文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。011337このページの情報は、平成27年度以前のものになります。連携を図りながら市のサンプリング計画に基づく検査を実施しています。平成24年4月からの新基準への対応について4月1日から、食品衛生法における食品中の放射性物質に関する新基準が施行され、検査方法を示した「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」についても一部改訂されました。した状況の変化を踏まえて、市では測定の精度に関する検証を行い、分析ソフトのアップデートを含む新基準への対応を完了しています。外部リンク検査結果これまでに市が実施した検査の結果からは、国の基準値を超える放射性セシウムは検出されていません。内部リンクしっかりとした検査体制のもとで!ガンマ線分析の測定精度や測定下限値は、測定器内部の温度変化に加えて、調整後の試料密度や測定時間、減算に用いるバックグラウンドデータなどの条件によって変わります。正確な測定結果を得るためには、測定器の性能はもとより、検査室の温度管理や試料の前処理を正しく行うなど、これらを適切に管理することのできる検査体制が不可欠です。組み合わせた分析システムによって決まると言うことができます。そこで市では、多くの放射線取扱主任者を有する株式会社アトックス技術開発センターに協力を要請し、しっかりとした検査体制のもとで試料のサンプリングや測定、分析を行い、また、測定下限値を超えた試料の精密検査までを一連の流れ作業の中で効果的に実施することが可能となっています。(実際の検査の様子はこちらを御覧下さい。内部リンク」)市の検査で使用する測定器の性能や、測定の条件などついては以下のとおりです。よって求めた値であり、物理学上の「検出下限値」に相当します。上記の値は密度が1.00g/cm3の試料を測定した場合の値で、密度がそれより低い場合は密度に反比例して増加します。測定時間を15分より長くすると「測定下限値」は小さくなります。20分測定で約15%、30分測定で約30%、1時間測定で50%、2時間測定で65%、4時間測定で75%小さな値となります。「エネルギー分解能」とは、核種ごとに異なる放射線エネルギーに対して、どのぐらいの精度で分別定量できるのかを表す指標です。エネルギー分解能は5~15%程度といわれており、この値が小さい測定器ほど精度が高いとされています。測定の条件や環境は、次のとおりです。市の検査は、以下の文献等に準拠して行われています。市の検査で測定下限値を超えた場合には、専門の分析機関へ精密検査を依頼し、その結果を確定値として公表しています。|メールフォーム電話のかけ間違いにご注意くださいこのページを評価するウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。沿ってお取り扱いいたします。