歯科で使用される超音波ファイル説明:1.材料:輸入された原料、歯科良質の医学の原料。2.根管洗浄には、強力なチップが使用されます。3.運河への歯のクリーニング機械の使用法、デフォルトの電力は自動的に設定されますが、実際の状況に応じて調整できます。直径:0.85.テーパー:.02警告:1.熟練した歯科医のみが使用できます。2.使用するたびに必ずこの製品を滅菌してください。3.歯科サービスと治療以外にこの製品を使用しないでください。あることを確認します使用する前に完了しました。2.各ケースに最適なタイプを選択し、一般的な方法に従います。ないことを確認してください。4.製品のヘッドが薄い、長い、または大きい場合、破損したりねじれたりする可能性があります。ためこれは、不合理な角度と過度の圧力の使用を避けてください。5.目を損傷から保護するために安全メガネを着用してください。ほこりの吸入を防ぎます。6.ラバーダムなどを着用してください。偶然の摂取と落下を避けるために。7.上記のアプリケーション以外の目的でこの機器を使用しないでください。8.歯科医による使用のみ。して適切な処置を行ってください。10.損傷または汚染されている場合は、製品を廃棄してください。付着体液および体組織。12.作業部品の劣化を防ぐため、超音波洗浄器で清掃する場合は、ハンドルプラグをスタンドにセッ​​トします。所有しているため、指を刺さないように、細心の注意を払ってハンドルプラグを使用してください。下でオートクレーブによりこの製品を滅菌します。表しますによるオートクレーブ滅菌次の用語を参照してください。