CT7400X線CTシステム撮影に最適な条件をフルオートで設定。方でも扱いやすい操作性を実現。7400precisionCT7400は洗練されたデザイン設計により、デスクサイドでの高画質・ハイスピード・シンプルな操作での測定を可能にしました。不具合品の欠陥をスピーディに可視化し、お客様の迅速な問題解決に貢献します。軸校正を独自のコンディショニングによって不要とし、X線管電圧やX線管電流といった撮影条件や撮影位置をフルオートで調整します。X線撮影からCT撮影まで簡単3ステップSTEP1撮影準備ワーク(観察対象物)をステージに置き、扉を閉じるだけでセット完了です。Autoボタンを押すとX線が出力され、最適な透過度と明るさ、撮影位置などを自動調整します。ツインステージ+オートアジャスト機能によりCT撮影に最適な位置へ自動でステージが移動します。Startボタンを押すとCT撮影を開始し、3方向断面表示(MPR)をします。当社独自ツインステージ+オートアジャスト機能搭載CTはワークを回転させて撮影するため、ワークは回転中心(ステージの中央)に正確に設置する必要があります。従来機は手動で設置する必要がありましたが、precisionCT7400ではツインステージ+オートアジャスト機能により、ワークが回転中心に位置するように自動で調整します。様々な形状に対応可能です※すべての形状に対応しているわけではありません。従来かかる時間の10分の1。撮影スピードを上げるため、ローリングスキャンを追加しました。用途に合わせて従来機と同じステッピングスキャンも使用可能です。横照射型であるため、ぶれの少ない綺麗な画像の撮影が可能です。高精細ステッピングスキャンワンショットごとにステージの回転を止め断続的に撮影することで、より高精細な撮影をすることが可能です。指定角度のステップを刻んで回転するNEW高速ローリングスキャンステージの回転を止めることなく連続的に撮影することで、撮影時間を大幅に短縮することが可能です。連続して回転する高精細な画像を実現。画質を向上させるさまざまな機能リングアーティファクト・ビームハードニングを低減precisionCT7400では、従来機では防ぎきれなかったアーティファクトの発生を低減させることが可能です。リングアーティファクトとビームハードニングリングアーティファクトとは、画像中心から同心円状に発生する細い線で、画像中心ほど目立ちます。これは、X線検出器の素子に感度ばらつきがある場合に発生します。ことによって起こる現象です。CT像において、ワークの外側が本来よりも白っぽく映っている場合、ビームハードニングが起こっています。オートフォーカシング機能による回転軸を自動計算precisionCT7400では、従来機では非常に手間であった軸較正を不要にし、回転軸を意識する必要のないストレスフリーな操作性を実現しました。オートフォーカシング機能を追加したことにより、撮影画像からより詳細な回転軸情報を得ることが可能となり、画質がより向上しました。両面から低減することが可能です。画面を見ながらのサイズ指定や、必要に応じて表示される撮影情報など、ドラッグ&クリックだけで操作することが可能です。画面上の指定エリアをクリックして、ワークを様々な方向に動かせます。撮影範囲の指定から撮影後の画角調整までマウス1つで操作可能です。万が一扉が開いた場合、強制的にX線を停止します。ダウンロードダウンロードには会員登録が必要です。rev2PDF(5,379KB)マイクロビューX線CTガイドPDF(1,848KB)本サイトでは、取扱説明書等の資料は全て最新版のみを公開しています。お持ちの製品によっては資料の版が異なる場合もありますのでご了承ください。用語集お問い合わせご購入前のお問い合わせご購入後のお問い合わせ一般的なお問い合わせこのサイトについてプライバシーポリシーサイト利用条件サイトマップ。