2014「おのみち-測定依頼所-」の測定員のブログです。件のコメント:本日は、堆肥扱いの測定結果についてです。国産の木灰が、普通にネットショップで取り扱われているとのことで、気になっているとのことでご依頼がありました。木質ペレットを燃焼させて灰にした結果、放射性セシウムが52~280倍程度濃縮されると言われております。「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム濃度の調査結果及び木質ペレットの当面の指標値の設定等について」http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/121102.html「アイテムショップいち屋」のAmazonによる商品http://goo.gl/2FYhpVそれでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137及びセシウム134共に不検出と判断しました。(判定方法)600keV付近にはピークが確認できますが、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVには、ピークが確認できます。「セシウム137」の検出と判断いたします。セシウム137はしっかりとピークが確認できておりますが、セシウム134についてはピークが確認できません。したがってセシウム137は検出、セシウム134は誤検出で不検出と判断させて頂きました。天然核種については「カリウム40」以外では、「トリウム系」と微量の「ウラン系」が検出されております。算出されておりますセシウム137の値は遜色のないものではないかなと思われます。セシウム134が検出されなかったことから、過去の大気圏内核実験やチェルノブイリ原発事故の影響を受けたものであり、今回の原発事故の影響は軽微であったものと推測します。重量:957.4g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:64.1±13.73Bq/kgセシウム134:22.6±5.24Bq/kg(誤検出)(<0.6Bq/kg)カリウム40:1660±345Bq/kg※2014年5月27日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。花壇にあった土とのことです、。先日の家庭菜園の土と同じく現状の土壌について知っておきたいとのことからのご依頼でした。「土壌(家庭菜園の土)・岐阜県(2014年)」http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/06/2014_27.htmlそれでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。「鉛214」(微量)(ウラン系)「ビスマス214」(微量)(ウラン系)「鉛212」(トリウム系)「アクチニウム228」(トリウム系)「タリウム208」(トリウム系)の検出と判断します。家庭菜園の土と同じく、セシウム134及び137のピークが確認できませんので、共に誤検出と判断させていただきました。天然核種についても同じように「カリウム40」の他に「ウラン系(微量)」と「トリウム系」の核種が検出されております。こちらについても、世界中の土壌にもともと存在しているものですし、多量に存在しているという結果でもないため問題はないものと思われます。事故前から日本中どの土壌からも5~10Bq/kgは検出されてもおかしくはないです。今回の結果から考えますと、安心できる土壌(花壇の土)ではないかなと推測します。重量:108.8g測定容器:V-7容器(85ml)解析精度:3σセシウム137:12.1±4.59(誤検出)(<2.1Bq/kg)セシウム134:19.0±6.21(誤検出)(<2.2Bq/kg)カリウム40:499±127Bq/kg※2014年5月25日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による食品の測定結果についてです。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による「生しいたけ」の測定です。「生しいたけ」は、現在10品測定予定で、今回の結果は7品目となります。2014』のご案内http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/04/2014_19.html購入した場所はこちらになります。エブリイ尾道新浜店」http://www.super-every.co.jp/tenpo/info.html?qID=1580それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134は不検出と判断しましたが、セシウム137は微量ですが検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVには、ピークが確認できます。「セシウム137」(微量)の検出と判断します。セシウム134はピークが確認できませんので、不検出と判断させていただきました。セシウム137についてはピークが確認できますので、微量ですが検出と判断しております。天然核種については「カリウム40」以外はほぼ存在しないと言ってもよい結果であります。事故によるものとは言えません。事故以前より存在していた可能性が高く、この程度の量であれば以前より食していたものではないかなと思われます。重量:922.