居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。(2000年に購入)こんなトラブルにも遭遇しています。抵抗レンジがおかしい。0.1Ω~0.01Ωの値が不安定なのです。リード線の先端にミノムシクリップを付けたこんなプラグを挿していました。普通のバナナプラグよりちょいと短いんです。これも、いつから使っているか分からないくらい古いモノ。・バナナ皮部分の隙間にマイナスドライバをつっこみ広げてジャック側との接触圧を高めてみる。・バナナ皮部分と根元をハンダ盛りしてみる。状況は変わらずでした。短絡電流:0.1mAテスターのジャック部分に「大阪魂」をシュッシュしても変わらず。不安定なことはありません。87IVがおかしい!これの中を見るのはダイヤルのトラブル以来。「プラス」の「V・Ω」ジャック部のハンダがあれれ?!ハンダ割れしてる。※なんか最初からハンダ付けが良くないような・・・ちゃんと流れてない。鉛フリーハンダだから?他3つのところはもっとキレい。プラスのジャックは、電圧レンジと電流レンジで赤色プラグを入れ替えなければなりません。抜き差しが多いところです。チカラもかかるし、それが原因かと。ハンダ付けをやり直して解決です。ついでにテスターの電池を新品に交換。トラブルを気づかせてくれたこのテスターリード、プラグとクリップはそのまま再利用ですが、赤黒の電線を新しくしておきました。※被服を剥いた元の電線、きれいな銅色じゃなかった。プラグとクリップにつながる部分のハンダ付けをやり直し、これですこぶる安定。87IVの直流最小電圧レンジは1μVを読めます。赤黒のクリップで、例えばピンセット(異種金属)の先端と根元を挟み(この状態では0.000mV)、片方のクリップを熱すると電圧が発生するのがわかります。黒クリップ側加熱でプラス電圧なら、赤側を温めるとマイナス電圧が出てきます。ヒートガンを使って熱くすると「mV」桁の電圧が出てきます。マイコン型導通チェッカー、頒布しています。