於いて、工事中の推進位置の確認や、完成時の敷設状況の検証など、埋設管の設置位置を確認する事は大変重要です。金属や電力線などの影響を受けるなど、測位が困難な場合が発生します。当社ではジャイロセンサーによる管路測定システムを開発しました。軽量センサーユニットを管路内で往復させて測定。送り動作に特殊な電動機械等は不要。2016年には国土交通省-新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。該当ページ(外部リンク)特徴1).小口径管の測定が可能。・センサーユニット外径:Φ39mm(タイプHの場合)2).測定中にノイズの影響を受けにくい・ケーブルレスなので長配線によるノイズを考慮する必要がありません。・専用PCにより簡易グラフをその場で生成することができます。・送り速度を厳密に管理する必要はなく、誰でも送り作業を行えます。・重量のある専用機械は使用しないため、少数人員での作業が可能です。システムは専用PCおよび測長コントローラ、センサーユニット、測長ユニット、送りワイヤーで構成されます。専用PCに測長コントローラと測長ユニットを接続し測定ソフトを起動します。画面に表示される手順に従い、設定を行います。(2).センサーユニットの挿入・測長ユニットの取付けセンサーユニットの尾部に送りワイヤーを取付け、測定管口に差し込み測長ユニットを管口に取り付けます。(3).センサーユニットの送り専用PCの表示に従い送りワイヤーを押し込んで、管の先端までセンサーユニットを移動させます。(4).センサーユニットの引戻しセンサーユニットが先端まで届きましたら静止時間をとり、管の入口までセンサーユニットを引き戻します。測長ユニットを取り外しセンサーユニットを引き抜きます。(6).データの読み出しセンサーユニットと測長コントローラを接続し、データを読み出し保存します。