インダクタンス測定の為にhp-4274aを修理するの巻き2下段(実際には中央)の升目に切られた左から2升目が「ノアの箱舟」でフレスコ画に勢いが無く、又絵画全体が縮こまっている。最初に書き始めたのはここで弟子達も手伝っているが、その弟子たちがまるでなっていなかった。それとミケランジェロの構想にスケール感もない。次の「ノアの燔祭」で構図のスケール感が出て、アダムに至ってはダイナミックに変り、天地創造の最初の部分はミケランジェロが躍動している。よって天地創造は逆から描いたから良かったのでしょう。弟子たちをクビにしてミケランジェロ1人になり、覚悟が出来たから傑作が生まれ、1人プロジェクトxの誕生となる。lcrメータの修理にじぐるっている。ここで又してもcpu狂人の域で、hp-4274aのmpuが6800となれば、直せないと6800の使い手としたら名折れだ。cpuの1/(50~100)と遅い。画像の1が前回までのオシロスコープの破損によるチェックのしくじりだが、めげずに次の2と3へ進む。データバスは8bitでアドレスバスは16bitと8bitマイクロコンピュータの原点になる。例の引き出しの足を作らないものものだから4274aをひっくり返して、データバスとアドレスバスを調べる。アドレスバスはokだがデータバスがngと分かった。r/wでトリガしてデータバスを見ると、high、low共に不安定極まりない。これはデータバスが何処かとぶつかっているのだ。念のためmpu端子で6800のデータバスを見る。波形のhigh、low共に安定している。なりゃあチップセレクトがマズイ、だいぶ絞れてきた。チップセレクトラインはこれだけのシステムになると相当に多く面倒だな。cpuボードを引きずり出してチェック配線を付ける。mpuボードの右半分がオシロtds3012の誤解でチェック済み。実は左半分にicを交換した痕がベタベタあり、ハンダ付けも妖しかったので前回のamp研究会で名工ミルトさんにハンダ補強してもらった。この基板を修理した御仁もかなり核心に近づいていたと思う。赤丸印のチップセレクトはsn74ls138nで、随分使い慣れたicだが手持ちは無い。ここでramとromの切り替えを行っている。u16のromセレクタの出力が全部lowだ、これじゃあromとramはぶつかってmpuは暴走する。ls138の15pinと7pinを良く見れば、僅かだがhaighに上がりかかっている。sn74ls138nを交換すれば直る?もう1つの問題はチップセレクトの先のromで、壊れていれば万事休す。ここにソフトウエアが書き込まれておりそれが壊れたとなれば、それは無理とゆうもの。hpからオブジェクトをもらえるならばrom焼きして直せる。sn74lsシリーズのdipicの手配をするがかなり無い。dipの14pinや16pinなどとうに使っていないから無いし、あってもべらぼうに高い。1650-b」の登場、使い方が面倒でお蔵入りしてあった。乾電池を入れて動作させるも不調か?使い方に問題があるのか?分からなく、やはり面倒で止めた。仮に壊れていても回路図があるから問題ない。これらがlcrメータとして登場する前の1960年代までのインピーダンスブリッジ測定器となる。続いては主題のhpなどのlcr測定器で、現在は高度なアナライザ機能を持ち合わせたインピーダンスアナライザとなる。泥縄力学で、altecスピーカシステムのネットワーク用カルダスコイルを作るためにインダクタンスの測定器を修理しているのだから、一体何時になったら終わるのだい?hiokiの3531の代替でオークションでhp-4274aを入手した。この手の骨董機器はくじ引きみたいなもので、大当たりもあればスカもある。今回は「動作確認していない」のコメントに大いに期待してくじ引きしたが、スカの大ハズレでした。電源が壊れていて難なく修理できるのだが...しかしこの基板群を見た時、お代をドブに捨てたコトなど吹き飛んだ。