Evolution18,24製品概要お問い合わせ超高温電気炉のグラファイト炉は長寿命です。サンプルチャンバーの保護管にアルミナを選択した場合、最高温度1750°C、グラシーカーボンを選択した場合は最高温度2400°Cまで測定が可能ですSETSYSの熱量検出器は測定温度範囲や測定目的に応じて熱電対やDTA,DSC選択が可能です。示差熱天秤として使用する場合、下吊りタイプであるため、最大測定サンプル重量が20g、変化量が±200mgまで測定可能です。DTA、DSC検出器を取り付けることによりTG/DTA,TG/DSCとしてご使用になれます。ロッドが垂直方向の一直線上に並び、試料に加わる荷重は試料検出部を磁気浮上させることにより、最小荷重量1gから0.1g単位で荷重量を設定することが可能です。温度検出器にW5熱電対を使うことにより、水素など還元性雰囲気で測定が可能です。SETSYSシステムは最高温度2400°Cの超高温熱分析シリーズです。超高温電気炉に小型の円筒グラファイトカーボンを使用することにより、デスクトップ型TG―DTA、TMAシリーズがラインナップされています。測定目的に応じて試料ホルダーや検出熱電対モジュールを交換することにより、1600,1750,2100,2400°C仕様のシステムに切り換えることができます。Evolutionバージョンでは測定に不可欠な雰囲気ガスのガス種類の切替と流量がPC制御され、さまざまな応用測定に対応できます。SETARAM社のサイトはこちら印は、必須項目です。TCi上記以外の製品をお問い合わせに追加する場合、下記より装置の種類をお選び下さい。タロウE-mailアドレス例)info@rigaku.co.jp(英数字半角)こちらのアドレスにお問い合わせ内容の確認メールを送らせていただきますので、お間違いのないようご入力願います。例)042-544-9795(数字半角)ご意見・ご要望(1000文字まで)その他ご意見・ご要望等がございましたら、こちらにお書き添えください。ご記入いただいた個人情報は、本件に関するお客様へのご連絡に利用させていただくことがあります。