機能が強化されたサイト全体のメジャーアップグレードです。1.0でおなじみのすべての機能を引き継いでいます。オリジナルのWeatherLinkで有していたすべての機能を、新しいサイトでも有していますが、多くの改善が行われました。インターフェイスは直感的でカスタマイズ可能で、美しくなりました。無料のベーシック・アカウントを使用すると、現在のすべてのデータが新しいダッシュボード速報に表示されます。そこで、タイルを好きなようにサイズ変更したり移動したりできます。ステーションがパブリックに設定されている場合、あなたと他の人もWeatherLink.comマップに現在のデータを共有して表示できます。ウェザーリンク・ソフトウェアをダウンロードして、更新が利用可能になったら更新をダウンロードすることもできます(無料)。クラウド環境でデータをチャート、グラフ、アーカイブ、およびエクスポートする機能を追加しました。これは、元のWeatherLinkには存在しなかった新しい機能です。これらの新機能を活用するには、アカウントをProにアップグレードしてください。(もちろん、ウェザーリンク・ソフトウェアを使用して、コンピューターでこれらのタスクを続行できます。)近い将来、さらに多くの機能向上が計画されています。WeatherLinkアプリも更新しました!スマートフォンやタブレットで新しいアプリを入手して、どこにいてもご自身のウェザー・データにアクセスできるようにしてください。WeatherLinkモバイル・アプリについてはこちらも参照ください。する必要が生じた場合は、次のようにしてください。[1]コンソールからバッテリーと電源ケーブルを取り外します。[2]データロガーをコンソールから取り外します。[3]10秒待ちます。[4]データロガーを再装着します。[5]電源ケーブルを装着します。[6]電池を装着してください。ウェザーリンク・ソフトウェアをアップデートするにはどうしたらいいですか?ソフトウェアの入手方法ウェザーリンク・コンピュータ・ソフトウェアとそのアップデータは、WeatherLink.comから無料でダウンロードできます。ダウンロードまたは更新する方法は次のとおりです。WeatherLink.comで無料のWeatherLinkアカウントを作成します。セットアップしたユーザー名とパスワードを使用してログインします。+にアップグレードするオプションがありますが、これは必要ありません。Started]をクリックします。Bulletinダッシュボードが表示されます。画面の右側で、自分の名前の下にあるアカウント・アイコンをクリックします(人の形をしています)。[Windowsのフルバージョンをダウンロード]、[Macのフルバージョンをダウンロード]、または[更新]をクリックします。詳しくはこちらのページをご覧ください。2.0に移行しました。このため、これまで皆様がブラウザなどにブックマークしていた旧サイトのURLなどにアクセスしてもデータが見られなくなっています。新たにhttps://www.weatherlink.comにアクセスし、旧WeatherLink.comで使用していたユーザーネームとパスワードでログインし直してご利用ください。詳しくはこちらをご参照ください。PC用のウェザーリンク・ソフトウェアは定期的にアップデートされますか?デービス社は今後コンピュータを使用したウェザーデータの利用をクラウド・ベースに移行していく方針を固めました。6.0.4(Mac版は6.0.3)が最終バージョンとなる予定です。ウェザーリンク・ソフトウェアはOS特有の機能を利用していないソフトウェアですので、OSがバージョンアップしてもそのまま使用し続けることが可能です。ローカルでのみデータの取得をしてExcelなどのソフトを使用してグラフ化等をされてご利用されているお客様はそのままご利用ください。(注・その後Windows版のウェザーリンク・ソフトウェアは6.0.5にアップデートされました。Connectを使用してデービス・ウェザークラウドにデータを送信する必要があります。あなたのWeatherLinkアカウントを作成するにはこちらにアクセスしてください。2.0プラットフォームではサポートされていません。APIを介してデータを取得するには、別のURLを使用する必要があります。以下の手順に従ってください。