LMS-3000は湿式・乾式の両方に対応し、装置サイズはコンパクトながら優れたパフォーマンスを発揮します。使いやすく、どなたでも安心して、ナノメートルからミリメートルまで幅広い粒子径の正確な測定が行なえます。フルレンジ0.01μm~3500μm。高い再現性と高精度測定:10kHzデータ取得により様々な粒子径に対して高精度を保証。光学ベンチの幅はたったの690mm。湿式分散ユニットと乾式分散ユニットの切り替えが簡単。自動ロック機能付きセルで、交換とメンテナンスが容易。乾式分散ユニットは壊れやすい粒子から凝集しやすい粒子まで高精度の分散が可能。乾式ワンショットノズルユニットを取り付けることで、マイクロスパチュラ1杯程度の試料でも手軽に乾式測定ができます。湿式分散ユニットHydroシリーズは、多種多様な試料に対して強力かつ迅速な分散が可能。あらゆる測定をサポートし、ユーザのデータを独自の方法で作成可能。測定データのライブ表示が可能に。試料測定に役立つ光学特性最適化アシスト機能。アプリケーション情報がすべてのシステムに内蔵。トラブルシューティングと装置診断により技術的なサポートがより可能に。構造レーザー回折測定の測定範囲と精度は、光源の安定性と波長、ディテクター配列の全角度の感度によって大きく左右されます。中心部に光学系が折り返される形で収納されており、小さな設置面積の装置内に最先端のディテクター配列が装備されています。青色の半導体レーザー光源により、サブミクロンレベルまでの測定に対応し、0.01μmの試料を精密に検出します。いう高速データ取得により、測定の精度が向上します。多分散系試料に対しても、高精度な粒度分布測定が実行できます。分散媒を使用する大容量のユニットです。測定用の試料量が多い場合の用途を想定しています。大きめの粒径で粒度分布が幅広い場合でも、代表サンプルを取り込み最適な測定が可能です。内蔵超音波プローブにより凝集を分散することが可能です。強力な遠心ポンプにより粒子の沈殿を防ぎ、偏りのない粒度分布測定が可能になります。分散媒は自動で供給され、サンプルの分散、洗浄までをソフトウェアで制御しています。中容量の湿式分散用に設計されており、さまざまな試料の種類に対応しています。内蔵超音波プローブが分散プロセスを促進しながら、試料全体を偏りなく測定できるように、強力な遠心ポンプで沈殿を防ぎます。有機分散媒と無機分散媒のどちらでも自動的に分散ができ、分散プロセスを調整し、解析の効率を向上させることができます。内蔵超音波プローブにより凝集を分散することが可能です。強力な遠心ポンプにより沈殿を防ぎ、偏りのない粒度分布測定が可能になります。分散媒は自動で供給され、サンプルの分散、洗浄までをソフトウェアで制御しています。EVは、市販のガラスビーカー(250,600,1000ml)をご利用いただけるので、測定対象にあった湿式分散が可能です。測定対象にあった容量のビーカーをお選びいただくことができます。ディップイン式ヘッドには、分散プロセスを促進する内蔵超音波プローブ、および試料全体を偏りなく測定できるようにするための遠心ポンプ/スターラーが装備されています。SVは、サンプル量が少量しか準備できない場合に最適な微量サンプル分散ユニットです。スターラーの回転速度はソフトウェアからコントロールできます。SMは、50ml~120mlの有機溶媒対応の小容量分散ユニットです。充填、排出や洗浄は手動となります。Sは、まったく新しいタイプの乾式粉体分散装置で、最先端の粉体分散の知識をベースに開発されました。わたるさまざまな測定の用途に対応するように設計されています。凝集しやすい粒子から壊れやすい粒子まで、一次粒子にダメージを与えることなく、試料を効率的に分散できます。試料の供給速度と分散圧の両方を精密に制御し、分散プロセスにおいてきわめて高いレベルの再現性を実現します。乾式ワンショットノズルユニット乾式用セルカセットに取付けることで、マイクロスパチュラに1杯程度の微小量サンプルでも、手軽に測定が行えます。スパチュラにサンプルをとり、吸引ノズルに近づければ数秒で結果が得られます。エジェクターには当社ジェット粉砕機に使われる高精度分散ノズル技術を用いており、湿式と同程度の高分散測定が行えます。Sightは、湿式粒子の分散状態を可視化する湿式サンプル用のアクセサリです。湿式分散ユニットと装置本体の測定セルとの間の流路に接続することで、簡単に導入できます。分散状態と粒子径結果の変化をリアルタイムで確認することで、分散の経時変化や気泡の混入などが一目で判断でき、最適な条件での測定が行えます。LMS-3000用のソフトウェアとは別のソフトウェアで、画像取り込みとデータ解析を提供します。レーザー回折測定中に、サンプル画像と、画像から計算された粒子径分布が連続的に表示され、いつでも画像の保存が出来ます。粒子径分布および粒子の伸度分布が連続的に更新され、「分散パラメーター」のトレンドグラフによって分散状態の変化がモニタリングできます。異常な粒子を検出すると、画像を自動的に取り込み、トラブルシューティングの手助けをします。屈折率や吸収率が不明のサンプルは、光学特性最適化アシスト機能が役立ちます。測定後に最適な屈折率と吸収率で計算されていたかを簡単に確認できます。測定したデータを用いて、さまざまな光学パラメータを用いた時の粒度分布と、そのパラメータの妥当性を評価できます。