振動式レベルスイッチ振動式レベルスイッチレベルスイッチはタンクやサイロなどの上限や下限に設置して測定物がオーバーフローしたり空になるのを検出してお知らせします。パドル式など数多く存在しますが、その中で振動式レベルスイッチは低比重の物質や低比誘電率の物質の検出に特化しています。パドル式レベルスイッチの場合、測定物質があまりにも軽量だと検出しきれません。測定物が硬いと回転軸に噛み込みが生じ誤動作の原因になります。静電容量式レベルスイッチの場合、測定物の比誘電率が非常に低いと検出することができません。検出できたとしても何度も調整を迫られることになるでしょう。このような場合、振動式レベルスイッチは嵩比重0.02以上と低比重向けで設計されていおり、比誘電率などの電気的特性が関係ないため検出することができます。変化の影響を受けません。●調整が簡単で、駆動部がなく耐久性に優れています。検出プローブは内プローブと外プローブの二重構造です。圧電素子によって内プローブを一定の周波数で微振動させると外プローブが共振します。外プローブが貯蔵物の粉粒体で拘束されることで共振が大幅に減少しその変化を捉えて検出します。この微振動でかさ密度0.02g/cm3からの非常に軽い微粉体から穀物のような粒状物質の貯蔵物まで幅広く利用することができます。詳しくは紹介動画をご覧ください。振動式レベルスイッチの商品紹介動画です。動作原理や商品のメリットを動画でわかりやすくご紹介します。レベルスイッチ、パドル式レベルスイッチ、静電容量式レベルスイッチ、アドミタンス式レベルスイッチで発泡ビーズ(かさ密度0.02g/cm3)の検出確認をおこないました。結果は動画をご確認ください。比重の小さい発泡ビーズでのテスト動画です。振動式は比重の小さい測定物を検出するのに適したレベルスイッチであることをご覧ください。