2017「おのみち-測定依頼所-」の測定員のブログです。件のコメント:本日は、ご依頼のありました食品扱いについての測定結果です。販売者は、「有限会社グローバルエクセレントプロダクツ」ドイツ産のドッグフードですが、前回測定したものとはまた種類が違うものを測定して確認しておきたいとの事でご依頼を受けました。「カリウム40」の検出と判断しました。放射性セシウムに関しては、検出されるほどのものでもなく安心して食べることのできる「ドッグフード-bosch-SENSITIVE(ドイツ)」であると思われます。※2017年8月7日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「71検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:71.3Bq/kgセシウム134:17.1Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=71.3:17.1=1:0.239831...となります。平成29年8月現在の放射性セシウム比率は「1:0.135」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.153302~0.239831~0.372468の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率は高くなっており理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム134については、ピークも確認できるため、セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:71.3±15.0Bq/kg(測定下限値0.5Bq/kg)セシウム134:補正値9.652±3.608Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で5.0Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39852」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39852※2017年8月1日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「70検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:29.7Bq/kgセシウム134:12.1Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=29.7:12.1=1:0.407407...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.256495~0.407407~0.642549の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率は高くなっており理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム134については、ピークも確認できるため、セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:29.7±6.48Bq/kg(測定下限値0.4Bq/kg)セシウム134:補正値4.024±1.556Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で2.0Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39816」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39816※2017年7月31日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「69検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:60.3Bq/kgセシウム134:15.2Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=60.3:15.2=1:0.252072...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.161095~0.252072~0.391596の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率は高くなっており理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム134については、ピークも確認できるため、セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:60.3±12.7Bq/kg(測定下限値0.4Bq/kg)セシウム134:補正値8.177±3.059Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で5.0Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39815」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39815※2017年7月30日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「68検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:76.9Bq/kgセシウム134:17.3Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=76.9:17.3=1:0.224967...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.144516~0.224967~0.348026の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率は高くなっており理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム134については、ピークも確認できるため、セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:76.9±16.1Bq/kg(測定下限値0.4Bq/kg)セシウム134:補正値10.437±3.869Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で5.0Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39811」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39811※2017年7月29日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「67検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」(過大検出であり微量)の検出と判断しました。セシウム134については天然核種の影響を強く受けており過大検出と判断させて頂きました。セシウム137については、ピークの高さから±の範囲に収まると判断しております。セシウム134については、少しのピークが確認できる程度なので、過大検出で±の範囲を超えてさらに小さな値であると考え、過大検出で微量と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:16.3Bq/kgセシウム134:12.1Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=16.3:12.1=1:0.742331...となります。平成29年2月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.463572~0.742331~1.187101の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率は高くなっており理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム134については、ピークも僅かながら確認できるため、セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:16.3±3.74Bq/kg(測定下限値0.4Bq/kg)セシウム134:補正値2.214±0.884Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で1.0Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39810」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39810※2017年7月28日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「66検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:91.8Bq/kgセシウム134:21.6Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=91.8:21.6=1:0.235294...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.151171~0.235294~0.363911の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率が高くなっており、理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム137も含めてですが、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム137の値が間違いないものと仮定して補正値を次のように算出しました。セシウム137:91.8±19.2Bq/kg(測定下限値0.5Bq/kg)セシウム134:補正値12.481±4.624Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で10Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39809」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39809※2017年7月27日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「65検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:202Bq/kgセシウム134:31.6Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=202:31.6=1:0.156435...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が若干高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.101518~0.156435~0.239837の範囲に収まると推測されます。事故による放射性セシウム汚染であると推測されます。余談ですが、過去の大気圏内核実験等の影響によってセシウム137のみが検出されるケースもあることを申し添えておきます。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39808」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39808※2017年7月26日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「64検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム137」(過大検出であり微量)「セシウム134」(過大検出であり微量)の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:7.57Bq/kgセシウム134:7.30Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=7.57:7.30=1:0.964332...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.575789~0.964332~1.618794の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率が高くなっており、理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム137も含めてですが、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム137の値が間違いないものと仮定して補正値を次のように算出しました。セシウム137:7.57±1.93Bq/kg(測定下限値0.4Bq/kg)セシウム134:補正値1.030±0.452Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で0.5Bq/kg程度まで検出下限値を下げて測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39807」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39807※2017年7月26日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。件のコメント:本日は、みんなのデータサイトの「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」となる、ご依頼のありました土壌の測定結果についてです。「みんなのデータサイト」で比較対象可能な土壌測定の「63検体目」となります。(測定風景)「野帳」(測定結果)※スペクトルデータは、「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に帰属しますので公表とさせていただきます。「セシウム134」の検出と判断しました。今回の結果から±の範囲を無視して、放射性セシウムの比率を考えますとセシウム137:68.2Bq/kgセシウム134:14.9Bq/kg↓セシウム137:セシウム134=68.2:14.9=1:0.218475...となります。平成29年7月現在の放射性セシウム比率は「1:0.136」と言われておりますので、セシウム134が若干高く検出されております。放射性セシウムの比率は0.138983~0.218475~0.340520の範囲に収まると推測されます。したがって、放射性セシウムの比率が高くなっており、若干ではありますが理論値どおりの結果とはなっていません。これは、セシウム134が天然核種の影響を強く受けてしまったためと考えられるためです。セシウム137の値が間違いないものと判断して補正値を次のように算出しました。セシウム137:68.2±14.4Bq/kg(測定下限値0.5Bq/kg)セシウム134:補正値9.288±3.498Bq/kgしっかりとした値を出すためには、ゲルマニウム半導体検出器で測定したら判断できるものと推測します。「みんなのデータサイト」に今回の土壌測定結果をアップしております。検体IDは「39773」です。公開URLは次の通りです。http://www.minnanods.net/mrdatasoilget/mds2/39773※2017年7月25日の測定結果です。放射能測定結果の数値には必ず誤差があります。放射能測定結果の範囲内に「放射能絶対値」が含まれる確率を、解析精度という値で表示しています。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。-測定依頼所-」のサイトへのリンクです。-測定依頼所-」のページにて行っております。-測定依頼所-として、安心・安...アカシア蜂蜜[ハチミツ](ハンガリー・ルーマニア)本日も、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。原材料は、「ハンガリー・ルーマニア」です。海外製品はいろんな事情もあるため、見てみないことには分からないですね。...2018年:節分大豆(豆菓子)・国産(2017年)株式会社ミツヤ(広島県広島市)本日は、毎年恒例となっている節分大豆の自主測定を行った測定結果です。昨年2017年は自主測定を行っておりません。そのため、今年2018年では、2種自主測定を行いました。純正食品マルシマ」さん。某所で話題になっていましたので、当方より問い合わせをさせて頂きました。参考になればと思いご紹介いたします。ご依頼のありました食品についての測定結果です。収穫された2018年11月産の「ひじき」です。