進化しました!会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。先に会員登録をお願いいたします。ページ下の「お問い合わせはこちら」よりお願いします。注)項目により希釈倍数は異なります。詳細は標準測定マニュアルを参照して下さい。ロットカードの情報を読み込ませますロットカードの2次元バーコードをバーコードリーダーにかざし、、キャリプレーションを含むロット情報等の登録を行います。試薬ロットが変更された場合のみ実施します。試薬カードの情報を読み込ませます試薬カードのアルミパックに印刷された、1次元バーコードをバーコードリーダーにかざし、ロット情報等の照合を行います。ロット変更時の誤測定を防止できます。検体情報を入力します一般のバーコードの読み取りができますので、バーコードを用いたID運用が可能です。試薬カードを挿入します1テストごとにアルミパックされたドライ試薬カードを取り出し、挿入します。画面上に表示され、同時に印刷されます。測定原理はドライヘマトロジーカード上に保持されたドライ試薬にサンプルが添加されると、磁場が自動的に切り替わり試薬中に含まれる磁性粒子を規則的に動かして、溶解しはじめた試薬とサンプルを撹拌します・進行する凝固の状態に伴い磁性粒子の動きが変化します。この磁性粒子の動きの変化を散乱光の変化量として捉え、凝固時間を求めます。5mL×1本製品は株式会社エイアンドティーが米国CDI(シー・ディー・アイ)社より技術導入し、その基本特許はCDI(シー・ディー・アイ)社から申請されています。