マルトースなどの多糖類や、溶存酸素などの影響も受け難く、検査室と高い相関のあるデータを提供します。10mg/dlから1000mg/dlと幅広い範囲で測定可能。充実の機能プリンタ内蔵、RS-232Cによる出力、メモリ機能の充実など、現場ニーズが盛り込まれています。安心して、何処でも、測定可能です。1滴(5μl~20μl)の全血のまま、簡単操作で、検査室と高い相関のあるデータを提供します。専用校正液で24時間に1度校正します。コントロールテスト機器の状態を確認するため、1濃度、または3濃度でコントロールテストを行います。全血1滴を滴下し、測定します。全血1滴、45秒、簡単操作で血糖測定1MEASボタンを押し、電源を入れます。2静脈採血し、針を外した注射器、または指頭血をスポイト等で採取した全血検体を血球分離膜に点着。3MEASボタンを押します。)血中ブドウ糖はブドウ糖酸化酵素を固定化したキャップ膜を透過する際に、その触媒作用によりグルコン酸と過酸化水素を生じます。過酸化水素は電極表面で分解され、この時電極に電流が流れます。この電流を検出することにより、ブドウ糖を測定します。2H2O信頼のデータ。基礎的検討で良好な成績を示しています。