居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。(2000年に購入)こんなトラブルにも遭遇しています。抵抗レンジがおかしい。0.1Ω~0.01Ωの値が不安定なのです。リード線の先端にミノムシクリップを付けたこんなプラグを挿していました。普通のバナナプラグよりちょいと短いんです。これも、いつから使っているか分からないくらい古いモノ。・バナナ皮部分の隙間にマイナスドライバをつっこみ広げてジャック側との接触圧を高めてみる。・バナナ皮部分と根元をハンダ盛りしてみる。状況は変わらずでした。短絡電流:0.1mAテスターのジャック部分に「大阪魂」をシュッシュしても変わらず。不安定なことはありません。87IVがおかしい!これの中を見るのはダイヤルのトラブル以来。「プラス」の「V・Ω」ジャック部のハンダがあれれ?!ハンダ割れしてる。※なんか最初からハンダ付けが良くないような・・・ちゃんと流れてない。鉛フリーハンダだから?他3つのところはもっとキレい。プラスのジャックは、電圧レンジと電流レンジで赤色プラグを入れ替えなければなりません。抜き差しが多いところです。チカラもかかるし、それが原因かと。ハンダ付けをやり直して解決です。ついでにテスターの電池を新品に交換。トラブルを気づかせてくれたこのテスターリード、プラグとクリップはそのまま再利用ですが、赤黒の電線を新しくしておきました。※被服を剥いた元の電線、きれいな銅色じゃなかった。プラグとクリップにつながる部分のハンダ付けをやり直し、これですこぶる安定。87IVの直流最小電圧レンジは1μVを読めます。赤黒のクリップで、例えばピンセット(異種金属)の先端と根元を挟み(この状態では0.000mV)、片方のクリップを熱すると電圧が発生するのがわかります。黒クリップ側加熱でプラス電圧なら、赤側を温めるとマイナス電圧が出てきます。ヒートガンを使って熱くすると「mV」桁の電圧が出てきます。温調機の温度表示がおかしいということで、工場へ行ってきました。あれこれあったのですが、ありゃまだったのが「K型熱電対」の故障でした。熱電対が生きているかのチェック方法、簡単にはこんなところかと。・温調機につながっている端子を外す。・テスターを抵抗レンジにして端子間の抵抗値を測定。・熱電対そのものは先端が短絡状態なので、温調機から熱電対までの距離に応じて補償導線の抵抗値が現れる。・次にテスターを直流ミリボルトレンジにして端子間の電圧を測定。・熱電対のある所と端子のある場所の温度差が無ければゼロボルト。・熱電対の先端を加熱してみる。シース管を手で握っただけでも反応。(0.01mV桁)シース管を湯に浸ける、ドライヤーで加熱、熱くなったハンダゴテをに当てるなどするとミリボルト単位で変化。何らかの温度が出る専用計器の無い現場的には、テスターをΩレンジにしてその測定電圧を利用して抵抗や(持ってれば)指先の皮膚抵抗でもって微少電圧を加えてやる。こんなところでしょうか。今回の熱電対の異常、補償導線の抵抗チェックはOK。ところが、電圧チェックがおかしいのです。シース管を温めてもゼロボルトのまま。「この熱電対おかしいで」っと、シース管から出た熱電対のケーブル(2mの補償導線で中継ボックスに接続)を切ってみて、どこがどうなのかを確かめてみました。写真、右側が端子のつながっていたところ。左の方は熱電対に近いところ。ヒーターでの加熱の影響か、導線の色が変わってしまっています。切った左側は熱電対につながっているんで、シースを暖めるとこの点の電圧が上がるはず。ところがゼロボルトのまま。「なんじゃこりゃ?」っと、熱電対の根元近くからケーブルの外装をむいてみると・・・2線両方の被覆が破けていて補償導線が接触していました。熱電対を加熱してもここで短絡してると電圧は出てきません。ケーブルが折れ曲がっていたところです。制御対象はゴムの成形機。動きがあるんで、微妙なこすれが原因なのでしょう。予備品と交換して対処。これも古いもんなので、新品交換ということで熱電対を発注しました。その到着を待って、再度、現場で点検です。↓http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/pdf/press/H29d/170630.pdfこんなことがあったんだ。C8708:2019(7.5.1.4)」が読めるようになっています。互換性がある円筒形単電池のサイクル試験条件は、使用者の実使用に即したものにするため、表16に示す手順を実施する。(b)・注(a)充電制御方法は,-ΔV=5~10mV又は132分間。充電制御方法が前記条件に適合しない場合は、試験を終了する。同じ手順を100及び150サイクル目に行ってもよい。持続時間が3時間未満になるまで、表16の1~50サイクルの試験を1単位として、その単位を繰り返す。持続時間が3時間未満になった段階で、更に表16の50サイクル目に規定する手順で、放電持続時間の測定を行う。