そこで当然サービスマニュアルを入手する。お~っ、我がロボット制御の原点mpu(モトローラではcpuと呼ばずmpuと呼ぶ)mc6800ではないか、素晴らしい!これこそがロボットベンチャーの起源でモトローラ=日立のhd6800となる。隣組(静岡の呉服屋)の島正利さんの作ったインテル4004から始めて8008に進み、8085に変わる時代に日立はモトローラとくっ付き、こっちも6800に宗旨替えした。基板を抜くとあっちこっちに修理した痕が見られ、終いにギブアップしてお払い箱にした、と理解した。これは修理に難航する。ramバックアップ用のバッテリーが液漏れ事故で、基板は腐食してパターンがやられている。バッテリーは新しいモノに交換してある。マザーボード側のアルミセパレータ板まで腐食は及んでおり、このアルミセパレータは強引にねじ切って撤去した。ゆうシステムの場合足ゲタになるダミーボードが必要、ただ44pinの2倍の88箇所の更に2倍のハンダ付けは本末転倒でやらない。そこで各タイミング信号にリード線をハンダ付けして引き出し、オシロスコープで観察する。データバスやアドレスバスを引き出すのは事実上不可能になるから一考の必要あり。先日のamp研究会、名工ミルトさんとt-mon君に手伝ってもらって公開修理をした。マイクロコンピュータのタイミングを調べるには強力なトリガ機構がオシロに要求されて、tds3012を持ち出した。ch1は破損したはずだが動作している、直ってしまったか?画像のように波形のngが見事に分かり修理に邁進し、終いにはこの回路の設計不良とまで判断する大活躍のtds3012、だが待てよ、同じ波形を入れるとch1はデタラメ表示でch1は絶対に使ってはいかんのだ。そこで壊れたオシロの対策でtds3014の中古のオシロを手に入れて...ん?泥縄力学の深度は益々深くなり。スピーカネットワーク考3長年開発者をやってきたが無意識力学の最たるものが電源トランスで、音は電源が出しているに気付くまでは身分最下位だった。終いには電源トランスは邪魔者だと敵にされてしまい、オーディオアンプにもトランスレスが登場した。このトランスレスは有を無にする訳で、無になってしまうと音の比較のしようがないから主流にはなれない。スピーカネットワーク考は凄い事態になってきたので、手持ちのコアでペアを組めるモノに非常召集を掛けた。Electricのレピーティングコイルの中身で、コアは多分通常の鉄板を型で打ち抜き積層したもので、現代のトロイダルコアの巻き構造とは本質的に違う。コアは古過ぎで退場願った。右の巨大はおなじみタムラのpr7808sを解体したコアで,勿論使えるが重過ぎで退場願った。最後は北村機電のrコアの登場、オーディオに良いと評判で使ったが音は別にだった。サイズから北村機電のrコアに決めた。北村機電は信州茅野市にあるコアメーカで、長い対称テーパ電磁鋼板をグルグル巻いてrコアとゆう優れものを発明した。北村にしてもモガミにしても双信にしても、頭脳明晰だが如何にも理屈っぽい信州人の気質が作らせたように思う。rコアは北村機電の特許だからrコアトランスのコアだけは北村に作ってもらうしかない。1986年ロボットが売れ始めた当初はユニオン電機のカットコアmhタイプだったがrコアを知り、全面的に切り替えたが謳い文句ほど効率は良くなく発熱はユニオンと大差なかった。構造は画期的で凄いが、丸でない無理とコイルの無い区間から理屈上漏れ磁束が出る?2次巻き線はボビンの表面側で、これをグルングルンと勢いを付けて巻き解く。2次巻き線を全て撤去するとこうなり、ここが1次2次の巻き線セパレータになる。このセパレータをノミとハンマーを使い割って撤去する。すると1次100v巻き線が現れる。この巻き線もグルングルン巻き解いてしまう。これでrコアの登場です。解いたポリウレタン線の量の多さにたまげてトランスとは随分ゲインの低いビジネスと思い、トランスだけで大企業にはなれない現実を感じた。