ストラータ可変式バルブ|メドトロニックClose日本メドトロニックのWebサイトから移動しようとしています外部サイトに移動するリンクがクリックされました。続行すると、日本メドトロニックのWebサイトから外部サイトに移動します。日本メドトロニックはリンク先サイトの内容およびリンク先サイトの利用(商取引およびトランザクションを含む)については一切の責任を負いかねます。リンク先サイトの利用については、そのサイトの利用条件が適用されます。リンク先が海外サイトの場合、そのサイトには日本では承認されていない製品または適用に関する情報が掲載されている場合があります。now.×こちらは、国内の医療従事者の方を対象に製品等の情報を提供することを目的としたサイトです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、ご了承ください。Valveストラータ可変式バルブストラータTM可変式バルブは、非侵襲的に圧/流量設定が可能な水頭症治療テクノロジーを採用しています。MedicalTMストラータTM可変式バルブは、小児および成人の水頭症治療に用いられます。過剰に貯留した脳脊髄液(CSF)は脳室から排出され、体内の別の部分で吸収されます。主な特徴として、再建術の必要なく、担当医はバルブの圧/流量パフォーマンスレベルの調整が可能です。Medicalストラータ可変式バルブは、ストラータ可変式バルブと近位(脳室)カテーテルおよび遠位(腹腔または心房)カテーテルで構成されています。ストラータバルブには、サイフォンコントロール装置デルタTMチェンバーが装備されています。デルタチェンバー機構は通常は閉鎖しており、脳室内圧が陽圧になると開口し、遠位が陰圧になると閉鎖します。Worksストラータ可変式バルブの仕組みストラータバルブは、過剰な脳脊髄液(CSF)を脳室から体内の別の部分(一般に腹腔または右心房)に排出します。ストラータバルブは、磁気ローターがボールとスプリングのバルブ機構の張力を調節し、5段階の圧/流量パフォーマンスレベル設定を可能にします。ストラータアジャストメントキットを使って非侵襲的に変更できます。ストラータアジャストメントキットは、磁石で圧/流量パフォーマンスレベルを変更し、センサが新しい設定を確認します。ストラータバルブにはまた、サイフォンコントロール装置デルタTMチェンバーが装備されています。この機構は通常は閉鎖しています。脳室内圧が陽圧になると開口し、遠位カテーテルが陰圧になると閉鎖します。