商品情報あなたは医療関係者ですか?当サイトは医療従事者の方を対象に情報をご提供することを目的としております。一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。使いやすい血圧計で、目的に合わせ3種類ありますPanlabラット・マウス用非観血式血圧計げっ歯類など動物の尾動脈血圧から、収縮期圧などの血圧パラメータを、観血的なカテーテル挿入なしに、簡単に測定することができます。NIBPコントロールユニットのLCDディスプレイ上に、パルスシグナル(心拍数)がモニターされます。内蔵のパルストランスジューサが、カフに加えられる圧力を絶えず測定します。測定のプロセスは自動的に行われ、収縮期圧や拡張期圧、算出された平均血圧がデジタルディスプレイにリアルタイムで表示されます。オプションを使うと、リアルタイムの値を簡単にトレースできます。自動ヒータ/スキャナーオプションを用いれば、パルスやテイルカフを変えることなく、複数匹の動物を順次測定することが可能です。LE5007コントロールユニット1台に2台のスキャナーを接続できるので、最大12匹(1台あたり6匹)までセットできます。イヌ用カフとパルストランスジューサLE56506とLE5007NIBPCHARTソフトウェアNIBPCHARTソフトウェアにより、データがグラフとして出力されるので、NIBPユニットからのデータの妥当性を確認することができます。パルスとカフ圧の評価がスクリーン上でリアルタイムに可視化されます。収縮期圧と拡張期圧はグラフ上で決められ、自動的にデータが表示されます。一度、値が決定されると測定波形がBMP形式で出力されます。NIBP試験の成功は、主に、動物のハビテーションに依存します。このソフトウェアは、動物が測定への準備が整っているかどうかの確認に向いています。NIBPCHARTUSBを介して、コントロールユニットとコンピュータを接続します。ハードウェアのメモリ機能(1試験の結果が1行分のデータとして保存)(4000回までの測定値)スキャナーの自動切替ー不可LE5007ラット・マウス用非観血式プログラム血圧計ハードウェアのメモリ機能(測定毎か測定動物毎にデータを並べ替えて保存)(4000回までの測定値)スキャナーの自動切替ー可能シングル保温ヒータ、6匹用自動ヒータ/スキャナーヒータ/スキャナーを使うことで複数の動物の測定にも対応でき、効率が大幅に向上します。血圧計一台でスキャナーを2台まで接続できますので、一度に12匹(一台あたり6匹)までセットでき、パルストランスジューサとテールカフを交換せずに効率よく測定できます。シングル保温ヒータも揃えています。両機種ともマウス及びラット用があります。シングル保温ヒータカフ・パルストランスジューサ固定器も各サイズ用意しています。当サイトは医療従事者の方を対象に情報をご提供することを目的としております。一般の方に対する情報提供を目的としたサイトではありません。あなたが医療従事者でない場合は当サイトをご利用いただけません。ご退出いただき、今後も当サイトのご利用はお控えください。バイオリサーチセンタ。