うーん、この形状には無理がある。巻き線の合理化を無視して円形にコアを巻けば優れもののトロイダルコアが出来て、これこそオーディオに貢献すると思うのだが。Φ350mmトロイダルコアは数に限りがあり、更に僅か4.5mhの288-16g用のコイルだからコアサイズの小さいものが良い。画像のように簡単に0.75スクエアvsfを20t巻いてvi法によるインダクタンスの測定をやる。30mhととんでもなく大きな値となり巻き数を減ずる。これは磁路長が短いため磁気抵抗が少なく大きなインダクタンスとなった。この磁気抵抗の低さから磁気飽和しやすく、これでoptも作っているようだがかなり難しいと感じた。減じて再測定した結果がこれ。流す電流が0.5aで電流依存症のあるインダクタンス測定は再考の必要を感じている。本番ではカルダスケーブルの3.5スクエアを3tから4t巻しか巻かないから、どう考えても抵抗は限りなくゼロΩで配線が無意識の内にネットワークコイルになる仕組み。楕円とゆうより四角だからこれに均等に巻くには無理があり、やはりトロイダルに限る。次は更に小さくなり1mh以下を作らねばならない。スピーカネットワーク考2ここ何年かはaltecスピーカシステムには一切手を入れていない。手を入れてないが音は驚きの進化で、それがオーディオ4種の神器を導入した古典管アンプやcdの開発の成果です。本来であればcx350トランスだけアンプが完成するまではネットワークに手を入れるべきではないが、カルダスケーブルの威力を試すべく実験をしてみた。jblの4550bkは分厚い特注ラスクの補強を上下に入れているため、上面で高さは1.8mとかなり高い。久し振りの高所作業は少々危うく、慎重を重ねて作業する。水晶粒専用の掃除機をラックの頂上へ置き、ネットワーク箱の水晶粒を抜く。altec515bのwウーファのクロス周波数は600hzで、コイルは7.9mhとなる。ムンドルフのl200は線径がΦ2.0mmのポリウレタン線が巻いてあり1個3.9mh、これを2個直列に使用している。その配線を外してカルダスコイルへ接続する。カルダスコイルはΦ350mmと巨大で、水晶粒防振が出来ないから正当な評価にはならない。現状のムンドルフのl200がこれ。直流抵抗は0.41Ωと低く、これが2個直列だから0.82Ωとなる。空芯コイルだからこの程度の抵抗は仕方がない。最初は国産のコイルで次はsolen、現在はムンドルフとなっているが劇的な差は無いにしても、他のコイルよりは音が良い。ついては推測の域を出ないが、ofc純銅素材の違いと防振ワニスのかけ方の違いと思っている。ムンドルフで鉄心入りも登場して同じ3.9mhでも0.03Ωとずば抜けて抵抗が低い。電磁鋼板の嫌いな御仁には不向きだがこの直流抵抗の低さが、インダクタンス+抵抗のコイルの持つ宿命に何らかの答えがあると気付き始めている。Φ350mmカルダスコイルをネットワーク箱の上に乗せる。このネットワーク箱の内部配線は全てカルダスケーブルでやってあり、当時随分苦労したことが思い出される。高所で狭い空間でのハンダ付けは結構大変で、時間が掛かってしまった。右チャネルのスピーカ1本だけで音出しする。なんてこった!音が美しい、濁りの無いこの音は一体何だろうか?ウーファは高音まで音を変えてしまい、支配力は全帯域に及ぶのだ。急いで元に戻して全体をカルダスコイルにすべく準備に入る。元に戻すと音がひりついていて濁りが分かり、積極的に聴く気がしなくなった。プレートチョークや電源チョークから始まり各種トランス、これらの(インダクタンス+抵抗)のコイルの持つ宿命にどうやら答えが潜んでいるに違いない。カルダスコイルを作りながらそこの理論的解明を進めよう。vi法によるインダクタンスの測定の確度amp工房の測定器群は30台を越えてしまい、どう見ても測定器マニア状態であります。問題は殆どが古参測定器でガタガタの状態なのだ。