より整備・運用されている地震観測網のひとつで、強震動と呼ぶ被害を及ぼす様な強い揺れを確実に記録するための強い震動でも計測データが飽和しにくい「広ダイナミック・レンジの加速度型ディジタル強震計」による観測網である。観測により得られたデータはデータベース化され、断層破壊過程の詳細解析、地震ハザード・被害リスク評価などの様々な研究や実務に役立てられている。KiK-net)として統合され、地震毎に編集された強震データはインターネット経由で地震発生から数分で利用することができる。気象庁のほか観測点が設置されている自治体にもリアルタイムで震度情報が提供されている。ほとんどの観測点は陸上にあるが、相模湾の海底ケーブル式地震計も含まれている。一環として整備が始まった。より各々の目的にあわせ独自に整備され運用されていた。そのため、観測網がカバーする地域は特定の地域に偏重し地震動の観測能力や配置はまちまちであった。従って、能力を揃え一定の密度で均質な観測をする性能が必要とされた。Network:全国強震観測網)で整備された観測施設は約25kmの間隔で全国に約1000箇所ある。建造物が破壊される震動を捉えるのが目的のため、ほとんどの強震計(地震計)は地表に設置されている。IP網を利用した方式に変更された[1]。GPS変位計が併せて設置されている。それぞれの観測施設には観測井(観測用の井戸)が掘削され地表と地中(井戸底)の双方に強震計が設置され、鉛直アレーを構成している。と一定の距離をおくことが要求され、なるべく人里を離れた岩盤で堅牢な場所が選定されている。進入可能で長期に渡り安定した観測を継続するための地点となる。候補地周辺に適切な立地条件の土地が見つからない場合は、施設は建設されない。高感度地震計:固有周期1秒の3成分(上下,東西,南北)の地震計を「地表」と「地中」(深さは観測点毎に異なる)の両方或いはどちらか一方を設置。よる自然的要因の影響を受ける。200m程度の観測井に設置される。観測条件の悪い場所では、1000m級の観測井が必要な場合もあり、最深はさいたま市岩槻区の3510m。地中用地震計の使用最高温度は、85°Cである。地震計[編集]配備開始年と型式1996年:K-NET95型(SMAC-MDK型と同等性能)、2000galまで計測可能。2004年:K-NET02型及びK-NET02A型、4000galまで計測可能。2008年:KiK-net06型、4000galまで計測可能。4022galを記録した)2013年:K-NET11型及びKiK-net11型。2020年時点では、K-NET02とKiK-net06の合計約1700台により観測を実施。センターへのデータ通報方法[編集]運用開始当初は、一定以上の震動を検知した場合に観測点の機器は自律的にデータセンターに観測データを送信する方法を採用していたが、観測点毎にデータの記録開始時間が異なるため、地震波の弱まる遠地では記録開始時刻がP波到達時刻以後になる事もあった。複数の観測点のデータをまとめて処理を行う際には開始時間を揃えるために余分な処理が必要となっていた。この様な状態を解消するため、2008年3月17日以降は、Hi-netで得られたデータを着未着法で処理し即時推定された震源情報を元に、地震波が到着する前にHi-net回線を通じ遠隔で一斉に記録開始のトリガーをかけ観測情報のセンターへの観測データ送信を開始する[2]センタートリガー方式に移行した。このデータを着未着法などで処理するシステムとして同様な物に緊急地震速報がある。公開データ[編集]地震の観測データだけでなく、観測点が設置されている場所の土質データも併せて公開されている。土質データと合わせることでより詳細な分析が行える。強震観測網にはデータDOIが付与されている[3]。測地系のほか、公開されるデータの一部が異なっている[4]。間隔で覆い1000箇所以上の観測点があり強震計は、地表に設置されている。観測点に併設されており、地表と地中(観測井戸底)に設置されている。さ、マグニチュード」の速報値と最大加速度マップの静止画、観測点毎の地震動波形(強震記録波形)データなどと共に揺れが伝わる様子の動画が公開される。観測波形データと合わせ公開される。Analysis)を利用し利用者自身の手で解析が行える。被害規模の即時推定システム[5]のデータにも利用されている。(0.125、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0Hz)」の画像データが1秒毎に更新されている。)では終日にわたって緑色の明るい点が点灯しているため、都市部における日中の弱い地震では色の変化は捉えにくい(反対に、経済活動の少ない地方では、夜間になるとほとんど青い点のままになる)。2019年11月より、Yahoo!天気・災害でも提供されている[7]。鳥島近海(20倍速動画)数種類の動画が選択可能P波、S波の地震動が伝わっていく様子がよく分かる。停電などによるデータ伝送経路の異常のため、色が無くなっていく観測点が次第に増加していく。運転指令所へ転送提供され、必要に応じて新幹線を緊急停止させるために活用されている[8]。2020年1月24日閲覧。2020年1月24日閲覧。歴史この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:技術と産業)。この項目は、災害、防災に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:災害/Portal:災害)。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。