ブルー、MPNプレートこの先は、食品・環境検査に携わる方、研究者の方、医療関係者向けに当社製品に関する情報を提供することを目的としたページです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございませんのでご了承ください。培地)に収載されているオリジナルの培地です。基準」などの水質検査用培地に適用できます。ピルビン酸など大腸菌群の生育を早めるための成分が含まれていますので、1CFU/100mLの大腸菌および大腸菌群を24時間で検出できます。塩素処理による損傷菌の検出にも有効です。2種の酵素基質(MUGとXGal)により、大腸菌と大腸菌群を1つの培地で同時に検出できます。培地を分包容器または培養ボトルに充填後、容器ごと電子線滅菌しています。このため、培地の秤量や滅菌などの操作は不要で、検水を加えて培養するだけの簡単操作です。100mL定性試験用ボトル入り滅菌培地、10mL定量(MPN)試験用ボトル入り滅菌培地)から選択できます。大腸菌が陽性の場合は、紫外線照射下で淡青色~青紫色の蛍光を発します。大腸菌群が陽性の場合、青色~青緑色の明瞭な呈色反応を示します。(MUG)が特異的に分解され、蛍光色素(4-メチルウンベリフェロン)が遊離し、紫外線照射下で淡青~青紫色の蛍光を発します。ブロモクロロインジゴを生じ、培地が青~青緑色を呈します。滅菌培養容器に分取した検水100mLに、分包培地を加えるだけの簡単操作。培地を汚染させずに添加できるスナップパックです。ボトルの準備は不要です。滅菌培養容器はお客様にてご用意下さい。滅菌培養容器の準備は不要です。培養容器には、透明性にすぐれた、自蛍光を持たない素材を使用しています。判定方法366nmの紫外線を照射し、淡青~青紫色の蛍光が確認された場合、大腸菌陽性と判定します。β-グルクロニダーゼは、大腸菌の約95%が保有しています。このβ-グルクロニダーゼにより、蛍光基質MUGが加水分解され、紫外線照射下で、淡青~青紫色の蛍光を発します。本培地で発育するβ-ガラクトシダーゼ保有菌は、主に大腸菌群です。このβ-ガラクトシダーゼにより、発色基質XGalは加水分解され、青~青緑色に呈色します。注:2枚の写真は同じ培養ボトルを、紫外線照射下および自然光下で撮影したものです。このため、大腸菌O157:H7は、他の方法で確認する事が必要です。呈色反応は青~青緑系のほか、緑色、黄緑色を呈する場合がありますが、すべて陽性と判定します。呈色の程度が微妙で判定に迷う場合、次のことを実施して下さい。1.ECブルー比色液と比較して判定します。2.判定試験管のバックに白い紙をあてると判定しやすくなります。3.大気中の酸素に触れると呈色が強くなる傾向がありますので、ミキサー等で攪拌するか転倒混和して下さい。呈色物が少しでも認められた場合は、陽性として下さい。お客様が用意された容器を用いる場合は、ECブルー比色液を同じ容器に移し替えて判定して下さい。硬度の高い検水では、白濁することがありますが、判定に支障はありません。バイオハザード対策を実施した上で使用して下さい。よる大腸菌の定量=MPN法)が組み込まれました。ECブルーMPNプレート「ニッスイ」は多くの試験管を用いる従来の煩雑な定量検査を2ステップの簡易な検査で行えます。コンパクトなサイズです。10mL、1mL、0.1mLの5本法です。操作時間が大幅に低減できます。ISOの最確数法に基づいた試験方法です。求めることができます。デバイス内の検水に全く蛍光が見られない場合、生菌数1cfu/100mL未満が判定できます。ECブルー100/100Pを使用し、検水を混和した100mLのECブルー溶液を調製します。調製したECブルー溶液100mL全量をプレート傾斜部(右図青破線部)に流し込みます。各ウェル(0.1mL容ウェル、1mL容ウェル、10mL容ウェルの全て)がECブルー溶液で満たされているのを確認します。余分な溶液は液溜め(右写真では上部)に溜まります。付属のふたを置き、内容液をこぼさないように注意しながら恒温器に移し、培養は35~37°Cで24時間行います。培養後、紫外線ランプを用いて波長366nmの紫外線を照射し、蛍光の有無を確認します。培地に対応する比色液よりも蛍光が強い場合は陽性と判定し、弱い場合は陰性と判定します。MPNプレートの判定方法MPN表(最確数法)により菌数を求めます。検体の希釈水(3種類)の組成の特徴と使い分けについて自主衛生管理を支援する宅配検査システム。