低インダクタンスの測定が正確に出来ないものだから、hiokiのlcrメータ3531を持ち出した。通電するが画面がまるで出ない。いや~参った、この忙しい時に!1995年に大枚を出して購入、2005年にやはり液晶表示が消えて6万円の修理費をhiokiに払っている。一度メーカで修理しているにも係わらずの同じ箇所の故障は、設計不良としか言いようがない。古参測定器のスイッチング電源がガンで、これに使用している電解コンデンサはパルス電流でやられ、スイッチングトランジスタはスイッチング大電流による電流振動で物理的に破壊する。液晶表示の若干高めの電源が壊れて電圧が出ない。電解コンデンサの破壊で、黄色丸印の2個を交換したが直らない。次に赤丸印の負電源スイッチングトランジスタのエミッタ断線を発見して交換したが直らない。そこで外部から可変電源でマイナスを加えると-30v位で見事に液晶表示が出た。今度は自動起動が掛からなくなり測定できない、もうヤメにしよう。この手の測定器の問題点はインダクタンスの測定で、lcrメータと称しながらも鉄心入りインダクタンスの測定は出来ない。そりゃあそうでしょうよ、散々トランスを作って気がついたが、流す電流で透磁率は変りインダクタンスも変ってしまい、結果測定できない。そこで一般的なvi法によるインダクタンス測定となるが、流す電流と印加する電圧は実際に則する必要がある。yewの精密電流計が入ったものだからシステムアップしてみた。上画像のテスターによる電圧測定は何とも貧弱で、hpの34401aのデジタルマルチメータに交換した。これでvi法によるインダクタンスの測定が正確にできるはずだったが...。試作中のカルダスケーブルネットワークコイルのインダクタンス測定をやってみる。印加電圧は1.627vと出た。流す電流は500maと決めており、500maになるまで電圧を序々に上げる。その電圧が1.627vとなる。515b用7.9mhコイル、1.62v/0.5=3.24Ω、3.24/376.8=8.6mhと出た。抵抗値は殆どゼロでこれが正解でしょう。この時の電流は500ma、これで計算してみる。ソレンのコイルは公称2.4Ωの抵抗を持つ為ベクトル演算に変る。√14.67-1.44=3.6373.637/376.8x0.5=19.3mh15mhなのに19.3mhとは一体?まあ印加電圧が60hzでは低いことで精度が出ないのかも知れないが、vi法によるインダクタンスの測定も条件次第で妖しくなる。インダクタンスの測定とはかくも難しいものよ。hioki3531の代替はどうしようか?hp(画像のインピーダンスアナライザ400万円)だろうがテクトロだろうが高額出してもコア入りのインダクタンスは測定できないとなれば、この手の測定器は必要ないが、測定器マニア?は簡単に引き下がれない。静電容量測定はテスター並みの安いキャパシタンスメータでいけるから中華製でよしとして、インピーダンスアナライザの中古を探そう。スピーカネットワーク考1音色力学のトランスだけのカニンガムcx350古典管パワーアンプ製作は一進一退の攻防状態で、思うようにはいかない。その主な理由が発明狂?にある。発明には常識を破壊する前衛芸術にも似た麻薬的な深~い魅力が潜んでいるのだ。その発明狂は又しても閃いてしまったが、これは単なる思い付きとも表現する。そのきっかけが画像のカルダス出力トランスで、駆動するスピーカを含めた1つのループにおいて「オールカルダスケーブル」にすると、次元の違った表現が出来る。カルダスケーブルを使用しても、インプットトランスやラインアンプ出力トランスでは威力を遺憾無く発揮出来ない。音色力学にはどうやら音色比重とゆう概念も付け加えないといけない。一方でカルダス電源トランスはトランスの概念を取り去り、カルダスケーブルとゆう配線が無意識の内にエネルギー変換をしているとゆう仕組みを作った。それと同じ仕組みがaltec515b用のネットワークコイルに適応できると閃いた。