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.3Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:67.6±18.1Bq/kg2σの結果はこちらセシウム137:0.321±0.277Bq/kgセシウム134:<0.2Bq/kgカリウム40:67.6±16.6Bq/kg※2014年6月28日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。家庭菜園をされているとのことです。現状の土壌について知っておきたいとのことからのご依頼でした。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。「タリウム208」の検出と判断します。セシウム134及び137のピークが確認できませんので、共に誤検出と判断させていただきました。世界中の土壌にもともと存在しているものですし、多量に存在しているという結果でもないため問題はないものと思われます。過去の大気圏内核実験やチェルノブイリ原発事故等で、「セシウム137」については、日本中どの土壌からも5~10Bq/kgは検出されてもおかしくはないことを申し添えておきます。今回の結果から考えますと、安心できる土壌(家庭菜園の土)ではないかなと推測します。重量:119.9g測定容器:V-7容器(85ml)解析精度:3σセシウム137:10.8±4.13(誤検出)(<1.9Bq/kg)セシウム134:18.1±5.80(誤検出)(<2.0Bq/kg)カリウム40:446±114Bq/kg※2014年5月24日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による食品の測定結果についてです。みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による「生しいたけ」の測定です。「生しいたけ」は、現在10品測定予定で、今回の結果は6品目となります。2014』のご案内http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/04/2014_19.html購入した場所はこちらになります。蟹田平牧場」http://www.mapion.co.jp/phonebook/M02001/34101/0825127873-001/それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137及びセシウム134共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。カリウム40」のみの検出と判断します。セシウム137及び134共に、ピークが確認できませんので不検出と判断させていただきました。天然核種も「カリウム40」以外はほぼ存在しないと言ってもよい結果でありますので、とても良い「椎茸(原木)」であると思われます。重量:999.8g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.3Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:51.8±14.5Bq/kg※2014年6月25日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。要望書を提出いたしました。以下に要望書の内容を抜粋いたします。初夏の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。御社が廃棄物業界においてリーダー的地位にあること、また、安定かつ将来性のある経営姿勢に敬意を表し信頼しております。事故をきっかけに、より正確な結果の情報公開が地域生活のみならず日本で生活するうえで安心を確保するためにも欠かせません。上で、日本全体の問題として考える機会が増えてきているため、御社のリサイクル事業による製品名「アークサンド」の製造における原材料及び製品について、有害物質のみならず定期的に放射能も測定し数値を公表することが非常に重要であると考えております。つきましては、地域の不安解消のためにも次のとおり、ご要望いたします。射能測定結果を測定下限値まで含めて、月一回以上公開するよう要望いたします。2.更なる安心を確保するため、当ネットワークの構成員より製品名「アークサンド」の製造に関わる原材料及び製品の放射能測定を行いたい旨の要求があった場合は、その要求に応じて検体提供して頂くよう要望いたします。上記2点を西日本測定所ネットワークとして要望いたします。*************************************************************************なお、上記要望に対して回答期限を設けさせていただいております。回答期限は1か月後の「平成26年7月25日」としました。皆様には「西日本測定所ネットワーク」が、「ツネイシカムテックス株式会社」様に対して要望をしていることがあることを知って頂き、広く伝えて頂ければと思います。適用はなく規制は受けないとのことです。放射性物質の基準値は、ツネイシカムテックス社の基準として「100Bq/kgを超える物は受け入れない」と伺っております。受け入れ廃棄物の放射能測定結果は、今のところ公表の予定はないとのことです。委託を受けて処理をするので、放射能測定については委託先に任せているとのこと。(有害物質のことについても同じく、今のところ公表の予定はないとのことです。「RT-50」という放射能測定器のγ線スペクトロメーターを設置済みとのことでした。----------------------------------------------------※追記ですIWJさんによる録画配信です。こちらも一度拝聴いただければと思います。件のコメント:本日も、ご依頼のありました食品の測定結果についてです。