サイクル耐久特性試験は、この2回の放電持続時間がいずれも3時間未満になったときに完了する。試験が完了するときのサイクル数は、次の値以上でなければならない。HR14及びHR20の単電池は、200~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ざっと、解説と気づいた所。・「んItA」は今までの「んC」と同じ。充電池の定格容量から算出した電流値。2000mAhの充電池で0.5ItAは1Aのこと。・充電方法:7.5.1.3では「製造業者が推奨する充電制御方法」という記述があったんですが、7.5.1.4は充電条件の電流値や-ΔVの値が規定されています。これって、どんなもんでしょね。作ってきてくれました。記事と同じでひとつ「2100円」。2コまでならクリックポスト(185円)でお届け。3コ以上はレターパック・ライト(4kgまで360円)を使います。クリップ付きのは、私が常用している「12mm厚・無塗装の鉄」。手入れが悪いんでちょっと錆が・・・。SUSだと錆の心配はありません。SUSのキャップボルトと平ワッシャ、それにクリップの口先にくっつけられる2mm厚のEPDMゴム板を添付します。クリップは付きませんのでご自身で65mm幅のを入手してください。※リクエストはこの記事にコメントをどうぞ。(日)カラスの集会のせいで・・・仮復旧カラスの集会のせいで・・・6エレ八木アンテナ、「回ってしまった導波器」を仮復旧しました。「高枝切り鋏」を持って屋根に上がり、エレメントを「ムギュ」。・・・ルーフタワー途中まで登って作業。「おとんはやめとき」っと。エレメントとブーム、こんな具合に「Uボルト」で固定。もんで、エレメントの先っちょに「体重のある鳥」が乗ったら、くるりっと。エレメントが曲がるよりましだっと思っておきます。「ZAQ」のHP+ブログの閉鎖で、復活させていない昔のHP記事がたくさんあります。古い実験資料は役に立たないでしょうが、「ちゃんとしておきたいな~」というのもほったらかしになっています。したものかと見ていたのがニッ水電池を継ぎ足し充電した時のメモリー効果発生の様子です。継ぎ足し充電を繰り返すと、徐々に放電電圧が低下。それが「1.00V」までの放電を行うと解消するという、有名な現象です。ZAQのHPに置いていたこの記事をまとめてみました。※2006年1~2月に行った実験です。使った電池はこの4本。期待していましたが、eneloop以外はカス。二つの実験手順を実施。充放電の放電条件を変えます。・放電時間60分、これを繰り返したら・・・その結果です。充電器はパナの「BQ-390」。↑仕事場で頒布していたキット。電池をセットする電池ホルダー、当時はKEYSTONE社のメッキもの。※その後、安定した接触が得られるBULGIN社の電池ホルダーに変えました。↑こんな電池ホルダーを使っての実験は信用なりません。得られたグラフ、変化が見えるように「GIFファイル」にしてみました。充放電を繰り返し、10回に「1.00V」まで放電します。放電停止電圧「1.15V」での様子。(画像クリック↓で開始)次が放電時間「60分」の様子。16回目の充放電が終わりました。手動での操作になるんで、1日に1~2回しか充放電できません。もんで、電池イジメはなかなか前に進みません。今回のイジメでは、1本は「1.0V」まで。1本は「1.1Vあるいは90分」まで、「1Ω」の抵抗で放電させています。充電器は東芝製TNHC-34Cこの放電条件での3回目の放電。Bat1は1.00Vまで、Bat2は90分で放電停止している様子が見えています。90分の位置で見ると、ほとんど差はありません。16回目の放電がこれBat2の放電カーブ(綠色)に注目すると、60分を過ぎたあたりから、Bat1とは異なる電圧低下カーブを描いています。これがいわゆる「メモリー効果」。エネルギーを残して放電を止めることを繰り返していると発生します。Ni-Cd電池に比べてニッ水電池では少なくなったと言われますが、こんな具合に出現します。電圧は下がっても(90分時点で0.3Vくらい)「放電容量」はさほど変わりません。Bat1の放電データを90分でちょん切ってしまい、容量を推定させると(放電電圧と抵抗などから電流を積算)・・・90分までの容量は「1%ほど」しか変わりません。グラフの下、見えてない所に(1.0V~0.0V)主たるパワーの源があるのです。面積で考えると、60分~90分の落ち込みはたいしたことないぞ、というわけなのです。電圧低下は発生しますので、バッテリ電圧低下警報が早く出るという可能性はあります。Bat2に関して、今は90分で放電停止していますが、ひょっとすると先に「1.1V」に引っかかるかもしれません。このまま実験(電池イジメ)を継続します。昨夕から今朝にかけて、どういうわけか近所一帯にカラスがいっぱい。あたりでは近鉄電車高架鉄塔にほんといっぱいのカラス達が集会。