帯ファイバレーザをラインナップしています。クラスの高出力版、マルチチャンネル波長のレーザプラットフォームも提供しています。シリーズは単一周波数の超低雑音(超低ノイズ)ファイバレーザです。産業用途に耐えることができるレーザの中では最も線幅の低いレーザです。レンジの線幅のレーザとは一線を画すレーザとなっております。ファイバレーザ)構成を採用しているため、モードホップフリーで安定度が非常に優れています。温度による波長チューニング幅が広く、外部参照による波長安定化のために必要な高速波長変調と組み合わせてお使いいただけます。non-PM出力です)。シリーズはガスのパイプラインを始めとした高い信頼性、高い可干渉性が求められるセンシング用途での量産経験が豊富です。他にない線幅の狭さ優れた信頼性、コンパクト性、波長安定性から多くの研究者にもリピート購入されています。それぞれについて、さらに筐体(出力、制御方法)が異なる複数のモデルがあります。タイプはさらにマルチチャンネルプラットフォームに最適な筐体と、機能を制限して無駄を排した非常に小型な筐体に分かれます。タイプと同程度の出力を持つものと、光ファイバ増幅器と組み合わせることで高出力を達成しているものに分けられます。範囲で動作するEr/Yb添加ファイバレーザです。レベルが低いモデルとなっており、業界で最も低RINレベルのレーザです。用いた場合はショット雑音限界のシステムを構築できます。範囲で動作するエルビウム添加ファイバレーザです。シリーズで最も位相雑音と周波数雑音が低く、最も線幅が狭いレーザです。コヒーレンス長や、非常に優れた周波数安定性が求められる干渉計ベースのセンサ用途に採用されます。シリーズの最上位モデルとなっております。範囲で動作するYb添加ファイバレーザです。線幅が低く、強度雑音が低いのが特徴です。研究用途に採用されるだけでなく、従来のNd:YAGレーザの置き換えレーザとしても選ばれています。各シード光源の波長安定性については、下記のホワイトペーパー内で詳しく説明されています。PM(偏波保持)出力にすることができます。これにより、出力レーザの偏光方向はSlow軸のみとなります。PM出力オプションはレーザの出力を外部変調したい場合や、波長変換したい場合に必要とされます。ファイバレーザシステムはデフォルトで波長の温度チューニングが可能となっています。指定した波長に発振波長を安定化させることができます。温度によるチューニングなので指定した発振波長が指定した波長になるまでに時間がかかります。高速波長チューニング:高速波長チューニングオプションは、フリーランニングレーザ(レーザを非同期している場合)よりも高い波長安定性が求められる用途で必要とされています。ファイバレーザを分子外部の原子スペクトル線や干渉計との同期があります。今試したい研究、開発にどのシード光源、どの筐体が適しているのかを判断するのはなかなか難しいと思います。専門の担当者より最適な製品をご案内させていただきます。弊社にデモ機、デモ用の測定器もございます。デモのご興味をお持ちいただけましたら、いつでもお気軽にご相談ください。BASIKは、高い周波数安定性と長いコヒーレンス長が求められる干渉用途で威力を発揮します。海外で多くの採用実績のある典型的な例としては、オイル&ガスの探索/開発、油田周辺やパイプラインの安全確保のための感震センシングがあります。LIDARシステムの光源に最適です。同じ理由で干渉計を用いるドップラ振動計の光源に用いた場合に振動の正確な計測が可能となります。シリーズを用いた研究の論文データベースが公開されています。事例や、分光、波長変換の事例は下記のリンク先からご覧いただけます。小型モジュール構成をしており、産業用システムへのOEM統合に適しています。シリーズのベースモデルとなっております。台分出力することができます。BASIKのピーク波長、出力、RIN抑圧度を読み出し、また直観的に制御できます。データシートをダウンロードできます。レベルの中出力タイプがあります。単一周波数低ノイズファイバレーザを最大16台搭載可能な電源込のラックシステムです。電源を与え、それぞれを制御します。堅牢性が求められる産業用途に対応するためパッシブ冷却システムデザインとなっています。19インチラック筐体には、制御エレクトロニクスと電源が含まれています。フロントパネルから直接アクセスできます。用いて制御することができます。データシートをダウンロードできます。産業センシングシステムのOEM統合用に設計された業界で最も小型な産業向け単一周波数ファイバレーザです。モジュールはレーザ制御回路が完全に統合されており、レーザの性能を継続的にモニタリングできます。同じとなっております。ソフトウェアを用いて制御することができます。メンテナンスフリーの単一周波数ファイバレーザです。組み合わさったモデルとなっております。狭線幅、優れたビーム品質と高出力性を兼ね備えている唯一のレーザです。19インチラックシステムには、制御エレクトロニクス、電源が搭載されており、メトロロジーに代表されるようなラボ内での実験、研究用途に最適なレーザとなっております。ビーム品質が非常にすぐれているので、周波数変換(高調波発生)において高い変換効率を実現できます。データシートをダウンロードできます。※カスタムとしてC15タイプでのご案内も可能です。レーザは超低雑音と狭線幅でありながら高出力であるため、広範で多様な用途にお使いいただけます。16チャンネルのレーザ出力にも対応します(波長は同一です)。1台使用時と同じです。マルチチャンネルプラットフォームをご検討ください。OEMモジュールは産業向けの単一周波数ファイバレーザモジュールです。波長をアクティブに制御でき、波長の温度チューニング範囲も広いのが特徴です。OEMレーザモジュールを基に構成されています。航空機LIDARや地上設置型LIDARのような非常に厳しい環境下での安定動作が要求される用途での使用を念頭に設計されています。音響雑音と音響振動の影響をモニタリングするようなセキュリティ用途でもお使いいただけます。Interface)もオプションで提供しています。データシートをダウンロードできます。光コム受信機ReceiverPDSERVICE/SUPPORTお問い合わせ/サポートサポート修理や設計、デザインなどのサポート情報をご案内します。製品に関するご質問やご不明点など、お気軽にお問い合わせください。製品に関するご質問やご不明点など、お気軽にお問い合わせください。デモ機ありこの条件で検索するこの条件で検索する最近見た製品チェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックチェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェック最近見た製品を空にするお気に入り製品表示チェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックチェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックお気に入りを空にする。