替えたりするとマイクロアレイアッセイをより魅力的で費用対効果になります。ampliPHOX比色検出技術は、研究のアプリケーションを対象とし、そして蛍光マイクロアレイに必要な共焦点マイクロアレイスキャナに比べておおよそ十倍低い楽器のコストが主な利点と、従来の蛍光11の一桁内での検出限界を有している検出。一つの利点は、従来の蛍光器具と異なり、移植性と柔軟性を可能にする機器のコンパクトサイズです。/無応答が望まれる低密度マイクロアレイのアプリケーションに最適です。現在ampliPHOXの検出と互換性のある最高のスポットの密度は〜1800スポット/配列です。理由スポット密度の制限により、高密度マイクロアレイはampliPHOXの検出には適していません。ここで、我々は、インフルエンザウイルスの検出と特性評価(FluChip)用に開発された低密度マイクロアレイ上での信号増幅の方法としてampliPHOX比色検出の技術を提示する。このプロトコルはampliPHOX検出の一つの具体的なアプリケーションとしてFluChip(DNAマイクロアレイ)を使用していますが、ビオチン化ターゲットを搭載したあらゆるマイクロアレイは、同様の方法で標識し、検出することができます。キャプチャする対象のマイクロアレイの設計とビオチン化は、ユーザーの責任です。ビオチン化したターゲットが、アレイ上に捕捉されると、ampliPHOXの検出は、最初にタグ付けすることにより、ストレプトアビジン標識コンジュゲート(ampliTAG)を持つ配列を行うことができます。Readerのインストゥルメント、重合を用いて、露光時に(ampliPHY)ampliTAG標識ターゲットを含む地域でのみ発生します。形成されたポリマーは、その後、簡単なソフトウェアパッケージ(ampliVIEW)を使用したイメージングと解析に続いて視覚的なコントラストを向上させるために、非毒性の溶液で染色することができます。起因する非抽出サンプルから全体FluChipアッセイは約6時間で行うことができ、上述のampliPHOX検出ステップは、約30分で完了することができます。臨床材料やQIAcube自動核酸抽出のプラットフォームと組み合わせてキアゲンアプライウイルスのスピンのキットを用いてウイルス分離体からウイルスRNAを抽出する。抽出物を60μlの最終的な溶出容量で200μlの試料上で実行されます。Cまたは後で使用するために低い。PCRマスターミックスを調製する。PCR中にビオチンを組み込むには、dNTPミックス供給メーカーの代わりにビオチン化dNTP混合物を使用してください。ビオチン化プライマーの使用などのビオチン取り込みの代替方法も使用することができます。インフルエンザのための1.0μMの最終濃度が、インフルエンザBが1.0μM、及び内部統制のための0.14μMのプライマーミックスを追加。ntの製品)を増幅する。各FluChipのプライマーセットは、PCR以下のラムダエキソヌクレアーゼによる酵素消化を経由して一本鎖DNAの生成を容易にするために5'リン酸基を持つ一つのプライマーが含まれています。結果として得られる一本鎖生成物は、二本鎖同等よりはるかに短いハイブリダイゼーションの時間を必要とし、大幅に全体的なアッセイ時間を短縮。これらのプライマーの事前準備混合物だけでなく、内部統制テンプレートRNAはInDevRから限定的に関心のある研究者に利用可能です。簡単に言うと渦と薄壁PCRチューブにマスターミックス18μlを配布する。テンプレートを追加するための適切な作業エリアにチューブを氷中に移し、そして各反応チューブに2μlのテンプレートを追加します。30代のためのC、および72°C1分間、および10分間72°Cで、最終的な拡張のためのC。PCR産物のハイブリダイゼーションFluChipのハイブリダイゼーションのための一本鎖DNAを生成するために、1.0μLラムダエキソヌクレアーゼ酵素、付属の反応バッファー2.2μL、およびヌクレアーゼフリー水0.8μlを組み合わせることにより、酵素消化混合物を準備する。これらの金額は、単一のサンプル用ですが、単に消化するサンプルの総数に比例してスケールアップすることができます。サーマルサイクラーからサンプルを削除し、PCR産物のリン酸化鎖を消化するために、各反応に調製された混合物の4μlを加える。サーマルサイクラーやプログラム酵素消化し、熱の断片化のステップを完了するために10分間摂氏95度に続いて15分間37°Cにサーマルサイクラーにサンプルを返します。使用されるカスタムインフルエンザマイクロアレイを応用マイクロアレイ株式会社(テンペ、アリゾナ州)でアルデヒド官能化されたガラススライドに印刷されています。-ビオチン修飾を持っているし、500nMの最終濃度でスポットされている正の制御シーケンスを除く)に最適化されたスポッティングバッファーと組み合わせると20μMの最終濃度で印刷されています。方法をスポッティング非接触は300μmおよび700μmの中央のピッチへの中心の最適なスポット径で、使用されています。収納ボックスから、マイクロアレイを削除し、保護シートを取り除き、よく周囲をしっかりと押して、マイクロアレイの周りに、シングルユースのハイブリダイゼーションの井戸を適用します。mlを入れた洗浄ビンに配置してスライド。