キーエンスtcm:106-1625268-64このウェブサイト上で利用可能なすべての機能を使用するには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてください。/推奨代替商品カタログ技術資料マニュアルCADソフト他お問い合わせ国内の拠点一覧・サポート海外の拠点一覧・サポート【お知らせ】2人に1人に特選ビジネスグッズをプレゼント。吸着時の変位量のみを検知するゼロシフトゼロシフトは吸着前の圧力値を強制的にゼロにし、吸着での変化量のみをクローズアップする機能です。これにより、元圧変動や温度変化の影響をキャンセルし、変位量のみを検知できます。ゼロシフトのタイミングを調整ゼロシフトタイマ内蔵ゼロシフト信号を入力してから、実際にゼロシフトを実行するまでの時間を1ms単位で任意に設定できます。バルブ開信号をゼロシフト信号として入力すれば、必要な時間だけセンサ側でゼロシフトするタイミングをずらしてくれるため、PLC等のプログラミングが不要になります。負圧タイプ(AP-C31)でも吸着確認とは別に出力2で真空破壊圧の検知ができます。(ゼロシフトと併用する場合はA-1モードをご使用ください。AP-C30(マルチレンジタイプ)をご使用ください。標準装備のアナログ1-5V出力も処理時間は1msを実現。装着評価時などに実際の圧力変化をオシロスコープなどで正確に確認する事ができます。異常な圧力状態を範囲を決めてエラー出力ウィンドウモード搭載エラー信号がほしい上限と下限を設定するだけで元圧を監視できます。断線時には出力はOFFとなり、異常圧力状態と同じ動作となりますので安心です。上限と下限で出力を分けたい場合はF-1/F-2モードをお使いください。元圧の変動をデータで残したいアナログ出力装備AP-C30シリーズはモニタ用のアナログ出力を標準装備。装置の稼動状態による元圧の変動をデータで残す事が可能です。圧力のピークとボトムも常に更新・記録しますので、圧力の変動範囲が簡単に調べられ、設定値の目安が簡単にわかります。大口径シリンダなどの影響による一瞬の圧力低下を無視する機能です。Reserved.お客様の情報についてサイトマップHOME。