調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。スポイト式で検水の採取も簡単です。ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。スポイト式で検水の採取も簡単です。ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。WAK-NO3に関するよくあるご質問Q.質問A.回答16ppm付近の濃度の硝酸態窒素を測定したいのですが、3-164-833WAK-NO3(C)の測定範囲は20~1000ppmで、3-165-057WAK-NO3の測定範囲は0.2~10ppmです。このほかの測定範囲のものはありますでしょうか?硝酸態窒素を測定できるパックテストはこの2種類しかありませんので、16ppmの濃度の硝酸態窒素を測定される場合は、希釈をして測定して頂く必要があります。検水を2倍にすると、濃度は1/2の8ppm程度になりますので、WAK-NO3を使って測定して頂き、得られた値を2倍にして濃度を求めることが可能です。サイトの株式会社テックジャムが運営しております。reserved.ホームカート問い合せ。