E(t)は図に示すような正弦関数として表せる。非可換量であり、以下の不確定性関係がある。一義的には決まらない。不確定さが共に等しく1/4であり、最小不確定状態にある。このような状態にある光をコヒーレント状態という。不確定性関係を満たす範囲で光の状態を変えることは可能。1本の光ファイバーで69.1Tbpsのデータを240km伝送させることに成功。16QAM変調方式と偏波多重方式を組み合わせ、1波長につき171Gbpsの信号を生成。これを432波長多重させている。171Gbpsという伝送速度には、160Gbpsの信号を収容する場合を想定して、誤り訂正符号と波長多重管理用オーバーヘッドバイトが含まれる。リング共振器レーザが回転すると、右回りと左回りに発振しているモード間でドップラーシフトによる発振周波数差(ビート)が生じる。従って、ビート周波数を検出すれば、回転角速度が分かる。巻かれた光ファイバーを互いに逆方向に周回する光がある場合、周回方向に回転すると、相対論的効果によって光に光路差が生じる(Sagnac効果)。この光路差により二つの光の間には位相差が生じ、これを検出することにより、回転角速度が分かる。(マックス・プランク研究所)に贈られた。広スペクトル(時間的インコヒーレント)な光源の干渉を利用し、被測定物の内部からの後方散乱光の強度プロファイルを検出し、高い空間分解能で可視化する技術。眼球などの生体組織の測定に実用化されており、他の分野への応用も期待されている。時間的にインコヒーレントな光源からの光をレンズで平行光線にし、ビームスプリッター(BS)で2つに分け、その一方を対物レンズを通して被測定物に入射させて、試料内部からの後方散乱光を対物レンズで拾い光検出器へと導く、もう一方の光は、可動ミラーで反射させて、光検出器へと導く。この時、試料からの後方散乱光と参照ミラーでの反射光の光路長が一致した時にのみ干渉が起こり、低コヒーレンスのため光路長が僅かでも異なると干渉しなくなる。これにより高い空間分解能が得られる。OCTでは、試料からの微弱な後方散乱光と可動ミラーで反射してきた参照光を同時に光検出器に入射させ、その干渉信号を取り出している。従って、両者の光路長が光源のコヒーレンス長の範囲内で一致している場合のみ干渉信号が得られる。干渉信号が受かるように可動ミラーの位置を調整すれば、その位置から散乱光が生じた試料内部の深さが分かる。従って、試料の深さ方向の空間分解能は光源のコヒーレンス長によって決まる。横方向での空間分解能は、空間的コヒーレンスの良い光であれば、対物レンズで集光した光ビームのウエストサイズで決まる。空間的コヒーレンスが悪いと、レンズで絞ってもビームウエストサイズまでは絞れず、結像してしまう。従ってOCTでは、スペクトル幅が広い、つまり時間的コヒーレンスが悪い光ほど高い深さ方向の空間分解能が得られるが、横方向の空間分解能を得るためには、空間的コヒーレンスの良い光が求められる。出力2mW程度のものが市販されている。=(2v/λ)を信号として取り出している。後方散乱光は試料深さ方向の局所的な屈折率差により生じるので、試料深さ方向の屈折率分布が得られる。横方向にも2次元的に試料または光学系を動かして、最終的に3次元イメージを得ている。OCTシステムにも各種方式があるが、上に述べたものは最も基本的なタイムドメイン点計測型のものである。各種光学測定に光ヘテロダイン検波を用いる利点と特徴について述べよ。