ダウンロードお問い合わせ本コンテンツをご利用いただくには、Javascriptが有効である必要があります。ご使用のブラウザでは、Javascriptの機能が無効になっている可能性があります。お手数ですが、今一度ブラウザの設定をご確認していただいた後、ご覧ください。交流磁化したときに生じる磁化方向の機械的歪み(磁歪)を定量的に測定するための装置です。装置は磁気特性の測定機能も有し、電磁鋼板材の研究開発および品質管理に使用します。レーザ振動計を使用しています。早い応力制御、高安定な動作、低ノイズの応力制御を行うため、エアーシリンダを用い電空変換により空気圧を制御します。測定枠は応力機構部と一体化し且つ、堅牢な構造となっています。任意波形の励磁が可能です。測定枠内にHコイルを設けることにより、Hコイル法による単板磁気測定が可能です。等を求めることができます。試料サイズに対応した測定枠を製作し、測定を可能にします。f-S,H-μ特性曲線を作成し、表示および帳票出力を行います。装置は磁気測定装置と制御演算処理装置にて構成され、並べて使用します。