(光ファイバを用いた構造物計測:仏語)の頭文字をとったものです。原理SOFOセンサは2本の光ファイバ(計測用光ファイバ、参照用光ファイバ)を一組として測定を行います。測定用光ファイバには張力がかけられており、ゲージ長の伸縮に応じて伸び縮みをします。参照用光ファイバには張力がかかっておらず、ゲージ長の伸縮に無関係で長さは一定です。LEDから送られた光は、カプラにより測定用光ファイバと参照用光ファイバに分けられ、端部のミラーにより反射されて再びリーディングユニット(測定器)に戻されます。この時、測定用光ファイバと参照用光ファイバの光路差が求められます。この光路差の変化が変位量となります。2つの光ファイバの温度による伸縮が同じである為、温度補正の必要がありません。シングルモードの光ファイバを使用します。ダム等の水利構造物の間隙水圧計は安定性評価に欠かせないものです。強く耐久性の高いSOFO光ファイバ式間隙水圧計の開発を行いました。岩盤の健全性を確認することを目的として開発されました。超長期(数十年)の変位を精密に測定することにより、岩盤のクリープ破壊時期を予測し、地すべり・トンネル崩壊・地表の陥没などの岩盤の破壊に関する災害を最小限に防止することを目標にした測定器です。