「1cm線量当量率定数」に修正。以前の記事で、弊社ゲルマニウム半導体検出器による測定結果の精度について、考えられる要因を洗い出した。体積精度に関した実験を行う。規定体積の容器に対して、検体の体積が過剰(もしくは不足)した場合に、放射能測定結果にどのような影響を及ぼすか、その傾向を把握することが目的となる。標準線源(放射性セシウム合算値、約27Bq/kg汚染された玄米)を規定量、ならびに、合計5水準体積(質量)を変えて充填し、放射能を計測する。測定:ゲルマニウム半導体検出器。検体正味重量ならびに、Cs-137,Cs-134,Cs合算値の測定結果は下記の通りである。規定重量近傍での、体積変動に対する,放射能測定値変動の比率は、−0.57であった。言い換えると、この750mL容器においては、規定体積よりも、充填検体の体積が、減少(もしくは、過剰)した場合、その体積変動率が、放射能変動率へ寄与する比率は、−0.57である。影響は、+5.7%となる。(体積が減ると、放射能値は誤って増加する。2012.08.17経度緯度を±0.1度の精度で表示すると地上で±10km精度となる。土壌汚染で空間線量率は、0.1μSv/h上昇する。