・・・きっとカラスが電車に衝突して、その「葬儀集会」でもしていたんじゃないかと想像・・・その余波か、今朝もカラスが近所を飛び回っていたんです。今日の夕方に撮った写真。ブームじゃなく導波器の先っぽに乗られたようで、4本のうちの1本が傾いてました。※FM放送受信用アンテナがヨソ向いているのと同軸がバラけているのは、昨年の台風のせい。6エレ八木のほうが回転してしまったのです。非常に特殊なパーツにこんなのがあります。・sin-cosポテンショメータ一つの軸に、SINカーブとCOSカーブを出力する可変抵抗が付いて、360度グルグル回転し回転角の検出に使います。二つの電圧値から軸の角度が分かります。2相パルスを使ったローターリーエンコーダのように原点信号は不要。これの応用回路、こうして使うんだ・・・を紹介しておきます。左側の回転軸が回されると、離れた場所に置いた目盛板の指針がその角度に追従するという仕掛けです。目盛板の指針は、正逆できるようDCモータで回します。※シンクロはここ↓に登場。紹介する例は、ポテンショメータで角度を伝えて、遠隔場所で制御しようというものです。・・・制御には「マイコン」を使わず「アナログ」回路だけで!その主要回路を示します。肝になる部品が「乗算器」。アナログマルチプライヤです。二つのポテンショメータから出る4つの信号を乗算器に入れます。すると、追従制御に必要なアナログ値が出てきます。※この用途ではありませんが、アナログ乗算器も当ブログに出ています。・「4-quadrant」という名がかっこいい(かも)これで追従制御できる原理が「三角関数」。その「積和」の公式でもって、A、Bの角度差をSIN値として算出します。角度差がゼロなら出力のSIN値もゼロで追従モータを停止。角度差「A-B」の正負でSIN値も±になって、正転駆動か逆転駆動かの判断ができます。乗算器接続の「SIN-B」だけ反転入力回路に入れて積和計算の符号を変え、SIN(A-B)を得ているのがミソ。アナログ的な処理なんで、入力レベルの飽和にだけ気をつければOK。モータの速度制御部は飽和しても、最高速になるだけ。息子からもらったスマホ充電器さっそくですが解体してみました。充電不良が発生ということで、どこかにトラブルの元がひそんでいるはず。「type-c」コネクタから。途中でシールド線が断裂してました。シールドが電源のマイナス。シールドの中には「○」で示す細線が組み入れられているんですが、電源のプラス側を通す赤線(AWG20くらい)に比べると電流は流せません。これが不調の原因かなぁ。コネクタ部の様子です。赤がプラスで、黒いのがシールドがまとめられたマイナス側。「S4」はPTC:ポリスイッチのようです。ニッパを使っての解体時、カドをちょいと欠損させてしまいました。コネクタ部デバイスはPTCだけ。右が一次側(AC側)。ヒューズがあって、フィルタがあって。寝かせた平滑コンデンサが見えています。基板の切り欠きで一次側(左側)と二次側(右側)が分かれます。電圧制御のためのフォトカプラが橋渡し。この状態で通電しましたが、出力電圧が出てきません。何かを制御しないとオンしないようです。3つの信号線の電圧を測りますと、D+とD-は0V。「CC」に+5Vが出ています。CC-GND間に抵抗を入れると出力がオンして5Vが出てきました。抵抗をどんどん小さくしして、最終的にCC-GNDを短絡しても大丈夫なようで短絡電流は0.2mA。被充電側でGND接続しておくと充電電圧(5V)が発生するようです。充電電圧の切り替え方法(5V、9V、12V)は不明。USBでの通信が必要なのか、何か別の信号が必要なのかは調べられていません。・機器に関する情報を通信する「CC」という専用の信号ラインがある。PD対応充電器に機器が接続されると、このCCラインを通じて充電器と接続機器間で情報が交換される。・充電器からは供給能力が、接続機器からは要求する電圧・電流が送られ、供給電圧・電流が充電器と接続機器の間で決まる。PDでの急速充電が始まる。いうことで、CCが通信ラインだそうです。基板に乗った二つの6ピンIC、これがそれを担っているのか?単純なGND落としで5Vオン・・。JapanCCの電圧(GND間に入れた抵抗値)で5V出力での出力電流が決まるみたい。※追加実験CC-GND間にいろんな抵抗を入れ、CC電圧をあれこれ変えてみても、最大出力電流は変わりませんでした。最大電流「約3.5A」でシャットダウン。シャットダウンしたあとは、AC100Vをオフしてしばらく(10秒くらい)放置しておかないと回復しません。CCの短絡電流、5V/0.2mAということで25kΩの抵抗がつながっていると想像できます。(正確な値は置いておいて)これがこのACアダプタの最大電流を示しているのでしょうか。被充電側装置が、この電流を見て「3Aいけるぞ」と判断するためのもので、電源側は「いつでも5Vフルパワー出すぜ」ということなのかもしれません。図書館から借りてきた本。