コードレスのハンディレフ小型・軽量コードレスの手持ちレフケラト:本体重量がバッテリー込みで969g(Kプラスは999g)、従来のレチノマックス2と比べ、10%以上の軽量化を実現しました。重心がグリップ中央にあり、実際の重量よりも軽く感じられます。してもテーブルタイプのオートレフ並みの充分な測定範囲と高い精度を提供します。表示・プリント:連続測定時の測定時間0.14秒を実現。自動的に瞳孔サイズを測定中に画面表示し、プリントアウトします。発生し、測定差が大きい場合は自動的に3回のリトライを繰り返し、測定値を安定化します。長時間連続使用が可能リチウムイオン電池の採用で、連続使用時間が約80分にアップしました。フル充電時間は120分です。ステーションにACアダプタが内蔵されているので、DCコード接続(オプション)すれば、バッテリーに左右されることなく、長時間連続使用も可能です。水平度センサーの採用により、水平マークと傾きを、数値として表示します。±12°までは2°刻み、±45°までは3°刻みで表示されます。