オートレフケラトメーターWAM-5500は、両眼開放での、レフ/ケラト測定機能に加え、屈折値と瞳孔径の同時測定を可能とした、調節力測定レフです。これにより、術前術後の調節機能の変化、老視の検査、VDT作業などの疲労による調節異常の検査、などにご利用いただけます。パソコンと接続する事で連続高速測定が可能となり、調節反応をダイナミックに測定する事もできます。調節モード屈折値と同時に、瞳孔径を測定します。これにより、調節と同時に行われる、縮瞳/散瞳が測定でき、実際に調節が行われているかがより正確に判定できます。測定時の瞳孔径の画像解析イメージを画面上に表示しますので、ビデオ等を使用する事で、精密な確認にも使用できます。モードを選択し、近点視標をその距離に合わせていただく事によって、50、40、33、25、20cmでの理想屈折力も表示しますので簡単に比較できます。ハイスピードモードパソコンに接続し、専用通信ソフトWCS-1を使用する事で、0.16秒間隔で、SE値、瞳孔径を測定する事ができます。取り込んだデータを、マイクロソフトエクセル等の表計算ソフトで即座に解析できるので、調節反応を簡単に、ダイナミックに確認する事ができます。視標を50cmから20cmまで20秒ごとに、段階的に近付けていった時の結果です。これにより、被検眼は、理論屈折力、-2.00Dから、-5.00へ追随している事がわかります。瞳孔径も4.0mmから、3.2mmに縮瞳しているのがわかります。(瞬きを定間隔で行っております。検査後すぐに、測定眼底像が確認できます。測定不能時の原因確認や、データの良否判定に役立ちます。この機能で、眼底像が正常かどうかを判断しながらアライメントを調整する事で、IOLモードでも測れない患者の屈折度数が測定できます。両眼開放の状態で、すなわち自然視の状態で測定を行うため、器械近視になりにくく、より正確な屈折測定が可能です。持つような物が利用でき、よりスムーズな測定が可能になりました。視標の距離も自由に選べるので、中、近方視標での測定も行えます。SE値をモニター表示SE値(等価球面度数)が測定の度にモニター表示されるため、調節の変化をチェックすることが出来ます。(3回分を表示します。同時保存でき、エクセル等で解析可能です。移動は距離ではなくディオプタ―基準となっており、測定値との比較が的確で容易です。視標移動と測定の開始をWAM-5500のジョイスティック操作、外部スイッチ(オプション)のどちらからでも可能です。