シリーズで高さを測る機能は2つ。ハイト(高さ)トラッキング機能と、ハイト(高さ)プロファイル機能があります。「ハイト」とは英語で”height”、「高さ」を意味します。今回は、高低差測定ができる、ハイト・プロファイル機能をご紹介します。傾斜センサーが付いたライカのレーザー距離計は、離れた所から『高さ』を測ることができます。自分で決めた基準からの高低差を測ることができます。下図では、1番目の測点を基準としています。次回以降の測定は、その基準からの高低差を算出します。基準からの高低差に加え、DISTO本体から測定点までの水平距離も計算されます。ハイト・プロファイル機能で測定した時の画面です。1番下の大きい値が高低差です。これは、床から天井までを測定した結果です。ファインダーモードで測定すると、画像と一緒に保存されます。空間になっていて真下がどこかわからない、という場合に使える機能です。平面の凹凸や傾斜を測定したいとき(簡易レベル出し)一見、平らに見える面でも、緩い傾斜や高低差があります。その差がどれだけあるか知りたい場合に「簡易レベル出し機能」として使えます。斜面の形状を測りたいとき斜面の形状を測りたいときにも役立ちます。アイコンのデザインは、この測定場面をモデルにしています。高低差測定(ハイト・プロファイル)機能の使い方まず、ハイト・プロファイル機能を「FUNC」ボタンから呼び出します。touchの画面です。アイコンは、土手のような、S字を伸ばしたような形のラインが目印です。最初に、高さの基準としたい場所を測定します。地面や床、目印となる場所、任意に決めた場所などです。測定すると、下記のようなアイコンが一瞬、表示されます。正常に基準値が設定されたというお知らせです。「REF」というのは、Referenceの略で、測定基準値のことです。準備ができたので、レーザーをオンにして、高さを測ります。測定後、画面の一番下に大きく表示されているのが、基準からの高さです。その上の少し小さい値は、レーザー距離計本体からの水平距離です。基準からの水平距離ではありませんので、ご注意ください。続けて同じ基準からの高さを測定したい場合は、DISTボタンを押しレーザーを出して、測定します。機能アイコンボタンを押して、最初からやり直せます。X4は、ハイト・プロファイル機能がありませんが、2点間距離測定(P2P)機能を使うことで、基準からの高低差を測ることができます。X4でP2P機能を使用するには、別途アダプターDST360が必要です。詳しくはこちらのページをご参照ください。DISTOシリーズの下記3機種で使えます。S910高低差測定には、アダプター・三脚を!レーザー距離計で高低差を測る場合は、本体を上下に動かします。手で持って測定すると、回転軸がぶれるため、精度が大幅に落ちます。それを防ぐために弊社では、アダプターと三脚をご用意しています。下記をご参考になさってください。専用のアダプターがあります。直線距離を測るだけなら、...高さを測る製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。