Lino」シリーズのうち、たて・よこのレーザーラインを出すモデルが3機種あります。それぞれのモデルについてご紹介します。赤色レーザーで2機種、グリーンレーザーで1機種ご用意しています。130』が付属しているよ。L2赤色レーザーで、たて・よこ2本の線で墨出しが出来ます。■希望小売価格:こちらの製品ページをご覧ください。ラインのみの照射のため、地墨点は出ません。『TWIST250』が付属しています。様々な場所に取り付けることができます。Lino専用アダプターについては、こちらのページも合わせてご覧ください。L2sをお持ちの方で、充電池ホルダーをご希望の場合は、別途ご購入ください。L2Gグリーンレーザーで、たて・よこ2本のラインで墨出しが出来ます。独自のレーザーコントロールによる長時間の使用も実現しました。レーザーを照射するパワーが増加しても、レーザーの強さを示す「クラス2」はそのままです。■希望小売価格:こちらの製品ページをご覧ください。L2Gには、ラインレーザー3機種の中では唯一、2種類のアダプターが同梱されています。吊り天井の梁や棒、レールなどに取り付けることができます。お使い頂くこともできます。Lino専用アダプターについては、こちらのページで詳しくご紹介しています。「レベリングロック」を回してロック状態にします。ロックされた状態でレーザーをオンにした時は、レーザーが5秒毎に点滅します。下図のように、大きな傾斜をつけて墨出しをしたい時に、レベリングロックが役立ちます。精度よく墨出しをするためには、Lino本体の精度検査を定期的に行って下さい。高い精度が求められる作業をする前には、必ず精度検査をして下さい。向かい合う2枚の壁に横レーザーを照射して、その位置関係からLino本体の水平調整精度が仕様範囲内にあるか調べることができます。準備5mほど離れた2つの壁(A,B)の中間に、Lino本体に三脚を取り付けて設置します。「レベリングロック」を解除します。(1)電源を入れ、壁Aに横ラインレーザーで墨出しします(A1)。(2)Lino本体を180°回転させ、壁Bに横ラインレーザーで墨出しします(B1)(3)Lino本体を移動し、A1より低い場所に横ラインレーザーで墨出しします(A2)。(4)Lino本体を180°回転させ、壁BのB1近くに横ラインレーザーで墨出しします。(5)A1とA2、B1とB2の距離をそれぞれ計算して、両者の差分を求めます。Linoは仕様範囲内にあります。差分が2mmを超えている場合・・お問い合わせ下さい。「レベリングロック」を解除します。壁から5mほど離れた場所に、Lino本体に三脚を取り付けて設置します。(1)壁に向かって縦/横ラインレーザーを照射し、2本のレーザーラインが交差する場所をマーキングします。(2)Lino本体を右に旋回し、次に左に旋回します。横ラインレーザーの、マーキング位置との上下方向の差異を確認します。差異が3mmを超えていなければ、Lino本体は使用範囲内にあります。「レベリングロック」を解除します。縦ラインレーザーを照射しながら、高さ3mの壁に、Lino本体を出来るだけ近づけて設置し、縦ラインをマーキングします。壁から約1.5m離れた時には、Lino本体を約1.5mの高さに設置します。Lino本体を回転させ、縦ラインの下部にレーザーを合わせ、縦ラインとラインレーザーの位置を確認します。この差が2mmを超えなければ、Lino本体は使用範囲内にあります。マニュアル(PDF形式)をダウンロードできます。サイト下部の「サポートドキュメントとダウンロード」からお選び下さい。マニュアルは、同一のPDFファイルです。下記ページでご覧いただけます。明るい!ライカ製の新レーザー墨出し器を徹底解説。リニューアルに合わせて、専用アダプターも新登場しました。取り付けることのできる三脚やアダプターについてご紹介します。Lei...墨出し製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。