2013「おのみち-測定依頼所-」の測定員のブログです。件のコメント:本日は大みそかですね。除夜の鐘の時間が近づいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今年も一年、拝見して頂きありがとうございました。来年からは、少し内容をどんな方にも興味を持って読んで頂きやすいよう、工夫してみようと考えております。本日は、クロスチェックをさせて頂きました食品の測定結果についてです。当方でもクロスチェックをさせて頂きました。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)600keVにピークが確認できますが、、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。「タリウム208」(トリウム系)の検出と判断します。今回は、クロスチェックということもあり、測定条件を出来るだけ同じにするために、15600秒と43200秒の2つの測定を行いました。クロスチェックということもありスペクトルは原則公開としております。参考にしていただければと思います。重量:988.1g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.4Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:18.5±7.07Bq/kg※今年の11月23日及び24日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。̄\_・利用料等の口座を開設しました。トラブル防止のため、利用料等は口座振り込みをご利用ください。「利用料口座の開設」と「広告用チラシの刷新」について・長時間測定を可能にするために、測定室の環境整備を行っています。長時間測定を行うことによりノイズの平滑化を行い、計数を稼いでいます。ピークは有りそうなのに検出されていない場合等で、必要な際はゲルマニウム測定による確定が必要になります。・2013年の出店記録と予定として1周年記念のご案内もあります。親睦会みたいなもの」のご案内(予定)・非電化工房さんへ、長時間測定についてお問い合わせをさせて頂きましたので、その内容等を公開したいと思います。件のコメント:本日も、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。先日の秋田県産の玄米と同じく、心配になったので測定して欲しいとのことでのご依頼でした。白米の状態で入手しているので玄米はないとのことでした。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。カリウム40」のみの検出と判断します。カリウム40以外の天然核種はほぼなく、また、セシウム134及び137共にピークは確認できませんので、こちらも玄米(秋田県産)と同じく、セシウムは不検出と判断させて頂きました。重量:1007.4g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.4Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:28.3±9.06Bq/kg※今年の11月23日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。̄\_・利用料等の口座を開設しました。トラブル防止のため、利用料等は口座振り込みをご利用ください。「利用料口座の開設」と「広告用チラシの刷新」について・長時間測定を可能にするために、測定室の環境整備を行っています。長時間測定を行うことによりノイズの平滑化を行い、計数を稼いでいます。ピークは有りそうなのに検出されていない場合等で、必要な際はゲルマニウム測定による確定が必要になります。・2013年の出店記録と予定として1周年記念のご案内もあります。親睦会みたいなもの」のご案内(予定)・非電化工房さんへ、長時間測定についてお問い合わせをさせて頂きましたので、その内容等を公開したいと思います。件のコメント:本日は、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。心配になったので測定して欲しいとのことでのご依頼でした。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)600keV付近にはピークが確認できますが、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。「タリウム208」(トリウム系)の検出と判断します。微量ですので問題はないものと考えられます。セシウム137及び134共に、ピークが確認できませんのでほぼないものと判断します。重量:1006.1g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.4Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:64.5±16.7Bq/kg※今年の11月23日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。̄\_・利用料等の口座を開設しました。トラブル防止のため、利用料等は口座振り込みをご利用ください。「利用料口座の開設」と「広告用チラシの刷新」について・長時間測定を可能にするために、測定室の環境整備を行っています。長時間測定を行うことによりノイズの平滑化を行い、計数を稼いでいます。ピークは有りそうなのに検出されていない場合等で、必要な際はゲルマニウム測定による確定が必要になります。・2013年の出店記録と予定として1周年記念のご案内もあります。親睦会みたいなもの」のご案内(予定)・非電化工房さんへ、長時間測定についてお問い合わせをさせて頂きましたので、その内容等を公開したいと思います。件のコメント:本日は、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。