2アカウントにログインします(または新規登録します)。右上のユーザー設定アイコンとアカウント情報をクリックします。図を参照してください。Tokenボタンをクリックし、必要なフィールドに必要事項を入力します。するとあなたのステーション固有のトークンが与えられ、新しいAPIの使用に関する詳細が記載された電子メールが送信されます。ご不明の点がございましたら「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせ下さい。ウェザーリンク・クラウドからデータをダウンロードすることはできますか?はい。クラウドからコンピュータにデータをダウンロードすることができます。Downloadをクリックするだけです。2.0を含む)は、データロガー(USB、シリアル、ウェザーリンクIP)のデータ量の4倍のデータを蓄積してダウンロードできます。定期的にダウンロードを行えば、すべてのデータをダウンロードできます。以下の表を参考にして、クラウドから定期的にデータをダウンロードしてコンピュータに保存する頻度を判断してください。852日間アカウントの最大容量に達すると、データが上書きされることに注意してください。※注・WeatherLink.comのアップデートにより、データのダウンロード方法が変更になりました!詳しくはこちらをご覧ください。ウェザーリンク・データロガーにどのくらいのデータを保存できますか?ウェザーリンクのデータロガーは、コンピュータにデータを転送するために、最大2560のアーカイブレコード(アーカイブ間隔ごとに52バイトのレコードを1つ)を保存します。データロガーに保存されている期間は、設定したアーカイブ間隔によって異なります。213日間コンソール表示器の電源を落とすのはどうしたらいいですか?コンソールの電源を切るには:ケーブルで電源が供給されている場合は、ケーブルを抜きます。コンソールに電池が入っている場合は、電池を取り外します。コンソールは完全に遮断されています。Pro2は互換性がありますか?いいえ完全にはありません。Pro2は新しい周波数ホッピング技術を採用しており、信号の伝送方式が異なります。Proから信号を取得することはできません。USB接続でウェザーリンクを使っていますが、時々PCとの接続が上手くいきませんこれは、PCのUSBポートに電気的なノイズが混入したことが原因だと思われます。解決策は次のとおりです。・ノイズの原因を取り除く(シュレッダー、ファンなど)。ProコンソールでACアダプタを使用しないでください。ほとんどのノイズは、ACアダプタケーブル経由で検出されます。アダプターを取り外すことで、ノイズの入り口を防ぐことができます。コンソールの3本の電池は最大1年間使用でき、コンソールが低速になるとメッセージが表示されます。・ノイズを除去するために、ACアダプタ・ケーブルにフェライト・シリンダを取り付けてください。これらは多くの電子部品店で購入することができます。Digikey社の#240-2245-NDはデービス社の推奨品です。Pro2コンソールでハードウェアの更新が行われました。logger)」というエラーが発生します。新しいデータ・ロガーを購入させることは私たちの意図ではありません。新しいコンソールと古いデービス社データ・ロガーを使用して問題が発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。私たちの標準的な修理費で、あなたの古いデービス社データ・ロガーを新しいデービス・データ・ロガーにアップグレードすることができます。LOGGER”と表示され、残りは空白になってしまいました。2012年7月以降のコンソールではハードウェアの更新が行われました。新しいコンソールまたは最近リペアされたコンソールを古いデータ・ロガーと一緒に使用している場合は、「互換性のないロガー」というエラーが発生します。新しいデータ・ロガーを購入させることは私たちの意図ではありません。新しいコンソールと古いデービス社データ・ロガーに問題が発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。私たちの標準的な修理費であなたの古いデービス社データ・ロガーを新しいデービス・データ・ロガーにアップグレードすることができます。ACアダプタを紛失してしまいました。IPにはAC電源が必要です。