電話アドレス形Eメールサポート私たちに関してはキャリアの機会サーチ...ENUP400St強力な超音波装置UP400St(400W、24kHzの)で、ヒールシャーのデジタル超音波機器のシリアルは、強力な400ワットの超音波装置によって拡張されます。ヒールシャーで最も人気のあるラボシステムの一つ。その高い超音波パワーと堅牢性は、要求の厳しい環境での使用にUP400Stは完全に適しています。簡単制御用着色タッチスクリーンを備えた、試料照明、プラグイン可能な温度センサ、自動データ記録のための統合されたSDカード、ならびに他の多くの機能のための統合されたLEDは、UP400Stは、その使いやすさと信頼性によって説得します。UP400Stは、より大きなサンプルの効率的で正確な超音波処理のために理想的です。3から40ミリメートルの直径の範囲のソノトロードと、デバイスは、5から4000ミリリットルのサンプルボリュームの超音波処理に適しています。フローセル約との組み合わせで。時間当たり10〜50リットルを超音波処理することができます。サンプル調製のために使用する場合、UP400Stは、主に大きなボリュームに使用されます。これは、実験室では、だけでなく、ベンチトップの最適化だけでなく、少量の生産のための超音波アプリケーションの開発に適しています。デバイスの機能と、様々なアクセサリーは、さまざまなアプリケーションと非常に広いパラメータ構成のカバレッジを可能にします。UP400Stは、強力で信頼性の高い超音波ホモジナイザーとして確信しています。hの処理にも適しています。一般に、UP400Stは、5.0〜4000mLの容積の超音波処理に使用されます。ロバスト性と24時間365日稼働する能力により、UP400Stは少量生産にも使用できます。製造プロセスでは、超音波処理は、フローセルおよびフローセル反応器のための密閉を伴うソノトロードを有する連続フロースルーシステムにおいて大部分が実行される。フローセルFC22Kと組み合わせて、材料は、連続フロースルーモード、例えば毎分20〜200mLの流量で超音波処理することができる(最終容量は用途に依存する)。bargまで加圧可能で、冷却ジャケットが装備されています。これにより、インライン超音波処理を最小規模でシミュレートできます。フルカラータッチスクリーン操作上の視点からの大きな進歩は、カラーのタッチスクリーンです。このタッチスクリーンとスタイラスセンシティブスクリーンにより、操作パラメータの正確な設定と超音波パワー設定の表示が保証され、オペレータにとって最高の快適性と組み合わされます。デジタルコントロールメニューは、メイン設定に縮小して使用するのに直感的です。振幅/パワー設定とパルスモードは、カラータッチスライダ(1%、5%、10%のスナップ)で調整できます。ユーザは、振幅およびパワーの表示を着色バーグラフまたは数値表示として好むかどうかを決定する。画面表示は、通常の表示モードから大きな数字表示モードに変更することができます。コントラストが大きく、フォントサイズが大きいため、視認性が向上します。Safariなどの一般的なブラウザを使用して制御できます。LAN接続は非常に簡単なプラグアンドプレイ設定であり、ソフトウェアのインストールは必要ありません。超音波装置はDHCPサーバー/クライアントとして機能し、IPを自動的に要求または割り当てる。MACから直接操作することも、スイッチまたはルータを使用して操作することもできます。iPadなど)からデバイスを制御できます。お使いのスマートフォンやタブレットをリモコンいます。組み込みネットワークUP400Stのもう一つの特徴は、操作を容易にするLAN(ローカルエリアネットワーク)を介した操作と制御であり、高い処理の柔軟性が得られます。USBデータカードに記録されます。一体化されたセンサーは温度を恒久的に測定し、2つの明るいLEDライトは超音波処理されたサンプルを照らします。自動周波数チューニングすべてのヒールシャー超音波デバイスと同様、UP400Stは、インテリジェントな自動周波数チューニングが付属しています。デバイスをオンにすると、発電機は、最適な動作周波数を検出します。その後、この周波数でデバイスを駆動します。それが私たちの超音波デバイスの全体的なエネルギー効率と信頼性を向上させます。あなたがする必要があるのは、上のシステムを切り替えることです。発電機は、第二の割合で自動的に周波数調整を行います。この項目の提案をリクエスト!提案書を受け取るには、下記のフォームにご連絡先を入れてください。典型的な装置構成は、予め選択されます。提案を要求するボタンをクリックする前に、選択を改正して自由に感じます。会社メールアドレス(必須)有効なメールアドレスを入力してください。有効な電話番号を入力してください。受け取りたい情報を以下に示してください。超音波プロセッサUP400St(400W、24kHzの)デジタル超音波プロセッサ、400ワット、24kHz。18mm、ホーン40μmでの振幅、IP20グレード、ドライランニング保護、デジタル制御、着色タッチスクリーン付き、統合カウントダウンタイマー(0.1秒)99日まで)、最終的なエネルギー入力に達したときにシャットダウン:Ws、Wh、kWh。(7mm2)、約長さ148ミリメートル、雄ねじM10x1、200ミリリットルまでの5ミリリットルからのサンプルについて、振幅比約。(1257mm2)、長さ約93mm、オス糸M10x1、100ml~1000mlのサンプル用、振幅比約1:0.5、オートクレーブ可能スタンドST1-16ステンレス鋼製の直径16ミリメートル、ベース長さ300mm、幅150ミリメートル、高さ600ミリメートルST1-クランプDIAMを保持するためのクランプ。Oリング、ホースフィッティング、クランプ、ホース(2m)、および4xGL14プラスチックネジキャップ(ホースID用プラスチックホース接続付き):7-8mm、オートクラブルサウンド保護ボックスSPB-L29x20x35cm、重量:13キロ、遮音:22デシベル(A)オープンエアの測定保護ボックス、アクリルガラス、分割ロッドØ12mmと、垂直方向に調整可能テーブル、滑り止めマット、寸法(縦x幅x高さ)を鳴らしますコメント(材料、ボリューム、プロセス...)予めご了承ください。ヒールシャー超音波GmbH。