(5/12)熱電対式温度計の勉強をしているのですが、微小な熱起電力を計器に指示させる場合に回路抵抗の変化を無視できるようアンプで増幅するところまでは理解できたのですが、「高入力インピーダンスの増幅器」という意味が理解できません。インピーダンスというと交流ということが頭に浮かぶのですが、システムの中に交流が使用されているようには思えないのですが・・・。直流を扱っていてもあたりまえのことなのでしょうか。電気に詳しくないので出来れば簡単に説明していただけると助かります。(2593/8599)ほとんど回答が出そろっていますが若干補足します。熱電対の場合には直流専用でいいわけです。交直両用増幅器が全盛です。このため、直流を扱っていても交流の世界の言葉であるインピーダンスと言う用語がでてきてしまうわけです。高入力インピーダンスの増幅器というのは、他の方も言われている通り熱電対から電流をほとんど食わないということです。増幅器と同じだ位にお考え下さい。熱電対の起電力を正確に測定する方法は、基準電源とふつうのアンプとサーボモータと精密可変抵抗器による、自動平衡型計器しかありませんでした。(19/71)高入力インピーダンスをわかりやすく補足しますと・・・ある回路の一部分の電圧を測りたい場合、そこに電圧計を接続すると電圧計の内部抵抗が回路に影響します。そこで高入力インピーダンスの電圧計を使用すれば回路に対する影響が少なく、高精度の測定ができる。02:40回答No.3noname#16572回答#2で間違えました。R,L直列回路でZ=R+jωLとしてください。Cを入れたら直流抵抗無限大です。(恥ずかしい)どうもすみません。01:30回答No.2noname#16572bk17さん、こんにちは交流インピーダンスをご存知なようですので、周波数ωの時のR,L,C直列回路のインピーダンスを思い出してください。