販売は、終了しました。アナライザーKEM-AntSWR※コネクタ類は、キットには入っていません。本キットは、単体でアンテナのSWRを測定できます。DDS発振器とリターンロスブリッジを組み合わせた、ブリッジタイプのSWR測定器です。ロータリーエンコーダを回して設定した周波数の、SWRをリアルタイムで表示します。・自動モード設定した周波数を中心に、±1MHzの範囲を自動でスキャンします。最少SWRと、その周波数を表示します。中心周波数は、ロータリーエンコーダにて、自由に設定できます。周波数を不揮発メモリーに記憶させることができます。電源を切っても、再起動時に、記憶させた周波数から、始められます。・DDS発振ボードを発振器として使用DDS発振ボードには、出力が2系統あり、1系統が空いています。20MHz※0Hz〜24MHzまで設定できますが、上記の範囲を超えると、SWRの誤差が大きくなります。ロータリーエンコーダを回して、任意の周波数を測定できます。約1秒間隔でSRWを測定し、表示します。任意に設定した、周波数を中心に、±1MHzの範囲を、自動でスキャンします。結果は、最少SWRと、その周波数を表示します。中心周波数は、ロータリーエンコーダにて自由に設定できます。スキャンステップは、20KHzです。20チャンネル電源ON時に、0番チャンネルが設定されている場合、0番の周波数でスタートします。操作用のプッシュスイッチは、付いていません。プッシュスイッチを5個、別途、用意してください。押している間だで、ONになり、、離すとOFFになるタイプの、押しボタンスイッチです。(DDS発振ボード無しタイプ)本キットのDDS発振ボードには、KEM-DDS-B48Mの、CPUと部品を変更したものを、使用しています。そのため、KEM-DDS-B48Mをお持ちの方ように、DDS発振ボード無しタイプも、販売しています。DDS発振ボード無しタイプには、お持ちのKEM-DDS-B48Mを改造するための、CPUと部品が入ってまいす。販売は、終了しました。発送には、<<部品調達の関係で、50日程度かかります。>>ご注文方法の詳細は、こちらをご覧ください。LCDには、秋月電子のSC1602BS-B(-S0-GS-K)を使用しています。(注意)LCDなしには、LCDと基板を接続するコネクタもありません。当社のキットを利用することによって、いかなる損害あるいは問題が発生しても、当社及び開発者は、一切の責任を負いません。当社及び開発者は、一切の賠償及び補償を行いません。バージョンアップ情報CPU内臓プログラムの更新をご希望の場合は、CPUと返信用の120円切手を同封して郵送してください。※HEXファイルによるバージョンアップは、行っていません。※バージョンアップには、バグ修正も含まれます。現在、バージョンアップ情報はありません。