※製造番号が該当する場合は設置を中止し、使用しない内容2017/12に国内の顧客から、「カーディアックレスキューRQ-5000」が自動で行ったセルフテストの際、コントロールパネルのランプが点滅し、「パッドカートリッジを交換してください」との音声メッセージが流れたとの報告があった。製造元で調査した結果、当該AEDに使用されている回路構成部品が故障しており、AEDが使用できないことが確認された。調査を進めた結果、この故障は特定ロットの回路構成部品で発生する恐れがあることが判明。当該事象が発生した場合、救命処置に影響を及ぼし、重篤な健康被害が発生する可能性を否定できないため、当該ロットの回路構成部品を使用したAEDを回収し、正常品と交換する。これまでに、当該事象に起因した健康被害は報告されていない。