C-CR800、CR300などのデータロガーに直接接続可能な、TDT方式の土壌水分センサーです。メンテナンスフリーなので、長期間の連続観測が可能。土壌水分(体積含水率)だけでなく、土中の導電率(EC)、温度、誘電率が測定可能です。水分量測定など、多様な物質の水分量測定可能性があります。Transmissometry:時間領域透過法)方式の土壌水分計です。TDR(時間領域反射法)方式の場合は、電磁波がロッド先端から反射時間する時間が誘電率に比例することを利用しますがTDT方式の場合は、閉じたU型ガイドを透過する時間を測定します。土壌水分はTOPPの式により、換算されます。中で高精度に測定が可能になっています。誘電率と導電率は温度により補正された値となっています。透過信号を用いているため、反射信号を利用するTDTに比べて波形解析が容易であり、高EC条件下での解析エラーが少ないという特徴があります。ECは勾配最大点の勾配(MaxSlope)に基づいて独自の関係式によって計算されます。防水構造なので、土中に埋設することができます。ガイドは、あらゆる角度で土壌に挿入することができます。C-CR1000では、1つのSDI入力Cポートに10本、全4chのポートを使用すると、40本の測定が可能です。CR1000などにC-AM16/32マルチプレクサーを接続して、多chSDI計測も可能です。この場合、各センサーにSDIアドレスを設定する手間がありません。C-CR300を利用すると安価に計測できます。注意1土壌の温度は、緑のヘッド部分で測定しています。土壌水分は温度補正されますので、ヘッドとプローブは同じ温度環境になるように設置して下さい。このセンサーを地表面の上から挿入、ヘッドのみ地上部に残り日射を受けると、プローブとヘッド部分の温度が著しく大きくなり、測定値に誤差が生じます。詳しくはこちら注意2測定インターバルは2分以上に設定してください。2分以内の場合は、自己加熱のため温度が不正確になります。2分以上推奨(2分以内は自己加熱のため温度が不正確になります。al.(1980)の式を用いて以下のように実験的に表されます。C-300、5101つのポートで10本まで測定可能です。snapの場合は自動的に割り振られます。既存のToppの式を使用した土壌水分を得る事が出来ます。土壌毎にキャリブレーションを行いたい場合や、上記の式が適用できない場合。関係から、より精度の高い校正式を自分で作る事ができます。TDR100と同様の波形解析が可能になります。レスポンスが遅いので、インターバルは10分以上を推奨します。サポート外ただし、実際には2個アンサーがある。:反射信号(mv)注)ttttは取得する反射信号の時間(ps)です。波形全体を描くにはコマンドを繰り返し呼び出す必要があります。a:アドレス(0-9)SDIアドレスの変更・付加方法いくつか、方法があります全てのセンサーに初期アドレス0が振られています。アドレスを割り振りして出荷いたします。Snapに接続すると、センサーにIDが自動割り振りされます。Sensors”ボタンを押すPCでモニター、確認。2個目を接続して、PCでモニター確認。土壌の温度は、緑のヘッド部分で測定しています。土壌水分は温度補正されますので、ヘッドとプローブは同じ温度環境になるように設置して下さい。このセンサーを地表面の上から挿入、ヘッドのみ地上部に残り日射を受けると、プローブとヘッド部分の温度が著しく大きくなり、測定値に誤差が生じます。(16×10×6cm)に空隙・根(特に径の大きいもの)・鉱物・金属(他のセンサ含む)が無きこと。・センサ自体に土が密着すること(センサU字内にも空隙を作らないこと)※1:センサの隙間になるべく均一な土壌を入れ、計測範囲を回りの土壌と同じ密度にすること。※2:設置時は降雨後またはカルキ抜きした水で土壌を軟らかくしてからセンサの設置を推奨。埋め戻し後も適度に水をかける。(カルキ抜きは、土壌微生物への影響を小さくするため)・近くに電気ノイズを発生するものが無きこと。=============================・設置後、土壌が安定するまでの期間はデータが安定しない場合があります。(EC)が高い土壌、土壌以外の物質で含水率は正常に計測できない事があります。・土壌水分センサは、周辺環境の影響を受け易いセンサです。周辺の根や土壌構造によりデータに変動を及ぼされる事があります。定期的に土壌のサンプリングを行ない、土壌水分(絶対値)との比較を行なう事を推奨致します。参考:当社の簡易的な実験(V0.7)では、16x10x6cmが検知範囲でした。波形の立ち上がり時間が早くなり、立ち上がりが急勾配、最大値も大きくなる。波形の立ち上がり時間が遅くなり、立ち上がの勾配は緩やかに、最大値は小さくなる。転載する場合は以下記載してください。Snapは取扱を終了しました。JAPANページの先頭へ。