×100Range:30-90%D。自分で作成する場合は,日射計と退色率から検量線を作成します。Japan正確な校正は、日射計と比較測定すると可能です。Winter401.9-200.0[Log10(D/D。324.6-161.3[Log10(D/D。265.6-131.6[Log10(D/D。Winter-0.0198(D/D。0.1615(D/D。-0.0126(D/D。0.6191(D/D。-0.0101(D/D。0.5419(D/D。Winter-0.3290(D/D。-0.2152(D/D。-0.1675(D/D。温湿度の同時多点測定には安価で小型のサーモリーフがお薦めオプトリーフ測定器オプトリーフ専用のポータブル吸光度測定器です。いつでも、どこでも、簡単にオプトリーフの吸光度(D)が求められます。専用の測定器なので、たくさんのオプトリーフを効率良く測定するのに便利なツールです。小型軽量で持ち運びに便利なので、オプトリーフの設置場所ですぐに露光具合を確認できます。※積算日射量(積算光量子量)は、検量線を用いて求めます。JAPANページの先頭へ。