測定データは付属のメモリーカードへ記録(CSVファイル)。パソコン等で読み出せます。豊富な出力オプション。(警報出力×4、アナログ出力×2)W96×H96mmのコンパクトサイズ。タッチパネル採用によるわかりやすいインターフェース。電源はAC85〜264Vのフリー電源。(温度表示)表示サンプリング0.5秒毎に表示を更新(タッチパネル表示の関係上、最大0.5秒の表示遅延があります。FAT16)※付属品メモリーカード以外では動作保証できません。(24時間表示)データバックアップ設定値・積算値はFRAMに記憶(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)時刻はRAM上へ記憶(RAMは内蔵の二次電池により保持。13000※アナログ出力は表示値に対して演算出力します。設定によっては各レンジ分解能より下がる場合があります。出力範囲フルスケールスパンに対して0%〜102.4%まで出力します。1桁〜4桁まで表示選択可能ローカット機能CH1が積算値の場合に機能アナログ最大入力の0〜9%以下の場合は積算計測を行いません。アナログ電流入力/電圧入力の切換はモードにより設定可能です。MAX(安定化)出力お問い合わせJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。