捕捉メモリ容量は、各捕捉によって保存されるサンプル数に等しくなり、メモリ容量は、ポイント数(Mポイント)またはサンプル数(Mサンプル)で表されます。Mサンプル大容量メモリを備えたオシロスコープは大きな利点が2つあり、常に大容量メモリのオシロスコープを使用することをお勧めします。大容量捕捉メモリの明らかな利点は、より長い時間データを捕捉できることです。大容量メモリは、原因と不具合が時間的に離れている場合に効果的で、発生頻度の低いイベントを表示する際にも重要な役割を果たします。オシロスコープは、最大サンプリングレートでどのくらいの時間データを捕捉できるのでしょうか?これは、式で求めることができます。/最大帯域幅を維持しながら長時間のデータを捕捉可能2つ目の利点は見落としがちなものですので、再度確認しましょう。オシロスコープは、可能な限り高速なサンプリングレートを維持するため、捕捉時間が長いほどより多くのメモリが使用されます。捕捉時間長が長くなると、オシロスコープはメモリを使い果たし、その結果、オシロスコープのサンプリングレートが低下してしまいます。捕捉時間が2倍になると、サンプリングレートは2倍低下するということです。通常、オシロスコープは最大サンプリングレートで必要な最大アナログ帯域幅に対応できるように設計されています。サンプリングレートが低下すると、サンプリングレートが不十分で正確に信号を再構成できないという望ましくない結果になります。エリアジングが発生する可能性もあります。msの時間データを捕捉します。msの時間データを捕捉します。メモリが大きければ、オシロスコープは捕捉時間長が増加した時でも最大サンプリングレートを維持できますが、メモリ容量が小さいオシロスコープはすぐにサンプリングレートを低下させる必要があるため、比較的遅いタイムベースで帯域幅が減少します。これに対してメモリ容量が大きいオシロスコープは、フル帯域幅を維持できます。/ライトボックスを開くメモリが十分な場合は、オシロスコープは最大サンプリングレート(および仕様帯域幅)を維持して正確に信号を表示できます。/ライトボックスを開くメモリが不十分な場合は、オシロスコープはより長い時間データを捕捉するためにサンプリングレートを低下させます。これにより、サンプリングレートが不十分になって正確に信号を表示できなくなります。大容量メモリの欠点は?メモリが大きいと、処理速度と更新レートが低下します。これによりオシロスコープの応答性が低下し、次の捕捉開始までのデッドタイムが増加します。メモリ容量が大きい場合、ユーザーは与えられた時間に対してメモリのうちどのくらいを使用するのかを選択できます。セグメントメモリとは?多くの場合、オシロスコープは、メモリを小さいセグメントに分割するモードを備えています。ローデ・シュワルツのオシロスコープが内蔵しているヒストリーモードは、セグメントメモリを使用しています。ユーザーは、メモリを分割するセグメント数を指定します。各セグメントは同じ長さです。オシロスコープが最初のトリガイベントを検出すると、捕捉メモリの最初のセグメントがフルになるまでサンプルポイントが保存されます。次にトリガが再アームされると、次のトリガイベント発生の探索が開始されます。このトリガイベントが発生すると、メモリの次のセグメントにサンプルが保存されます。プロセスは、すべてのセグメントが一杯になるまで繰り返されます。セグメントモードは、特に、長時間のデッドタイムの前後に生じるようなバースト動作を捕捉する場合に便利です。多くのシリアルバスや通信信号がこのような信号に相当します。わたる時間データを捕捉できます。/ライトボックスを開くセグメントメモリを使用して、R&S®RTA4004は87秒を超える複数のCANバスのバースト信号を捕捉できます。大容量メモリによってセグメントメモリを拡張する方法メモリを追加すれば、ユーザーは特定の容量により増えた分のセグメントを捕捉できます。各セグメントのメモリ容量を増やすことができるため、各トリガポイント前後でより多くの信号の振る舞いを確認できるようになります。Mサンプルのメモリをサポートしています。年以上にわたり、ローデ・シュワルツは無線通信のあらゆる分野において品質、精度、革新のために取り組んできました。ウェブサイト最適化のための閲覧情報解析を行うため、弊社のウェブサイトにアクセスすると、お客様のコンピュータにCookieが保存されることがあります。