普段、ご家庭で食べているので心配なので測定して欲しいとのことでのご依頼でした。それでは、測定結果です。測定結果及びスペクトルから判断した結果、セシウム134及び137共に不検出と判断しました。(判定方法)605keV、796keV、802keVにはピークが確認できません。662keVにも、ピークが確認できません。カリウム40」のみの検出と判断します。玄米であれば、ウラン系やトリウム系といった天然核種が多少検出されても不思議ではないのですが、カリウム40以外の天然核種は検出されていないと言っても良い結果となりました。安心して食べることのできる玄米であると思われます。重量:909.8g測定容器:1Lマリネリ容器(全量充填)解析精度:3σセシウム137:<0.4Bq/kgセシウム134:<0.3Bq/kgカリウム40:63.8±16.9Bq/kg※今年の11月21日の測定結果です。放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。この個体(このロット)を測定した結果はその母集団の数値を保障するものでありません。今回の測定が検出なしでも、永続的な安心を保障するものでもありません。̄\_・利用料等の口座を開設しました。トラブル防止のため、利用料等は口座振り込みをご利用ください。「利用料口座の開設」と「広告用チラシの刷新」について・長時間測定を可能にするために、測定室の環境整備を行っています。長時間測定を行うことによりノイズの平滑化を行い、計数を稼いでいます。ピークは有りそうなのに検出されていない場合等で、必要な際はゲルマニウム測定による確定が必要になります。・2013年の出店記録と予定として1周年記念のご案内もあります。親睦会みたいなもの」のご案内(予定)・非電化工房さんへ、長時間測定についてお問い合わせをさせて頂きましたので、その内容等を公開したいと思います。件のコメント:非電化工房のCSK-3i測定器等における長時間測定について(3時間を超える測定など)某所で気になることを拝見いたしました。そのことについて、非電化工房さんへお問い合わせをしましたので、その内容等を公開したいと思います。(※一部氏名などの記載を変更させて頂いております。様いつもお世話になっております。-測定依頼所-の者です。某所で気になることを拝見しましたので、お問い合わせしたくメールをさせて頂きました。「非電化工房のCSK-3i測定器における長時間測定(3時間を超える測定)について、その測定結果には注意」といった意味合いの記載があります。・誰が測定しても・どんな環境でもという前提条件で、3時間までであれば非電化工房としてもその測定結果はサポート範囲と言う意味でおっしゃられていたのではと推測します。ノイズ対策を理想環境に近づければ3時間以上の長時間測定も可能であると考えております。某所の内容では、CSK-3i測定器による3時間以上の測定の場合、誤計測が起こりやすいため長時間測定はできないという印象を受けます。現状ではNaIシンチであればどんな機械でも、温度補償があろうとも、できるだけ正確な測定を行うためには、環境ノイズの低減を行うといった対策等を講じる必要があると把握しております。確かに低い値の定量は難しいですので、1Bq/kg程度の定量はゲルマで行うべきであると考えております。1Bq/kg以下でも測定環境が整えば、長時間測定することにより反応があることを確認しております。今まで反応があったケースについて、数値を確定させるためゲルマニウム測定を行ったケースもございます。そのケースを添付させて頂きます。参考になりましたら幸いです。(画像はページ最後にあります)CSK-3iは良い機械だと思います。一般の方の要望に答えるよう、環境整備をおこなって長時間測定を行っている測定所も増えてきていると伺っております。サポートの範囲外だと思われるのですが、「長時間(3時間以上)測定したCSK-3i測定器の結果には注意」という書き方は当方のみならず、他の測定所に対しても今後に良い影響を与えないのではと考えられます。3時間以内の測定であっても、測定の仕方が乱雑であったり、整備されていない測定環境の場合、信頼のおける測定値は出て来にくいことをよく御存じであると思います。どこまでの長時間測定であれば信頼できる値が出るのか試行錯誤の末、当方では12時間と設定しております。今後とも、良い関係を築いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。-測定依頼所-様いつも応援ありがとうございます。この度はメールいただきまして、また資料多数お送りいただきまことにありがとうございます。-測定依頼所-様ご指摘の通りです。3インチの検出器はかなり高効率に検出率が稼げますので、低濃度領域まで踏み込みやすく、そのため返って2インチや2.5インチ機と比べて誤差が目立ちやすくはあると感じています。エンジンが大きい車がスピードが出やすく、その分運転が難しくなるという状況に似ているかもしれませんね。測ればいいのかという問い合わせを頂くことも多いので、ひとつの目安として3時間程度ということを提示させていただいております。初心者の方まで幅広く、また、非電化工房は測定室フランチャイズではありませんので、一様の目安はご提示しても全ユーザー様に画一の使用方法を強制することは適切ではないと思料しています。個々の事情に併せてお使いいただければと思います。以上、ご参考になりましたら幸いです。2783-22====================また、別途電話でも伺わさせて頂いております。(電話の内容)====================CSK-3iにとって3時間という測定時間ですが、あくまでも目安ということです。AT1320A/C機においては、3時間というメーカー推奨の時間があると伺っております。して3時間測定が推奨となったのか、一つの経緯をある方からお伺いしました。他にもいろいろな経緯があるようです。結果として、AT1320A/C機において長時間測定を行うことについては、各測定所での判断で行うという形のようです。したがって、各測定所では日々どうすれば真の値に近づくことができるか、またいかに誤測定を行わないか苦労されている面もあると伺っております。