Integrated当ウェブサイトを利用することによりクッキーの使用に同意したことになります。このアプリケーションノートはMAX1233/MAX1234の機能の使用方法を示します。MAX1233/MAX1234のデバイスレジスタに直接ローレベルでアクセスする簡単なコンソールメニューシステムが用意されています。各レジスタの読取りまたは書込み動作は、32個のSPITMクロックサイクルで行われます。ソフトウェアでは各レジスタに対して短い簡略名(mnemonic)を使います。MAX1234の評価キット(EVキット)ボードとMINIQUSB+コマンドモジュールを組み合わせて使うと、このソフトウェアは最大のローレベル制御を行うことができます。同梱のzipファイルには完全なソースコードが用意されています。MAX1233の動作はMAX1234の動作と同じですが、MAX1233は3.3V電源で動作し、MAX1234は5.0Vで動作することが異なっています。MAX1234のEVキットボード上のジャンパJU1はMAX1234を3.3Vで動作させて、MAX1233をエミュレートします。(例、/CS)はCS、PENIRQ、KEYIRQ、およびBUSY端子がアクティブローの機能であることを示します。MINIQUSB+ファームウェアの更新ノートMAX1233/MAX1234は最初の変換が終わる前に/CS端子がデアサートしてハイになる必要があります。なければADCは変換結果を格納することができません。このアプリケーションノートを使用する前に標準のMINIQUSB+モジュールファームウェアを更新して32番目のSCLKの1.4μs以内にSPIインタフェースの/CS端子がデアサートするようにしなければなりません。2MHzでは、32ビットの自動/CS制御モードは/CSを21.70μsの間、ローに保持します。MAXQ2000マイクロコントローラの不揮発性フラッシュメモリの中のMINIQUSB+ファームウェアは一回だけ更新する必要があります。この新しいファームウェアは標準の01.05.39ベースラインファームウェアと下位互換です。確認することが可能になります。/PENIRQの期間は設定されたADCの変換速度に依存し、/KEYIRQの期間は設定されたスイッチのデバウンス時間に依存します。セットアップアプリケーションノートファイル(ZIP、2.4MB)をダウンロードして解凍します。図1に従って、ハードウェアを組み立てます。表1に従って、MAX1234のEVキットコネクタJ1からMINIQUSB-X+拡張ボード(MINIQUSB+を含む)にワイヤを接続します。MAX1234のEVキットをワイヤで半田付けする代わりに3M®のイントラコネクタ922576-40をJ1にプラグインすると、便利な接続ポイントになります。ターミナルブロックTB1は未接続のままにします。PC*注:MAX1234のEVキットへのディジタル入力はJ1を通して駆動しなければなりません。U1の周りの試験ポイントで、じかに駆動してはなりません。搭載したMAX1841レベル変換器はMAX1234のEVキットのディジタル信号を駆動するために使用されています。MINIQUSB+の上に拡張ボードを差し込みます。MINIQUSB+をPCのUSBポートに接続します。MINIQUSB+をPCに接続するのが初めてであれば、プラグアンドプレイのウィザードが現れます。デバイスドライバ(付属のzipファイルに入っています)をインストールした場所にWindowsを操作します。ファームウェア更新バッチファイルのFWUPDATE.BATを立ち上げてMINIQUSB+ファームウェアを更新します。ファームウェアの更新を終えたら、MINIQUSB+をPCのUSBポートから外します。ハードウェア構成(後の項でタッチスクリーンを接続します。3Mのイントラコネクタを使用して、MINIQUSB+をMAX1234のEVキットにワイヤ接続したシステム写真。手順MAX1234のEVキットのジャンパJU1を"MAX1234"の位置に設定します。MINIQUSB+をPCのUSBポートに接続します。中間スケール(2.2V)となることを確認します。DEMO1234.EXEプログラムをスタートします。するとコンソールが画面に現れます。コンソールを使って次に示す一連のコマンドを入力します。Command欄はDEMO1234.exeプログラムにタイプ入力するコマンドを掲げています。Verification欄はコマンドが実行されたことを確認するために行うことができる物理的試験を示しています。in欄はMAX1233/MAX1234のDIN端子に入力するSPIデータを16進数で最上位バイトを先頭として示しています。1111であることを意味します。最初のビットが0はレジスタへの書込み動作、1はレジスタの読取り動作になります。d15-d0の形式での32ビットSPI転送です。0000の形式での32ビットSPI転送であり、受信したデータは最後の16ビットの間にDOUTからクロック同期入力されます。以下の例はDAC出力の制御、リファレンス電圧の設定、AUX1/AUX2/BAT1/BAT2電圧入力の測定、およびMAX1234の内部温度の測定を行うためのDEMO1234.EXEプログラムの使用方法を示しています。DAC出力電圧の制御DACは2つのレジスタで制御します。出力電圧を設定するためにはDACのデータレジスタに書き込みます。DACをシャットダウンするか、または給電するためにはDAC制御レジスタに書き込みます。電源投入のデフォルト状態はDACが給電されて、DAC出力は中間スケールとなります。±5%の場合、DACOUTのフルスケール範囲は2.65V~3.27Vで標準値は2.96Vです。±5%の場合、DACOUTのフルスケール範囲は4.02V~4.97Vで標準値は4.48Vです。ADCリファレンスの電源モードADCにはリファレンス電圧が必要です。通常の埋め込み型システムの動作ではデフォルト設定値で問題ないです。00)ではMAX1233/MAX1234は自身の内部リファレンス電圧を供給します。内部リファレンスは各測定の前に自動的に立ち上がり、測定が終わると、電源断になります。01)を使うと、携帯型DVMによって外部からリファレンス電圧の確認が可能です。ADCリファレンスパワーモードはADC制御レジスタ(0x40)のADCスキャン選択ビットを0000に設定することによって設定されます。