当サイトは、ご利用されているブラウザでは適切に表示されない場合がございます。最新のブラウザに更新いただくことを推奨いたします。研究の最前線、テクニカルレポート、実験のコツなどを幅広く紹介します。祐司様に執筆いただいたものです。はじめに水道水の安全管理のため、多種多様な検査が日々実施されている。よる一斉分析法へ測定対象農薬として追加された。測定が広く実施されている。測定の場合、対象化合物ごとに測定条件を予め作成する必要があるため、それら対象化合物以外の物質は測定することができない。LC-QTOFを用いた測定においては、事前の条件検討を必要とせず、且つ対象外の化合物の測定も可能である。特長である高分解能測定により、バックグラウンドの低減による高感度化も期待できる。検査法が定められている農薬類の一斉分析の検討を行った。Acquisition;DDA)では、微量成分を取り逃す事例が報告されている。選択性が高い反面、ノンターゲット分析や網羅的な解析を行うことが難しい。Acquisitionを用いた。取得できるSWATH®では定性分析はもちろん、プレカーサーイオンを用いた定量、さらにはプロダクトイオンを用いた定量解析も実施することができる。MRMと異なり対象化合物ごとの条件検討の必要がなく、一度の測定ですべての情報が取得できることから、基本的に再分析することなく、対象外の化合物についても再解析で検出・定量が可能である。Window(取り込み幅。あるが可変)で通過させ、コリジョンセルで開裂させる。なるよう混合標準液を調製した。Acquisitionについての詳細はメーカーホームページをご覧ください。以下の濃度から検量線を作成できた。以下と良好な再現性を確認できた。濃度で定量下限を満たさなかった。スペクトルだけでなくプロダクトイオンスペクトルも同時に取得しているため、同位体の理論パターンと併せて、プロダクトイオンスペクトルライブラリとの比較による定性確認が可能である。実サンプルでピークが検出された場合においても、同時に取得したプロダクトイオンスペクトルを用いて同定確認ができるため、陽性・擬陽性の判断を再測定不要で即時に行うことが可能である。サイトの文章・画像等の無断転載・複製等を禁止します。お問合せについてお問合せ等につきましては、「お問合せ窓口」からお問合せください。お客様から寄せられた「よくある質問」を掲載しています。お問合せの前に一度ご確認ください。