植物葉の光合成能力の測定に特化し、測定時間の高速化を可能にした画期的な装置です。葉を入れるチャンバーは密閉式で、その中のCO2変化率から光合成速度を計算します。各種検体比較データの大量収集に最適な装置となってます。光の強度は固定、その他の影響因子は環境値固定のため、高速な測定が可能になっています。)は、エクセル形式でSDカードに収納されます。1/4の実質測定時間(1検体およそ、測定10秒+交換作業20秒)を実現しました。植物の評価/測定に適した測定時間内(約4時間程度)で、より多くのデータ収集を可能となりました。従来測定器の約1/2の重量(トータル重量約7kg)を実現しました。現場測定作業者の負担軽減による高効率化を実現しました。使用用途を光合成速度の測定に絞り、新測定方法(葉面直下の密閉系リーフチャンバー内に半開放型CO2センサーを内蔵し、光合成速度を予測演算方式で表示)の採用により大幅なコストダウンを実現しました。人工光源はなく、外部光源を利用するタイプ(MIC-100-S1)。光源を2種類(1200/700)切替可で、弱い光源を利用できるタイプ(MIC-100-S4)。switch.注意)光強度は固定(MIC-100:1200μmolm-2s-1)、温度、圧力、CO2濃度、水蒸気は周囲環境値固定になります。source)薄型/大口径のクランプアームにより、斜め光(約45°)もダイレクトに入射。Corp.*1測定精度の繰返し測定は、光合成速度10~40μmolCO2m-2s-1の範囲とする。10~40μmolCO2m-2s-1*2大気ゼロガスユニットは操作部に搭載されており、通常の比較測定時にゼロガス調整用用として使用します。使用頻度に依りますが、測定回数3万回又は使用期間6ヶ月の早い方で交換して下さい。first.*3校正用標準ガスは、ゼロガス用/スパンガス用の小型ボンベで、定期的に校正を行ってください。gas.連続使用時間が3時間以上になる場合には、大容量リチュームバッテリーをお薦めします、約6時間の連続使用が可能です。JAPANページの先頭へ。