非電化工房では、AT1320A/C機の経緯から目安を3時間にしたわけではないとのこと。3時間までの測定であれば誤差はあまり生じないと考えられることからという形でした。NaIはゲルマニウム測定器と比べるとそのエネルギーの分解能は劣っています。天然核種が存在していますとセシウムがあった場合、その値は高く出てしまいます。逆にセシウムが無いのに有ると出たり、有るのに無いと出たりすることがあります。短時間測定でも、測定方法や測定環境では信頼できない値をはじき出してしまうこともあり得るわけです。測定時間の判断は各ユーザーに委ねており、各測定所(各個人)の責任の範囲で測定をしていただく、それ以上はないとのことでした。(電話の内容ここまで)=====================◆◆◆まとめです。●CSK-3iの測定器は3時間以上の長時間測定も可能ですが、それは各測定所(各個人)の責任による判断となります●測定環境等を踏まえて、各測定所(各個人)の測定可能時間を公言するのは問題はありません。→「当測定所では、3時間以上の測定は信頼性がないと判断していますので、3時間以上の測定は行いません。●CSK-3iという測定器は、NaIの結晶の大きさが3インチですので、2インチや2.5インチの測定器と比べてノイズが非常に乗りやすいです。それを分かったうえで測定を行う必要があります。→長時間測定を行う場合(便宜上3時間を超える測定とします)(利点)長時間測定を行うことで計数を稼ぐ事ができますので、測定下限値を下げることができます。天然放射線(ラドンetc)・BG変動等の影響を強く受けてしまいます。想像する以上に、誤差を無くす為の安定化を保つのは難しいと思われます。その結果数値には、常に疑問を持つ必要があります。→短時間測定を行う場合(便宜上3時間以内の測定とします。)(利点)周りの環境変化による影響を受けにくいので、誤測定の可能性が少ないです。(欠点)計数を稼げないため、測定下限値が高くなりがちで、数値も安定しません。短時間測定でも出てきた結果数値には、常に疑問を持つ必要があります。補足ですが、CSK-3iという測定器が一般に販売されている他の測定器と比べたとき、主に異なる点は次の4点になります。「3時間以上の測定は、誤測定の可能性が高くなってくるため当測定所では測定しない(できない)」と主張することには、なんら問題はありません。各測定所(各個人)で、測定結果の責任は持ちますということです。「CSK-3iの測定器では、3時間以上の測定はできない」と、測定器を指して公言するのが問題になるのではと思います。その測定結果の責任はメーカー側にではなく、各測定所(各個人)に存在するからです。当測定依頼所では、環境整備の上、測定時間を1時間~24時間で設定して検証し、12時間測定までであれば誤測定の可能性を低くすることができると判断して、12時間測定を行っております。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~お願いがあります。各測定所で判断し設定されている測定時間において、異なる測定時間をご要望の場合は、まずは各測定所にご相談ください。当方は少しでも測定下限値を下げるために、長時間測定を行っております。長時間測定には常に誤測定のリスクが付きまといます。それを考えたうえで、できるだけ真の値に近づけるよう測定を行っております。測定結果に疑問点があれば、その疑問の解消に努めています。-測定依頼所-」として責任を持って通知しております。機器の不具合があった場合については、メーカーに連絡し即時対応していただけるよう努めております。当測定所で蓄積しております長時間測定における情報的・技術的な部分は、ご要望がございましたら可能な限り提供したいと思います。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(以下参考スペクトル)**************************************************************(余談)1インチ=2.54cm2インチ=2.54×2=5.08cm2.5インチ=2.54×2.5=6.35cm3インチ=2.54×3=7.62cm1インチ結晶=2.54×2.54×2.54=16.38..cm32インチ結晶=5.08×5.08×5.08=131.09..cm32.5インチ結晶(AT機)=6.35×6.35×6.35=256.04..cm33インチ結晶(CSK-3i)=7.62×7.62×7.62=442.45..cm33インチ結晶は2.5インチ結晶の1.72倍の結晶の大きさがある。測定ノイズも1.72倍の差があると考えています。**************************************************************(追記:平成25年12月30日)nkom様から、上記計算方法は立方体での計算のため、実際の結晶の大きさとは違うとのご指摘を頂きました。実際は、次のとおりではないかとの話です。Type2やチャピー検出器製品版=3cc・CsI:PM1703シリーズ、GammaRae2=約4cc・6,000cpm/μsV/h(カタログ値)実測は、遥かに高い?0.05μsVくらいで、8cps=480CPM以上あります。-測定依頼所-」のサイトへのリンクです。-測定依頼所-」のページにて行っております。-測定依頼所-として、安心・安...アカシア蜂蜜[ハチミツ](ハンガリー・ルーマニア)本日も、ご依頼のあった食品の測定結果についてです。原材料は、「ハンガリー・ルーマニア」です。海外製品はいろんな事情もあるため、見てみないことには分からないですね。...2018年:節分大豆(豆菓子)・国産(2017年)株式会社ミツヤ(広島県広島市)本日は、毎年恒例となっている節分大豆の自主測定を行った測定結果です。昨年2017年は自主測定を行っておりません。そのため、今年2018年では、2種自主測定を行いました。純正食品マルシマ」さん。某所で話題になっていましたので、当方より問い合わせをさせて頂きました。参考になればと思いご紹介いたします。ご依頼のありました食品についての測定結果です。収穫された2018年11月産の「ひじき」です。