▼末尾へ古いチャート式の地盤沈下観測井戸のリニューアルに最適。0mm〜250mmまでの沈下(隆起)量を0.1mm以下の高精度で長期に安定して計測します。●不動点の観測井のパイプと周辺地盤の相対的な変位量を計測する地盤沈下計です。以下の高精度で、長期安定計測できます。●非接触の磁気センサを利用しているため、風雨の当たる屋外や、高湿度の地下ピット内でも計測可能です。置き換えることで用紙交換やデータ読み取りに掛かる労力の削減が期待できます。下図のような地盤沈下観測井戸(単管式/二重管式)を想定します。磁気変位センサを観測パイプに専用の腕金で固定します。観測パイプは不動点となるため、H鋼に取り付けられたマグネットの位置を検出することで、観測パイプと周辺地盤(=H鋼)の相対的な沈下/隆起の変位量を計測する仕組みです。センサの変位量は電圧信号で出力されます。カードロガーで電圧信号から変位量を算出・記録して、定期的にロガーのメモリに記録されたデータをSDカードで回収することで記録データの確認を行います。ロガーやセンサを駆動するための電源は、バッテリと太陽電池による自家発電で確保します。沈下/隆起量検出部センサ部のケーブル長は標準で5mです。発電用に3.5W太陽電池x1枚を南向壁面に設置。リニューアル後は、月1回SDカードでロガーに記録されたデータを回収。スペックをまとめました。※注)取付架台の熱膨張やロガー温度ドリフトの影響を除いた場合。¥15,800円1.センサ部のケーブル長は標準で5mです。ケーブル延長ボックスを介してケーブルは最大全長10mまで延長できます。2.電源は12Vで動作します。変位センサの入力電圧はDC24Vです。DC12V-24V電圧変換部を標準で設けているので、12Vのバッテリや太陽電池を電源とすることができます。3.センサ出力電圧は0〜10Vです。電圧10Vまで計測できる計測器やロガーをご用意ください。※この製品は、標準在庫品ではありませんので、製作工程によっては納期が1〜2ヶ月程度掛かる場合があります。お問い合わせください。