頻度は少ないですが、ボンベの取り違えは致命的となります。ボンベ保管上の注意事項を確認してください。頻度の高いトラブルをもう一度確認してください。残ガス不足とボンベ取り違えを特に注意しましょう。このパートの到達目標を提示します。酸素流量計の取り扱い時の注意点を示します。外観のチェックは第一に重要です。外観チェックで異常が認められたら使用を中止します。細かい消耗部品も定期的にチェックし、数ヵ月から半年で交換します。38酸素流量計を壁面のアウトレットに接続し、酸素を出し、フロートボールの動きを確認します。アウトレット方式でポピュラーなピンインデックス方式です。ピンの位置がガスによって異なります。ピンが折れているプラグは、誤接続の原因になるため絶対に使用しない。ピンの折れているアダプターを右に示します。酸素のピンが折れて一本のピンだけになると、どのガスアウトレットにも接続できてしまいますから、絶対に使用しないでください。シュレーダ方式シュレーダー方式は口径が異なります。取り付ける際には垂直に!酸素ボンベに流量計を取り付ける際には流量計が垂直になるようにします。酸素コルベンに水を入れない場合もありますが、同様に垂直になるよう配慮してください。43最後に動作確認を行います。接続部から漏れなどの異音がしないか確認します。酸素コルベンに水を入れているときには気泡状態も確認します。44シャットオフバルブの役割について説明します。45シャットオフバルブは廊下に設置されており、カバーにガス名称が記載されています。1ガス表示カバーを外す。46カバーを開けるとガス種が分からなくならないよう、バルブにもガス種がわかるようラベルすることは重要です。このバルブを閉じるとどこの場所でガス供給が途絶するのかも明記することが大切です。2赤のレバー(バルブ)を手前に引く。このパートの到達目標を提示します。オーバーフロー防止機能のついていない旧型吸引器では、気付かないうちに汚物が配管に入りこみ、閉塞することがあります。吸引ポンプは2台以上あり、交互運転することによって故障に備えています。いずれも故障すると、すぐには直りません。駆動源の異なるバックアップ装置が必要となります。吸引が、ボンベで供給できない陰圧医療ガスであることを強調してください。吸引器の始業点検を順に説明します。吸引瓶の内容が8割以上にならないよう、繰り返し強調してください。吸引した汚物が配管に入ってしまうと故障するからです。勉強したい方は医療ガスの教科書をご覧ください。このスライドのアップデートは日本医療ガス学会HP上で行います。HPには医療ガストラブル事例や事務局からのご案内など、有用な情報もアップしていますので、是非ご覧ください。日本医療ガス学会への新入会手続きも行えますので、ご入会ください。操作1~3はスライドを見て、空欄を埋めてください。