限りなく自然に近い状態で、自然の厳しさもそのままで育てておられる牛からの乳とのことです。事故以前よりセシウム137のみですが、ホットスポット的な箇所が都道府県を問わず、はっきりと分かっていなくて知らないだけで存在しているようです。奥出雲牧場の牛乳を取り扱っている販売店様等を分かる範囲ですがご紹介しておきます。ひなたぼっこ」http://www.kobe-hinatabokko.com/products/243/「奥出雲ごこち」http://www.okuizumogokochi.jp/4136「ランラン牧場」http://www.okuizumo.ne.jp/~oroch_loop/ranran.htm******************************************連絡先等のみ転記しておきます。9時~17時(営業日不定期)******************************************低温殺菌+ノンホモの牛乳となります。想いやりファームさんの「想いやり生乳」に近い印象を受けました。生乳に含まれている脂肪分がそのまま封入されているようで、それでいて飲み口はすっきりとすーっと体に受け入れられていくような感じを覚えております。市販の牛乳みたいに、匂いは全くなく「白い水」という印象を受けました。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137及びセシウム134共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。カリウム40」のみの検出と判断します。セシウム137及び134共にピークが確認できません。したがってセシウム131及び134共に不検出と判断させて頂きました。天然核種も「カリウム40」以外はほぼ無いと言える結果であり、とても良い「牛乳」であると考えられます。重量:1024.6g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.3Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:33.0±10.1Bq/kg※2014年5月23日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による食品の測定結果についてです。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による「生しいたけ」の測定です。「生しいたけ」は、現在10品測定予定で、今回の結果は5品目となります。2014』のご案内http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/04/2014_19.htmlそれでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137及びセシウム134共に不検出と判断しました。(しかし、注意書きさせて頂きます。)(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVには、ピークが確認できません。若干あるようにも見えます。カリウム40」のみの検出と判断します。セシウム134については、ピークが確認できませんので不検出と判断させていただきました。セシウム137については、ピークが確認できませんが、ほんの少しだけ有るようにも見えますが、結果としては不検出と判断させて頂いております。通常の3σ(精度99.7%)による結果とは別に1σ(68.3%)の結果も今回は掲載しております。事故以前よりあったものではないかと推測されます。重量:980.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.3Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:66.8±17.9Bq/kg解析精度:1σ(68.3%)セシウム137:0.214±0.148Bq/kgセシウム134:<0.1Bq/kgカリウム40:66.8±14.9Bq/kg※2014年6月23日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による食品の測定結果についてです。「みんなのデータサイト広範囲単品測定プロジェクト」による「生しいたけ」の測定です。「生しいたけ」は、現在10品測定予定で、今回の結果は4品目となります。2014』のご案内http://onomichi-labo.blogspot.jp/2014/04/2014_19.htmlそれでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137は検出、セシウム134は不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVには、ピークが確認できました。「セシウム137」の検出と判断します。セシウム134については、ピークが確認できませんので不検出と判断させていただきました。セシウム137については、ピークが確認できておりますので検出と判断させて頂いております。当方の測定から、菌床しいたけからの検出は初です。→菌床0.5→原木2.0と言われております。事故以前の影響を受けているのではないかと思われます。重量:980.2g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:0.487±0.405Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:73.9±19.2Bq/kg※2014年6月21日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、堆肥扱いの測定結果についてです。