IPを搭載したコンソールは電池だけでは最大2日間しか動作しません。IPはダイヤルアップサービスでは動作しません。IPは毎分データ更新を送信するため、常時接続のインターネット接続と利用可能なイーサネットポートを備えたブロードバンドルーターが必要です。IPは他のウェザー・ソフトと互換性はありますか?いいえ。5.8以降とのみ、互換性があります。IPとオリジナルのウェザーリンクの違いは何でしょうか?オリジナルのウェザーリンク・ソフトウェアを使用すると、履歴記録、生データ、グラフ、独自のカスタムレポートなどを自分のPC上のすべてのウェザーステーションから表示して保持することができます。独自のWebページを作成するための機能もあり、定期的にWeb用の気象データを生成して自分のインターネットサイトにアップロードすることができます。これを行うには、ドメイン名とホスティング用サーバーを購入し、Webサイトを作成する方法を知っている必要があります。(当サイトのライブ気象台のページをご覧ください。このページはウェザーリンク・ソフトウェアのアップロード機能を使用しています)ウェザーリンクIPには、ウェザーリンク・ソフトウェアのすべての機能が含まれています。Webサイトの作成、保守、ホスティングをすべて行います。ウェブページの設計や設定、ホスティング料金やアップロードの必要もなく、ドメイン名を購入する必要もありません。Vueコンソールとルータ/ハブに接続して、すぐにデータをアップロードすることができます。私はMacを使っています。IPを使うことはできますか?はい。ウェザーリンクIPのすべてのWebサイト機能は、Webブラウザでオンライン・アカウントにアクセスすることのみが必要ですので、これらの機能にはMacからアクセスできます。Macソフトウェアを使用することはできません。IPは全てのデービス社Vantageシリーズ・ウェザーステーションで使用できます。Vueのコンソールに取り付け可能です。IPは、デービス社のウェザーステーションからPCを使用せずに、直接インターネットにデータを送信する簡単な方法です。ウェブページにアップロードしてオンラインでモニタすることができます。IPにはデービス社が運営する気象データ・クラウドWeatherLink.com(ウェザーリンク・ドット・コム)の使用権が含まれますので、特別にサーバーを用意する必要もありません。冬の間レインコレクターを屋外に出しっぱなしにしていても問題ありませんか?はい。水が凍結するような温度でもレイン・コレクターには損傷を与えません。レイン・コレクターは雪に含まれる水の量を正確に読み取ることができません。冬の間はレイン・コレクターの上にカバーを貼って、雪と氷から守ることができるでしょう。デービス社のレイン・コレクター・ヒーターを購入して、凍結した降水を溶かすことができます。ケーブル式コンソールをワイヤレス式集積センサーISSで使うことはできますか?いいえ。ケーブル式コンソールは、ワイヤレス式集積センサースイート(ISS)では動作しません。Connectにバッテリーを追加して設置することは可能ですか?はい、できます。追加のバッテリーとケーブルを取り付けるためにユニバーサル・シェルター(製品番号#6618)が必要です。ヘビー・ソーラー・パワー・キット(#6612)をお使いください。バッテリの追加に関する部品および手順については、テクニカルサポートにお問い合わせください。Connectの設置場所の日当たりがよくありません。ソーラーパネルを追加可能ですか?はい。別売のソーラーパネル・シェルター(製品番号#6616)を追加することができます。このキットは、充電回路に2番目のソーラーパネルを追加し、その結果、低照度環境でバッテリーをより速く充電することを可能にします。Connectのバッテリーを交換することはできますか?はい。Connectには-20°Cの低温でも充電が可能なバッテリーが付属しています。設置場所が低温の場所にある場合は、デービス社のバッテリー(製品#7011-025)に交換する必要があります。交換用バッテリーを入手するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。暖かい気候の場所に設置されている場合は、0°C以上の温度でのみ充電する6V、12Ahゲル式バッテリーに交換することができます。