空間線量を簡易測定しています。USTREAMでリアルタイム配信中。※無料サービス廃止に伴い終了しました。分解掃除しました前日届いたPripyat(プリピャチ)を、分解して内部まで掃除してみました。20年目のデッドストックで保証もないので、早速殻割り。裏面上下の2ケ所にある、ネバネバの封印を外せば、スクリューが出てきますのでマイナスドライバーで外します。GM管の遮蔽板を外しました。SBM-20が2本使用されてます。GM管は上下がクリップで留まってるだけなので、簡単に外れます。清掃して接点復活剤をクリップ部に塗布し、極性を間違えないように再装着。電源スイッチ等は、筐体に差し込んであるだけなので簡単に外れます。基板上にトリマー(半固定抵抗)が2個あります。スピーカー横のトリマーは、時計回しで電源(電池)電圧表示の数値が増加し、GM管への供給電圧が下がります。ひとつのトリマーは、反時計回りでμSv/hの表示数値が下がるのですが、何を調整するためなのかはわかりません。トリマーを弄る際には、当然ですが校正も狂いますので、自己責任で願いします。基盤はスクリュー4本外すだけで、簡単に外れます。再組み付けの際は、スイッチの位置に注意。内部と基盤やGM管の清掃には、無水アルコールとティッシュや綿棒を使用しました。ちなみに数値は、掃除前と比べて0.02~0.03μSv/h程度下がった数値を表示するようになりました。セロファンあたりの掃除だけでも表示される数値が下がったので、20年寝ている間に多少汚染されていたのかな?と思われます。当初から、本体を振るとカラカラ音がしていたので、配線が付いた半田カスが出てきました。組み立て時のゴミをそのまま組んでしまった模様です。分解した際に、電圧確認スイッチの配線が半田外れで断線したので修理。ついでに、半田浮きや割れなどもしっかり点検して再度組み立てました。20年前のウクライナ製。機器不調になりました。|この記事へのコメントコメントを書くコチラをクリックしてくださいこの記事へのトラックバックSeesaaブログ。