カルダスケーブル3.5スクエアを10tから12t巻けば、クロスオーバー600hzの8mhを確保できる。このカルダスケーブル10tは最早ネットワークコイルとゆう意識は無く、単なるスピーカ配線なのだ。これについてはスーパーコアの高透磁率のお陰で、今回エイ、ヤー、と4種類のトロイダルコアを作ったがラグビーのポジションと同じで、フォワードとバックスに見事に配置した。このΦ350mmスーパーコアはバックスのコアでえらく足が速い。通常は小さいカットコアなどに磁気ギャップを付けて磁気飽和を防止しているから、8mhでも100tも巻かなくてはならないが、たったの10tです。そこで実験の為に破壊大魔王の登場、水晶粒防振したΦ350mmトロイダルコアにΦ0.3mmポリウレタン線を苦労して2400t巻いたトランス巻き線を、ニッパでズタズタに破壊した。画像のこれは最初に作った傑作中の傑作のインプットトランスだが、Φ0.3mmポリウレタン線が音的にngでこれも躊躇無く破壊する。2400tの巻き線作業に2日も掛かったが、ニッパ切断除去はたったの10分で終わる。これでΦ350mmスーパーコアのトロイダルが2個確保できた。altec515bは4本だからコアは4個必要だが、今回はまず右チャネルのみ改造してスピーカ1本で音の確認をすることにした。低インダクタンスの測定は難しい。k工業のk氏から指摘を受けてベクトル演算する方式にしたが面倒で、yewの電流計と電圧計を入手して正確に測定した。60hzでは0.5a流すに1.5vと低く精度の出しようが無く、ソレンの15mhをリファレンスで使った。この測定法では概ね20%増の値となり校正した。トランスばっかり作っているので「ブログ面白くねえや!」の声も聞こえてくるが、オーディオアンプはインピーダンス変換機のトランスで決まり、と決めてトランスの発明に余念が無い。コア材は触媒でケイ素鋼板やアモルファスが音を出すのではなくて、巻き線の素材材質と巻き数による抵抗勢力と、振動力学で音は決る。この抵抗勢力がキーポイントと踏んだ。いつの時代も抵抗勢力は問題で国家を揺るがしかねない。同様に音においてもインダクタンスの邪魔をするのが抵抗勢力で、ここの御し方に音の未来がある。トランスだけのカニンガムcx350古典管パワーアンプ製作22当社の社長はあんぷおやじよりも10も上だが、スマホを操り自宅の電灯からルンバタイプの掃除機まで遠隔操作をしている。パソコンを操らせても到底太刀打ちできないハイテク人間で、どうやら年齢とハイテクは余り関連性は無く、要はやる気とみた。分光器で光を分けて、こう分析すれば炭酸ガス量が分かるなど、難解な依頼に嬉々として取り組み、驚きの後期高齢者(失敬!)であります。こっちはハイテクの世界に居ながら、からっきしハイテクはダメで窮々としながらパソコンに振り回される。よって負け惜しみで、紙とエンピツは電池は要らない最強のハイテクと決めて、cx350仮アンプのブロック図を描く。描いて気が付き、青丸印のトランス2個はインピーダンスの整合性は取れないし2重でムダだ。赤丸印のトランス2重はこの間にチャンデバが入るため必須。そこでmono結合トランスとcx350ラインアンプインプットトランスの合体をしよう。現在はテキトーに巻いてゲインは2.7倍、これを大きくしなくてはならない。ofc純銅Φ1.0mmの不足で巻いたΦ2.0mmのムンドルフ2次側巻き線を、Φ1.0mmとの接続点まで解く。在庫の無くなってしまったソレンのofc純銅ポリウレタン線は、遊んでいるΦ300mm電源トロイダルトランスを解体、巻き解いて調達する。それを先のΦ1.0mmへ接続して巻き、2次側巻き数をおおよそ750tとする。1層750tを巻いて十分なゲインを稼ぐ。2次側巻き数はおおよそ1500t、これを1次側巻き数の300tで割ればゲインは5倍と出る。インダクタンスと60hzのゲイン測定をやる。