175T3は熱電対プローブ2本を同時接続できる2チャネル対応のUSB温度データロガーです。冷却塔のパイプやオイルヒーターのパイプ出入口などの表面温度差を測定するのに適しています。超低温冷凍庫から高温の炉壁など幅広い温度帯に対応しています。この測定器にはプローブが必要です。175T3温度ロガーは、外付け熱電対プローブ(T型またはK型)を2本接続できるため、2チャネルでの温度記録に最適です。暖房システムが正常に動作していることを確認する場合は、出入口温度を温度ロガーで同時に測定します。工業生産管理で異なる場所の処理温度を確認する必要がある場合にも同様に利用できます。用途に合った外付け熱電対プローブを選択できるので、ユーザアプリケーションにフレキシブルに対応します。表面温度プローブ、気体プローブ、浸漬芯温プローブなどのプローブがあり、測定範囲と精度は、選択する熱電対プローブによって異なりますが、-50~+1,000°Cの範囲を測定できます。ディスプレイには、現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など、重要な情報が表示されます。これらの値はすべてディスプレイ上で読み取ることができるので、PCを起動する必要はありません。最大100万件の測定結果を保存できる大容量メモリと最長3年間という長いバッテリ寿命を備えています。電源には単4乾電池を3本使用します。保存データは電池切れや電池交換の際も消失せず、高い安全性により守られています。温度データロガーの設定と分析ロガーの設定や読取り、取得した測定データをPC上で分析できるソフトウェアを、以下の3種類のバージョンからお選びいただけます。11で求められる要求事項に対応。175T3をご利用の際は、少なくとも外付けのTまたはK熱電対プローブ1本が必要です。USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用下さい。SDカードは2GBのものを推奨しており、弊社へご注文いただくことも可能です。(外部プローブ接続口×2;TおよびK熱電対)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書。1本以上接続する必要があります。プローブとUSBケーブルは、温度ロガーと一緒にご注文いただくこともできます。データロガーのプログラムと読み取り、データのアーカイブ用ソフトウェアです。Testoデータロガーのプログラムと読み取りを行うためのソフトウェアです。ダウンロードを行ってください。お客様のセキュリティ対策により、Webダウンロードができない場合は、システムアドミニストレーター(IT責任者)にご相談いただくか、CD版ソフトウェアをご購入ください。プライバシーポリシーTOP。