水中用pH/温度計測データロガーホボMX2501pH・温度データロガーは、無線通信型pH計測データロガーです。専用アプリでHOBOmobileをインストールしたモバイル端末とBluetooth(BLT)でワイヤレス通信でき、見通しで30mの範囲内にあるロガーの設定、データ回収、計測値の確認などの操作が遠隔で行えます。通信の際、インターフェースケーブルなどと接続する必要が無いため、作業時間を短縮し、作業効率を大幅に向上することができます。※本機器は電波法に基づく特定無線設備の技術適合証明を受けています。対象の水の電気伝導度が100μS/cm以上で検知可能です。非電解質や、電気伝導度が100μS/cm以下の場合には検知されません。氷点下の場合は検知されないことがあります。約1年(1分以上のインターバル、Bluetooth常時オンを選択した場合)約2年(1分以上のインターバル、水検出時Bluetoothオフを選択した場合)約3年(1分以上のインターバル、Bluetooth常時オフを選択した場合)*1分以内のインターバルおよび統計モードでのサンプリングインターバル、バーストロギング、モバイル機器との長期の接続または頻繁な通信などは、バッテリーの早期消耗につながる可能性があります。質量268.2g環境レーティングIP68技適マーク取得済み型番MX2501MX2501を運用するには、スマートフォン、タブレットに、専用アプリ「HOBOmobile」をインストールしてBluetooth通信します。Bluetooth通信では障害物を除く約30m以内の範囲にあるロガーをシリアルごとに認識します(右図)。Playにてダウンロード可能(無償)。お手持ちの端末が下記システム要件を満たしていることを確認してください。HOBOmobileは英語版のみです。和文説明書は下記リンクへ。HOBOmobile和文取扱説明書(pdfファイル:1.62MB)pHセンサーの校正についてpHセンサーは、フィールドでの設置前、pH電極の交換時、前回の校正から時間が経過した時など、随時校正をしていただく必要があります。長期計測を行う場合も定期的に校正していただくことを推奨します。校正は、計測環境に応じて、pH4とpH7(もしくはpH7とpH10)の校正標準液を使用した2点校正、またはpH4とpH7とpH10の校正標準液を使用した3点校正があります。校正には、校正標準液(pH4/pH7/pH10)、ビーカー、洗浄用の精製水(純水)等が必要です。電極保管液(単品)*校正時や設置後にpH電極を洗浄する際は、必ず精製水(純水)を使用してください。精製水はコンビニ、ドラッグストアなどで別途入手してください。Massachusetts(USA)製品に関するお問合わせは、お問合せフォームをご利用ください。