hpのオシレータで300Ω駆動はしんどいので、60hzをスライダックで調整して直接印加する。入力10.08vで出力55.98vは5.55倍のゲインを持つ。計算値との違いは巻き数のカウントをしていないせいです。これでインプットトランスの仕様とマッチした。音出しすると大幅なカイゼンだが、Φ0.3mmのフツーのポリウレタン線がofcにチェンジした効果のよる所が大きい。ソレンのofc純銅ポリウレタン線の在庫は全く無くなり入荷待ち...名工ミルトさんは勝負師で「あんぷおやじー、ソレンの15mhは2人で100個必要!」目が点になる。「1個6,000円で100個では...」そこでm+aさんの登場、直接交渉してもらい特注扱いで安く作ってもらった。それが入荷したのだが全部で100kg近くにもなり、その重たいものをm+aさんに運んで頂き感謝であります。これで存分にトロイダルトランスが巻ける。Englandの時、オーストラリアのフランカー7番は素早く動きいつもボールのある所にもぐり込んでいる。その姿にラグビーの真髄「献身」を感じて、いっぺんでファンになった。japanでは、オーストラリアのキャップテンとなって登場した。そのオーストラリアから突然メールが届く。海外からのメールはヤバイのが多く、しかし今回は何かを感じて開いてみた。日立精機のマシニングセンターvk-45のサーボアンプに関する問い合わせで、日立精機が無くなった事は世界中に迷惑を掛けている。静岡の加工屋さんでもそうだったが、日立精機を引き継いだ森精機では満足なサポートは出来ないようだ。副社長だった故h岡さんの恩義もあり、流石にオーストラリアまでは出張できないがここで居座ってできることはサポートしようと思っている。話の遡りはインプットトランスの巻きです。アンプ(増幅器)とはゲインを持ったインピーダンス変換機と言える。このインピーダンス変換がクセモノで、トランスの場合増幅作用と同時に必ずインピーダンスも上がってしまう。それを下げるのが真空管と考えるべきでしょう。磁気増幅器から端を発しトランスだけで何とかならないかと思考錯誤したが、どうにもならなかった。インプットトランスは何倍もゲインを持ったインピーダンス変換機です。画像のインプットトランスは1次にΦ1.0mmofc純銅ポリウレタン線を480t巻き、2次はΦ0.3mmポリウレタン線を約2400t巻いている。ゲインは4.9倍あり概ね設計値になっている。これでもかなり音質の良いインプットトランスだが、システム全体からから見た場合、Φ0.3mmのフツーの巻き線では音色がカイゼンされずウイークポイントになっている。そこで最強のインプットトランスの実験をしてみた。ここにΦ1.0mmのofc純銅ポリウレタン線を800tで3層巻いたトロイダルトランスがある。これを全て直列接続して2400tとしておく。その上に養生テープを巻く。続いてカルダスケーブル1.75スクエアをコアの内径側は間隔を無くして密に巻く。これでカルダスインプットトランスの出来上がりです。1次がカルダス348t、2次がofc2400tで想定ゲインは7倍です。これはこれで商品になりそうな雰囲気がある。cx350パワーアンプに組み込んで音出しする。上の緑のコイルのインプットトランスより遥かに色艶が付き抜群に良くなった。カルダスを投じた意味がフルには生かされていない気もする。この理由は屁理屈になるので止めておくが、カルダスケーブル巻きは出力トランスに一番音質のカイゼンがある。この実験は重要な意味があり、高価なカルダスケーブルがフルに生かされる場所の特定は、原資節約に繋がる。商品化を目論むが、その際は躊躇なくカルダスケーブルを潤沢に巻く。この手法はインプットトランス、ドライブトランス、mcトランスに適応する予定です。ミュージコはピアノ発表会で3年通っている。小さなコンサートホールにスタインウエイのd274のフルコンが置いてあり、いつも感心する。それを弾くのだから恵まれた子供達です。