優しくものエッジに組織のワイパーに触れると水が離れて邪悪できるようにすることで配列を乾かします。断片化したssDNAの製品のそれぞれで2倍のハイブリダイゼーション緩衝液22μlを組み合わせて、ピペットマイクロアレイのウェルにハイブリダイゼーション溶液の40μlの。スライドを60分間閉鎖湿度チャンバ内でハイブリダイズすることができます。湿度チャンバーからスライドを削除し、簡単にスライドをラックに配置する前にリンスボトルの洗浄緩衝液Dでアレイをすすいでください。mlの洗浄バッファーA.プレイスのビンを含む洗浄ビンでスライドを含む場所のスライドラック。各スライド上にアレイを乾燥させ、そしてampliPHOX比色検出ステップの準備のために湿度チャンバ内で乾燥させたスライドを配置する。ampliTAG10μlの、2倍ampliTAGの緩衝液20μl、および処理される各配列に対して精製水10μlの。試薬容量は、単純にサンプルの合計数に比例してスケールアップすることができます。必要なすべてのサンプルの配列およびキャリブレーションの配列を考慮して十分なラベリング混合物を調製することを確認してください。必要に応じてキャリブレーションチップの数は、完全なキャリブレーション(新しい楽器や試薬の新しいロットの場合)、または単に楽器のチェックを実行しているかどうかによって異なります。完全なキャリブレーションのために、3キャリブレーションチップがラベルされて、および試薬のチェックのために、ちょうど単一のキャリブレーションチップはラベル付けされるべきである。キャリブレーション配列がラベル付けされる前に、彼らは以前にインフルエンザの配列のために説明したプレハイブリダイゼーションの洗浄工程を経る必要があることに注意してください。各アレイにラベルの混合物の40μlを移し、5分間密閉湿度チャンバ内で進行する反応にラベルを付けることができます。スライドをラックにスライドを配置する前にリンスボトルの洗浄緩衝液Dでアレイをすすいでください。精製水で満たされた回目の洗浄ビンを用いて、塩の残留物を除去する3つの連続した​​短い水のディップを実行します。優しく井戸の縁に組織のワイパーに触れることによって配列を乾かします。マイクロアレイは、正しくampliTAGで標識されている、とampliPHOX検出手順の残りを行うことができます。ラベルの付いた配列の光活性化とイメージングは​​、24時間以内に終了してください、と追加の配列は使用時まで暗いスライドボックスに格納することができます。ampliPHOX:キャリブレーション、信号増幅、およびイメージングampliPHOXリーダーの電源をONにしてampliVIEWのソフトウェアは、光活性化のための準備ができていることを確認してください。キャリブレーションのチップを使用して、最適な光活性化の時間を決定します。以下の簡単な紹介に加えて、この手順もampliPHOXのオペレーションマニュアルで詳しく説明されています。キャリブレーションチップは、ソフトウェアによって決定される正の信号を生成するキャリブレーションチップの行数の最大化を目標に、アッセイの感度を最適化するために利用されるビオチン化制御シーケンスの希釈系列を含んでいます。C、室温に戻して、そしてミックスに簡単に渦。ampliPHYバイアルにampliPHYエンハンサーの添加、10秒間十分にボルテックス。均等に気泡が存在しないことを確実に、よくampliTAG標識配列を含むマイクロアレイにampliPHY溶液40μLを転送する。各アプリケーション間ampliPHYバイアルを閉じます。ampliPHOXのリーダーの光活性化のベイにマイクロアレイスライドを挿入します。最初のキャリブレーション配列の場合は、ソフトウェアの左側のパネルで"時間"ボックスに、既定の光活性化の時間を使用し、光活性化を開始するために緑色の"スタート"ボタンをクリックしてください。完了すると、アレイを削除し、過剰ampliPHYを除去する精製水ですすいでください。スポットのいくつかについて明確なポリマーの形成が表示されるようになるはずです。ポリマーのスポットが配列にampliREDの2滴を配布し、2分間乾燥させ、2分間進行染色できるようにすることができます。次に、速やかに水とティッシュペーパーで乾燥して精製したマイクロアレイすすいでください。ampliPHOXリーダーのイメージングベイにマイクロアレイを挿入し、[印刷品質]タブで"キャプチャ新規イメージ"ボタンをクリックしてください。一度イメージを作成、作物を調整して画像を保存する。[分析]タブでは、分析を開始するためにキャリブレーションチップのマスクと"自動配置"ボタンをクリックします。ソフトウェアは自動的に定量結果を示す"サマリーレコード"を生成します。これらの結果に基づいて、光活性化の時間は、番目の校正の配列のために10秒で調整され、手順が繰り返されます。optimal光活性化の時間が決定されると、サンプルの配列は、キャリブレーションの配列に使用されるのと同じ信号の増幅およびイメージングプロトコルを使用して処理することができます。ampliVIEWのソフトウェアは、自動画像分析を実行し、各サンプルのインフルエンザサブタイピング結果を生成することができるとすることができます。