一つの目安として測定しておきたいとのことからのご依頼でした。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム137は検出、セシウム134は不検出と判断しました。(判定方法)600keV付近にピークは確認できますが、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVには、ピークが確認できます。「セシウム137」の検出と判断します。セシウム137のピークはしっかりと確認できますが、セシウム134はあるようには見えません。他に天然核種のビスマス214が微量ながらも存在しているようで、セシウム137が少し過大に検出されている可能性はあります。天然核種として珍しい核種の「ベリリウム7」も検出されております。重量:313.3g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:1.85±1.24Bq/kgセシウム134:<0.9Bq/kgカリウム40:120±35.6Bq/kg参考までに1σの結果も出しております。セシウム137:1.85±0.660Bq/kgセシウム134:0.503±0.400Bq/kgカリウム40:120±27.8Bq/kgとの結果です。セシウム137とセシウム134の比率で言いますと、今現在で0.374の割合で存在すると言われております。1.85×0.374=0.6919Bq/kgですので、概ね近い値にはなっております。313.3gしか充填できていないため、もう少し粉砕して充填量を上げて正確に測定してみたいと考えております。※2014年5月22日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。「セシウム134」の検出と判断します。セシウム137のピークは変わらず確認できます。粉砕処理後はセシウム134のピークも確認できるようになりました。前回の結果と同じく他にも天然核種のビスマス214が微量ながらも存在しているようで、セシウム137が少し過大に検出されている可能性はあります。珍しい天然核種の「ベリリウム7」も同じように検出されております。参考までに2σの結果も出しております。セシウム137:1.39±0.761Bq/kgセシウム134:0.866±0.683Bq/kgカリウム40:133±33.3Bq/kgとの結果です。セシウム137とセシウム134の比率で言いますと、今現在で0.374の割合で存在すると言われております。1.39×0.374=0.51986Bq/kgですので、少し高めに出ているか、セシウム137の減算がききすぎてセシウム137の値が少なくなってしまっている可能性があります。更なる粉砕処理後においても、やはり充填量が0.37と少ないので値がばらついてしまうのは仕方のないことであると考えられます。充填することの出来る量が増えたことによって→換算係数が1に近くなる(濃度が小さくなる)→放射線を出す元が増加する(濃度が上がる)粉砕して小さくすると、セシウム137の濃度が小さくなるというのは、セシウム137の定量に影響してくる他の放射線の量も増えたためと考えられます。他の核種の影響も強く受けるようになってしまうため、難しい部分もあるようです。「他の核種からの影響」も加算されてくるのかもしれませんね。間違いが少ないであろう数値に近づいてきます。信州放射能ラボ所有のゲルマニウム半導体検出器の検出効率は0.6%とおっしゃられておりました。検体が放射線を1000回放出したら6回感知する感度という話です。検体が1000gあると仮定しますと、1000秒間に6回感知すると1Bq/kgという話です。当方所有のNaIによる3インチシンチでは、ざっと計算しますと2.5%程度のようです。検体が放射線を1000回放出したら25回感知する感度のようです。検体が1000gあると仮定しますと、1000秒間に25回感知したら1Bq/kgという話ですね。NaIは他の核種の影響もありますので減算するという手間が複雑です。ここでお問い合わせの内容ですが、そのまま1L充填した場合と再粉砕して1Lマリネリ容器に充填した場合の違いは次の通りです。1リットルマリネリ容器は凹の形をしております。検出効率の良い個所は内側に面した部分となります。粉砕前も粉砕後も、一番検出効率の良い部分にはもちろん充填されております。粉砕することでその部分の密度もあがります。充填されますのは空間のある部分です。粉砕前と粉砕後の測定の効率が実際は悪くなると推測される部分があります。粉砕せずに充填すれば検出されやすいのかと言いますとそうでもなく。2014年5月26日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。-測定依頼所-」のサイトへのリンクです。-測定依頼所-」のページにて行っております。-測定依頼所-として、安心・安...アカシア蜂蜜[ハチミツ](ハンガリー・ルーマニア)本日も、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。原材料は、「ハンガリー・ルーマニア」です。海外製品はいろんな事情もあるため、見てみないことには分からないですね。...2018年:節分大豆(豆菓子)・国産(2017年)株式会社ミツヤ(広島県広島市)本日は、毎年恒例となっている節分大豆の自主測定を行った測定結果です。昨年2017年は自主測定を行っておりません。そのため、今年2018年では、2種自主測定を行いました。純正食品マルシマ」さん。某所で話題になっていましたので、当方より問い合わせをさせて頂きました。参考になればと思いご紹介いたします。ご依頼のありました食品についての測定結果です。収穫された2018年11月産の「ひじき」です。