詳細については、取扱説明書のバッテリ仕様を参照してください。Connectは、さまざまなウェザーステーションのセンサーを監視するスタンドアロンのテレマティクスデバイスです。Connectはデービス社ウェザーステーションの統合センサースイートのデータを収集し、セルラー接続を使用してデータをクラウドに送信して格納します。Connectはウェザーステーションと連携して気象データをWeatherLink.comに送信する携帯通信ボックスです。データがオンラインになったら、個人の携帯電話やタブレット、またはPCを使用して、どこにいてもインターネットに接続できさえすれば、データをモニタすることができます。WeatherLink.comで2分間の風速平均値または10分間の最大風速値が表示されないのはなぜですか?この機能はファームウェア・バージョン1.90で追加されました。表示されない場合は、ファームウェアが古いことが原因だと思われますので、1.90以上に更新する必要があります。PCインストール・ファイルでコンソールを更新することができます。これは、PCに接続されたWeatherLinkデータロガーを介してコンソールファームウェアを直接更新するスタンドアロン・アプリケーションです。Pro2(6510SER、6510USB、6550)が必要です。PCインストール・ファイルを使用しないでください。ワイヤレス・コンソール(#6312、#6312OV、#6312UK、#6312EU)のみに適用されます。気圧は表示されません。Connectを2週間以上使用しない場合、どのように保管するのが良いですか?プライマリ電源プラグをモデム・ボードから抜くと電源が切れますが、バッテリーはまだ充電器ボードに接続されています。このボードは時間がたつにつれてバッテリーをゆっくりと使い切ります。2週間以上の長期保管の場合は、バッテリー端子から赤いケーブルを抜いてください。IPデータロガーでファームウェアを更新するにはどうすればよいですか?弊社HPのウェザーリンクIPのページまたはデービス・インストゥルメンツ社のファームウェア・サポート・ページからファームウェアをダウンロードしてください。WeatherLinkIP_Firmware_vXXX.exeファイルを起動します。Updaterのダイアログ・ウィンドウが表示されます。ID(DID)を選択し、検索ボタンをクリックします。IDフィールドにDIDナンバーが入力されます。データロガーのIPアドレスを知っている場合は、代わりにリモートIPアドレス・フィールドに入力することができます。デバイスが見つかったら、[スタート]ボタンをクリックします。Informationダイアログボックスが表示されます。続行するには「OK」を、更新を中止するには「キャンセル」をクリックします。STARTをクリックすると、進行状況を示す進捗バーが表示されます。OKをクリックするだけで、すべて完了です。IPデータロガーと通信するには、TCPポート22222に接続してシリアルコマンドを送信するだけで簡単にできます。複雑なプロトコルは必要なく、生のTCP接続を使用して通信することが出来ます。その瞬間、WeatherLink.comに継続的にアップロードしている場合は接続を一時的に拒否されますが、数秒後に再試行すれば正常に動作します。IPロガーがWeatherLink.comに再び送信できるようにするには、現在の状態(ループパケット)が送信されるように1分間に1度、約5秒間、またアーカイブレコード送信の為に1時間に1回、約60秒間、それぞれTCPソケットを解放する必要があります。Pro2シリーズの風速計は0.1m/s単位での表示が可能ですが、米国製の製品のため、ベースになる風速測定値はmiles/hour単位になります。このため測定できる最小値が1mph≒0.4m/s(小数点以下2桁未満は四捨五入)となります。Pro2シリーズは全機種最小測定値が1mph≒0.4m/sです。Pro2を使っていますが、ISSとコンソールを繋ぐケーブルが断線しました。ケーブルのみ購入可能ですか?はい、ケーブルのみ購入することが可能です。弊社では下記の4芯ケーブルを取り扱っております。¥15,800(税抜)弊社ECサイト"エーオーアールダイレクト"にて購入することも可能です。VUEのコンソールにACアダプタと電池を入れて使っていますが、この時の電池の用途はなんでしょうか?