演奏前に孫娘は「緊張する」と言い、家人は「失敗したっていいのよ!」と慰めたつもりだが、こっちは余分は言わず「大丈夫」と背中を押した。家人が「あ、ピアノとケンカしている、あ~仲良くなった」と評していたが、我が家は伝統的に火事場のなんとか力で本番に強い。孫娘宅のヤマハのアップライトは鍵盤が重いが、スタインウエイは軽くてデカい音がするものだから、弾く速度は若干上がり気味で、しかしガンガン叩く奏法は、かくもスタインウエイd274と戦えリ。将来はjazzの方が向いているな~と密かに思った。障害の子と先生との連弾は「第9の喜びの歌」だったが、その1音1音のひたむきさに胸打たれて涙が滲んだ。これがうまい下手を超えた音楽の力と感じて、帰りの車中で孫達に「幾つになっても勉強だな~」とその話をした。今回は少し話を戻そう。cx350ラインアンプ出力トランスの実験状況です。画像のΦ450mmトロイダルトランスの900t、2層の1次、900t、1層の2次ではインダクタンスが足りずこの段階では低音は出なかったものだから、別な出力トランスを作り入れ替え実験をする。DAコンバータ用の電源トロイダルトランスが1個に集約出来たため、1個遊んでいる。これでΦ300mmの出力トランスを作ろう。1次側は巻き線を丸々残している。トロイダルΦ300mm、616t、100vrms、10Ω、86.2mv、i=86.2/10=8.62ma、z=100/0.00862=11.6kΩ、30.8hがインダクタンスで十分にある。これはΦ300mmの透磁率が高いことによる。Φ400mmでは900t、27.45ma、100v/0.02745=3.643kΩ、l=3643/6.28x60=9.7h、これの2層分は約20hしかないからだいぶ違う。1次巻き線はそのままにして、2次側にカルダスケーブル1.75スクエアを巻けば直ぐに出力トランスが出来る。cx350ラインアンプ用の出力トランスの出来上がり。Φ300mmトロイダルトランスは一般的にデカイが、あんぷおやじ流儀のトランスとしたら一番バランスが良い。これで出力トランスの商品化を考えたら良いと思いますが。バイアスの調整は無しでプレート電流を測定する。43maで全く問題ない。音出ししてガクッときてしまった。30.8hもインダクタンスがありながら低音が全く出ない、これは一体?トランスとはかくも妖しきものか。900tx2=1800tで約20h、これの低音の出ないのはインダクタンス不足と納得できる、しかし30.8hあってもダメかねえ~。インダクタンスと巻き線と音の関係が分からなくなり先達の設計を調べたら、周波数50hzにおいてインダクタンスは50h必要とあり、ここだ。DAコンバータ電源トランス改良ここに手垢で汚れて古ぼけた1枚のcdがある。レコードとcdを処分した時、伊勢丹裏の中古レコード屋スターダストの店主はこのma関連のcdを自宅に持ち帰ってくれていた。店主のs氏が中古レコード屋を廃業して掛川に帰る時「未だ持っているよ」と、売った時と同じお代で返してくれた。掛川に戻り介護職になるらしい。一度amp工房の音を聴きに来てくれたが、以来会っていない。maのcdは単なるモノだが人を繋ぐ媒体でもあり、良き仲間に恵まれたものだ。音色が大幅に進化した時にかけるcdがmaのcaramusで、久し振りに取り出して懐かしき昔を思い出した。いやはやサウンドラボa1のコンデンサスピーカを越えてしまった。ダイナミックスピーカでじゃじゃ馬のaltecではきめ細かでシルキーな表現は無理と決め付けていたが、音色力学のトランスだけのカニンガムcx350古典管パワーアンプはコンデンサスピーカをも凌駕した。凌駕したがサウンドラボa1に同じ手法を施せば、またaltecを超えてしまうか。m+aさんが「これmonoでしょ、monoと言われなければ分からない」とたまげていたので、定位置でじっくり聴いてみた。