サポートページこのページでは、Bio-Plexシステムの各種情報をご提供いたします。Infomation、Technotes)を掲載しています。Manual(英語版)、およびBio-PlexシステムおよびLuminexシステムで使用する際のProtocolのテンプレートファイルをダウンロードすることが可能です。スクリーニング48-Plexパネルの販売を開始しました。21-Plexパネルを統合した新しいアッセイキットです。パネルの統合に伴い、いくつか重要な変更がございます。そのカスタムパネルでは、#12007919(48+2項目)が付属しています。IIの項目に相当する23項目の計50項目が含まれています。新Standard#12007919は、かつてのStandard#171D50001とは調製方法が異なります。250uLのDiluentで溶解したものがS1となります。カルタヘナ法に非該当です。Sheetに記載されています。17-Plex等)の付属スタンダードは、順次#171D50001(27項目)から#12007919(48+2項目)に変更されます。キットをお使いになる際には、いずれのStandardが付属しているか必ずご確認ください。Setの濃度が変更されています。従来は10x濃度の抗体ビーズと検出抗体として供給していましたが、20x濃度に変更されました。これまでは最大10本しか混合できなかったものが20本まで混合できます。48-plexプレミックスパネルおよびx-Plex(We-mix)カスタムパネルの濃度は10xです。10x濃縮タイプが付属しています。析出物を完全に溶かしてから希釈してください。Kitに含まれる構成品の一部が変更されました。Kitに対応したクイックガイドを下記それぞれのキットごとにご用意しております。希釈時600ml)に変更されたキットがあります。お使いになる場合には、ボトルを室温におき、さらに析出物がないように転倒混和した後に、MilliQ水で希釈してください。Bufferと同じです。構成品の各種Diluentの組成が変更されるキットがあります。アッセイのパフォーマンス向上が期待されます。Kitも引き続き販売しておりますので、お使いになりたい場合には下記までお問い合わせください。単品での販売は終了いたしました。IIの項目に相当する23項目の計50項目が含まれています。#12007919は、#171D50001とは調製方法が異なります。250uLのDiluentで溶解したものがS1となります。life_ps_jp@bio-rad.com)までお尋ねください。IIは、混合することで最大32-Plexで測定することができます。こちらのPDFを御覧ください。Panelは33-Plexではなく、31-Plexです。31-Plexアッセイキットを使用する際には。ダウンロードした設定ファイルを各ソフトウェアに登録したのち、下記の2項目を外してください。Th17パネルのプレミックスキットは従来8-Plexでしたが、10-plexとなりました。以前は別で測る必要のあった、IL-25とIL-27p28も併せて測定可能です。Protocolファイルを修正してお使いください。Th17パネルの抗体ビーズおよび検出抗体の希釈倍率は20xから10xに変更されました。