Treatment製品情報Datapaq®熱処理炉温度プロファイリング・システムは、データロガー、耐熱ケース、熱電対を選択して構成でき、InsightTM温度プロファイリング・ソフトウェアがその機能を完全に引き出します。Tracker®システムを設計・製造しています。お客様のアプリケーションにおけるニーズを弊社まで直接お知らせください。Trackerシステムのパンフレットをダウンロードください。Insightソフトウェアは、ウィザードモードで起動し、炉内の温度プロファイリングに向けた基本的セットアップをガイドします。ラインオペレータには基本的な分析と操作を、経験豊かなユーザーやエンジニアには高度な分析とパスワード保護機能を提供します。ソフトウェアのパンフレットをダウンロードください。特長は:ウィザードの機能を使って、炉や製品、レシピの情報をプロセスファイルとして設定。これらの詳細な情報を保存しておけば、いつでも変更可能。フルバージョンに比べて機能は限定されていますが、基本的な分析で対応可能なアプリケーションのユーザーには最適です。TP3データロガーは、要求の厳しいアプリケーションでの高精度な測定を実現します。TM21(RF)無線テレメトリーまたは有線通信によるデータ収集でリアルタイムなプロセスモニタリングが可能です。特長は:測定温度範囲:-100°C~1370°Cサンプリング間隔:有線通信の場合0.1秒~50分。無線テレメトリの場合1秒~50分メモリ:10チャンネル仕様では320万点。20チャンネル仕様では360万点。TP3無線テレメトリーのパンフレットをダウンロードください。DP5データロガーは、それぞれのプロセス仕様に最適なソリューションとなるよう、2種類の高さと幅からお選びいただけます。DP5データロガーのパンフレットをダウンロードください。段階の保護機能によって、プロセス通過中のデータロガーを安全な動作温度に保ちます。マイクロポーラス断熱材が熱の通過を遅らせ、次の段階として相変化材料によるユニークなヒートシンクを設けて、内部温度を58°Cに維持します。摩耗ストリップによって保守コストを最小化ケースのライニングは環境にやさしいムライト繊維製たとえば高温のケースを冷たい床に置いた場合の熱収縮量の違いなど、オプションのスタンドでその歪みを防止。Plate®技術を採用しています。これらの長寿命な耐熱ケースは、これまで以上に酸化や歪みに対する耐性を発揮することから、焼き鈍し処理、アルミやステンレス鋼のろう付け、ガラスの封止やアニール処理、鉄鋼の熱処理などの用途に最適です。耐熱ケースの蓋や本体のエッジには丸みを持たせ、熱応力の影響を軽減ケースのライニングは環境にやさしいムライト繊維製たとえば高温のケースを冷たい床に置いた場合の熱収縮量の違いなど、オプションのスタンドでその歪みを防止。詳しい情報は、TB4000/TB4900シリーズ耐熱ケースのパンフレットをダウンロードください。熱電対プローブは、熱処理炉のプロファイリングに欠かせない要素です。システムの重要な場所に配置すれば、プロセス全体を通じて明確な温度プロファイルが得られます。Datapaqでは、PTFEやガラス繊維、ミネラルウールで断熱した熱電対を幅広くご用意して、過酷な環境や高温に耐えられるようにしています。厳格な規格に従って、可能な限り高精度にデータを取得します。詳しい情報は、熱電対リストをダウンロードください。SystemsPomonaSchadRaySafe。