不調で、てっきりofc純銅電解コンデンサがパンクして電圧が下がったものと判断して、本来のdcs内部電源に戻したら途端に音がつまらなくなり、音楽を積極的に聴けなくなってしまった。トランスだけcx350アンプのトラブルが一段落した為、意を決してエルガーの電源の改修をすることにした。電源トランスを取り出す。ロック外れでエライ苦労をしてしまった。その時の後遺症でΦ300mmトロイダル電源トランスを2個も付けてしまった。非効率的で先ずはトロイダルトランス1個へ集約巻き線をすることにした。巻き線はofc純銅ポリウレタン線となる。トロイダルトランス1個へ集約ができたので、続いてmj15024と15025で作られた安定化電源を繋ぎ更に負荷も繋いで負荷試験を行う。この試験ではofc純銅電解コンデンサの小容量に等価な電解コンデンサを付けてやる。しないと電源電圧の正当性が評価できない。ofc純銅電解コンデンサの50μf(想定値)ではリップルが大き過ぎて±15vが低い電圧でリップルだらけ。なんだいここだ!トラブルの原因は。低い電圧のリップルだらけがofc純銅電解コンデンサの容量減で限界を超えたのだ。トランスの巻き線電圧を上げてmj15024の電圧ドロップを大きくし負荷側に大容量の電解コンデンサを付けて対策完了。トランス箱2個が1個になった。一時紫水晶を大量に購入したためそれが混じりごま塩状になってしまった。±15vの配線をdcsエルガー内部電源側からofc純銅電解コンデンサ側に切り替える。配線は単なるvsf0.75スクエアだが最低でもモガミのofc線にしておくべき。理想はカルダスケーブルにしたいが、ポリウレタン線の剥離が量的に尋常ではなくて無理です。これで作業は完了、電源トランスは1個でも±15vが安定したので以前の艶やかな音に戻った。通常のトランスに通常の電解コンデンサに3端子レギュレータ、これがどこのハイエンドメーカのdaコンバータの電源になる。DAコンバータは最強と自負できる。トランスだけのカニンガムcx350古典管パワーアンプ製作19音色はofc純銅で決り!簡単に申しているがここへ到達するのにさまざまな実験を繰り返し、その決定的が画像の最強のトランジスタの開発にある。ベアチップは日立製、ボンディングワイヤーはアルミ線で気に入らず切断して金メッキのコンタクトプローブの実験もしたがたいしたことはない。ベアチップは銀ハンダで5n純銀丸棒にハンダ付け、ここは熱量を必要とし相当に難しくベアチップを何個かダメにした。コレクタは先の5n純銀丸棒(熱速度がべらぼうに速い)、それを4nofc純銅丸棒へ高精度に勘合ネジ止めして放熱器も兼ねる。これだけやっても「音は別に」でいささか参り、音色の支配は半金属のシリコンウェハではダメと悟った。ここからが怒涛のofc純銅化に進むこととなる。銅では音がボケるが銅に徹することでブレークスルーがあり、いずれボケから自然で妙なる音色に変る。ofc純銅化でcx350ラインアンプ用のトロイダルトランスが完成して、ヒアリングを繰り返している。3層巻いて1層目27.45ma、100v/0.02745=3.643kΩ、l=3643/6.28x60=9.7h、2層目、30.48ma、100v/0.03048=3.28kΩ、l=3280/6.28x60=8.7h、3層目、30.29ma、100v/0.03029=3.301kΩ、l=3301/6.28x60=8.76h、1層目と3層目を接続して1次側とし、2層目は2次側とする。1次インピーダンスは1層目9.7h+8.76h=18.5hとなり、60hzでは6.9kΩ、30hzでは3.5kΩと十分な値。高域は滑らかに伸びて素晴らしいが低音は抜けている。インダクタンスが18.5hあっても低音抜けとは、一体なぜだろうか?そこで市販品の出力トランスやカタログを調べてみることにした。2a3用の3.5kΩトランスのインダクタンス測定をしてみる。安物のトランスだが音はまあまあでコスパは抜群のモノ。