ダウンロードお問い合わせ本コンテンツをご利用いただくには、Javascriptが有効である必要があります。ご使用のブラウザでは、Javascriptの機能が無効になっている可能性があります。お手数ですが、今一度ブラウザの設定をご確認していただいた後、ご覧ください。磁気特性を生産LINE上で連続的に測定・記録するための装置で、電磁鋼板の品質管理を目的とします。※クリックで拡大します。測定はライン上で励磁コイルにより電磁鋼板を直接励磁し、鉄損(P)、磁束密度(J)、磁界の強さ(H)を自動的に行います。コイル、Hコイルで行っているため、鉄損の測定において励磁コイルの銅損等に影響されることはありません。鉄損測定において、磁束密度波形を正弦波に近づけるために負帰還型の波形制御を行います。電磁鋼板の表面の磁界の強さをできるだけ正確に検出するために、Hコイルは試料に対し、上下2段に配置します。地磁気の測定への影響を無くすため、地磁気補償コイルを設けてB-Hループが平均的に対称となるように制御します。