RES1/RES0ビットによってリファレンスパワーモードを選択し、リファレンス制御ビットRFVによって内部の1.0Vまたは2.5Vリファレンスを選択します(MAX1233/MAX1234のデータシートの表13を参照)。次に示すC/C++擬似コードの抜粋はAUX1とAUX2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。次に示すC/C++擬似コードの抜粋はBAT1とBAT2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。注:BAT1とBAT2は4:1の入力分圧器によって測定されます。次に示すC/C++擬似コードの抜粋はTEMP1の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。次に示すC/C++擬似コードの抜粋はTEMP1とTEMP2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。TEMP2はTEMP1と比較される場合にのみ意味があります。以下の例はタッチスクリーンデータを得るためのDEMO1234.EXEプログラムの使い方を示します。Digitizer/Glasstop"という用語でインターネット検索をすると、適合する代替タッチスクリーンを探すことができます。モデルとガラスがディスプレイ全体に取り付けられているかどうかに依存しますが、クリアなタッチの感触のガラスは50~10ドルの範囲の価格です。タッチスクリーンのEVキットへの接続MAX1234のEVキットはブレークアウトヘッダH5/H6を備えているため、10mm以下の幅のフレキシブルケーブルに接続することができます。H6コネクタのピッチは0.5mmで、これは実際のタッチスクリーン用のケーブルピッチよりも微細にできています。単純にフレキシケーブルをH6に差し込み、ラッチを確実に行い、4つのフレキシブルケーブルトレースのおのおののほぼ中心にあるH5のピンを選択します。X-、およびY-にジャンパしてください。タッチスクリーン接続の確認タッチスクリーンを初めて接続する場合は、XとY接続が正しいことを確認するために以下の手順としてください。タッチスクリーンの接続方法は幾つかありますが、ほとんどは旨く動作しません。bottomと仮定しています。(ADC制御)でPENSTS=0およびADSTS=0と書き込みます(MAX1233/MAX1234のデータシートの表6を参照)。(X座標)を読み取ると、次にタッチが検出されたら/PENIRQ信号ラッチがローになり、そしてADC制御がX、Y座標を計測するために書き込まれるまで、ローに留まります。(ADC制御)でPENSTS=1およびADSTS=0と書き込みます(MAX1233/MAX1234のデータシートの表6を参照)。Xレジスタが再び読み取られるまでパルス出力しません。EXEプログラムの使い方とGPIO用のキースキャン端子の使い方を示しています。キーパッドとGPIO端子の構成GPIO制御レジスタによってC1-C4とR1-R4の各端子を入力、出力、またはキーパッドの部分のいずれかに設定します(MAX1233/MAX1234のデータシートの表26と27を参照してください)。GPIOプルアップディセーブルレジスタに書き込むことによって出力端子をオープンドレイン出力に設定することができます。GPIO端子への書込みと読取りGPIOデータレジスタはGPIO入力端子を読み取り、GPIO出力端子に書き込みます。注:これらの例で、C3、C4、およびR4は端子名であり、部品名ではありません。キープレスの検出:自動スキャンキーパッド制御レジスタはキーパッドを検出したら、自動的にキーパッドをスキャンするように設定することができます。キーパッドの個別キーのマスクオフキーマスクレジスタとキーパッド2結果レジスタを用いて個別キーをマスクオフにします。マスクされたキーはKPDレジスタにスキャン入力されますが、キーパッド2結果レジスタには通知されません。キーパッドのコラムのマスクオフキーコラムレジスタを用いて全体コラムをマスクオフにします。マスクされたコラムはスキャンされないため、KPDレジスタはそのコラムの中のキーを検出することはありません。メニューシステム全体のソースコードはMINIQUSB+モジュールに接続する次に示すコンソールメニューシステムを実装します。結論これらの例では簡単なコンソールベースのC++プログラムを用いて測定およびハードウェアを制御するためのMAX1233/MAX1234の主な機能ブロックのおのおのの使用方法を簡単に説明しました。詳細はMAX1233/MAX1234のデータシートを調べてください。EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。Inc.このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。お問い合わせください。totalPrice.value}}保存して後で見る​削除{{else}}購入カートには何も入っていません。無料サンプル​削除{{else}}サンプルカートには何も入っていません。{{else}}購入カートには何も入っていません。注文履歴を見るサンプルカートには何も入っていません。注文履歴を見る{{/each}}×ブックマークブックマークを利用するにはログインが必要です。MAXIMお知らせツールをクリックおよびドラッグしてダッシュボードをカスタマイズすることができます。>ご質問/ご意見をお寄せください。見積もり請求をご検討くださいx注意お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。マキシムの代理店マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。x注意マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。distributorData.coreStaff.stockValue}}{{distributorData.coreStaff.stockValue}}{{/if}}価格は代理店のサイトにあります。製品IDを選択して、はじめてください。閉じるお客様の見積もり請求にお応えするためには以下情報が必要です。できるだけ詳しくお答えください。見積もり請求を送信キャンセルお客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。全カテゴリ最近行った。