コンソールの電源はACアダプタ使用時は電池は停電などがあった場合のバックアップ用です。ACアダプタで使用する場合は電池は無くても使用できますが、データ保持のため入れておいた方が安全でしょう。ウェザーステーションを設置するのに最適な高さはどれくらいでしょうか?センサーを設置する基準の高さは温度センサーが地表から1.2~2.0m、風力センサーが地表から10m程度となっています。単純に高さだけを考慮すればよいわけではありません。高さ30mの2つの建物に挟まれた黒いアスファルトの駐車場に正確に高さ1.5mの温度センサー、高さ10mの風力センサーを設置しても有用なデータは得られないでしょう。知りたいのは、そのアスファルトの駐車場がどれだけ暑くなっているのか、ビルの間を吹き抜ける都会の風がどれほどのものなのか、ということでしょう。特定のニーズと環境に関するデータを得ることが重要なのです。設置基準はおそらくほとんどのユーザーが充たすことのできないガイドラインです。可能な限り基準に近いウェザーステーションを設置したいと考えていますが、完璧な設置場所を見つけることは困難です。10m2以上の天然芝が敷かれ、建物の高さの10倍以上離れた場所に設置できる人は恐らく稀でしょう。Pro2が最適なステーションです。VUEの場合、2つのセンサーは分離できないため、同じ高さに取り付けなければなりません。妥協は必要てすが、おそらくより良い方法は、どの情報があなたにとって最も重要かを検討することでしょう。あなたが風が最も興味深い気象変数であり、あなたの庭に遮るような木がたくさんある場合は、屋根の上に1.8mに設置することが最良の選択肢になります。(ただし、定期的なメンテナンスのためにISSにアクセスする必要があることに注意してください)雨や気温に関心がある場合は、地表から1.5〜1.8mに設置することで気温と雨の正確な測定値を提供し、簡単なメンテナンスを可能にします。Pro2は最大8台までのセンサーのデータを表示させることができます。これは1台の集積センサー(ISS)と7台までのオプション・センサー(リーフウェットネス/ソイルモイスチャー/温度ステーションや温度/湿度ステーションなど)を接続できると言うことです。センサーによって接続できる数に制限があり、リーフウェットネス/ソイルモイスチャー/温度ステーションの場合は2台まで、風力センサー・トランスミッター・キットは1台のみ等となっています。Pro2を使用している場合には、IDを変更することで目的のセンサーの信号を受けることを可能にするという使い方もできます。VueのISS内蔵電池はどのくらいもちますか?設置環境にもよりますが、太陽光が十分に当たる場所に設置した場合、8ヶ月~2年程度もちます。製品付属の電池はテスト用ですので、これよりも寿命が短くなることがあります。Vueはオールインワン・タイプの気象観測装置で、オプション・センサーを取り付けることが出来ません。日射センサーも付けられません。Pro2をご使用ください。Vueはワイヤレスでデータを送信しますので、設置の自由度が高く、ポール付三脚に取り付けて学校の校庭や事業所の花壇脇、屋根の上やビルの屋上にも取り付けることが出来ます。衛星放送アンテナの取付金具などを利用してベランダに取り付けることも可能でしょう。Vueはその形状からポール等の先端にしか取り付けられません。Vueの電波が到達する距離は150mまでとなっています。Connectの組み合わせでデービス社のウェザークラウドWeatherLink.comにアップロードしたデータをPCやスマホで確認するという方法をお奨めします。Vueはコンソール表示器内の気圧センサーで気圧を測定しますので、測定可能です。製品の取扱説明書が欲しいのですが。各製品ページよりPDFでダウンロードが可能です。製造終了製品はこちら冊子をご希望の場合には、各販売店またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。Directでも一部商品の取扱説明書を販売しております。取扱製品は順次増やしております。気象観測機器の各販売店はこちらAORにて直接購入は可能ですか。Directをご利用ください。製品の使用方法を教えて欲しい。取扱説明書をご確認いただき、それでもご不明な事がございましたら、お問い合わせページにてお願い致します。