株式会社アストロンは、高性能&低価格のオプティクス・光学部品を提案する会社です。各種プリズム一覧プリズムATRプリズム赤外分光用ATRプリズムFT-IR法において良いATRスペクトルを得るためのプリズム材質の選考基準は、以下に概説されています。よいスペクトルについては、最適の浸透の深さ(dp)を達成する条件を選択することが必要です。■資料の〔有用な波数(cm-1)〕/〔波長(l)域〕:有用な透過波長域が広いほど、有用な送信波長帯が広いほど、多目的用途用として良い資料。浸透の深さは、〔波数の減少〕/〔波長の増加〕で増加。■資料の屈折率(h1):これは、全反射現象が発生する資料の臨界角(qc)を決定する。資料の屈折率が高いほど、臨界角は低い。高い屈折率(h2)サンプルで動作する場合、スペクトルの歪みを避ける臨界角をはるかに超過する入射角が望ましい。■入射角(qi):入射角を増やすことは、浸透の深さおよび反射の数を減少させるでしょう。そのためスペクトルの吸収強度が小さくなる。■有効なサンプル接触よいスペクトルを得るには、ATRプリズムのサンプル接触域の全域にわたって、よいサンプル接触が出来ることが重要です。資料の硬さも重要です。■資料の反応性:液体試料を扱う場合、水への溶解性、酸やベース、酸化、還元剤、および合成物へのATR資料の反応性に十分に注意しなければなりません。Reflection:全反射測定法)このWebサイトは、株式会社アストロンが運営しています。