機器構成wpmaster空調ボックスと室内栽培装置アイティプランターを使った機器構成を説明いたします。市販の扉付きカラーボックスの内側に断熱材を貼り付けてアイティプランターを置きます。アイティプランターのLEDからは熱が発生するので、空調ボックス外に放熱するためにヒートパイプを使います。背面に取り付けたペルチェ素子で、空調ボックス内の温度をコントロールします。アイティプランターの底面には、RaspberryPi3やPWMコントローラーが入っています。コントローラーは後背面に取付けることもできます。次に、空調ボックスに付いているセンサーについて説明いたします。温湿気圧センサーにはBME280を使っています。照度センサはTSL2561です。DS18B20でペルチェ素子の温度を測定しています。NoIRを使っています。この赤外線カメラは、アイティプランターのLEDが点灯している時はカラー写真が撮影できます。アイティプランターのLEDが消灯して、IRライトだけが点灯している時には、白黒写真になります。反射光量センサーや水位センサーは、アイティプランター内蔵のものです。空調ボックスの前面から見た図です。アイティプランターがボックスの中心に設置されています。空調ボックスの前面図1台のアイティプランターが入るボックスの大きさは、40cmと60cmの2種類があります。40cmボックスはコンパクトですが、空いているスペースが少なく拡張性に劣ります。60cmボックスには十分なスペースがあるので、プラズマクラスターを配置することができます。必要に応じて湿度調整機能やCO2調整機能などを付加することができます。高さ178cm、幅79cmのカラーボックスを使えば、最大、6台のアイティプランターが1つのボックスに入ります。この場合、空調設定は、3段、4段と積み重ねることができます。積み重ねると、狭い研究室の設置面積を効率よく利用できます。ブロック図メイン制御回路である、RaspberryPi3に接続されている機器のブロック図を示します。インターフェースは、I2C、1-Wire、USBになります。IRライトは、IRカメラと一体にしてあります。RaspberryPi3ピン割当RaspberryPi3のGPIOのピン割当図を示します。RLはリレーに割当るもので、使われていません。SDA、SCLがI2Cです。w1が1-Wire、DIRとPWMがペルチェ制御用です。センサー情報BME280秋月電子やスイッチサイエンスなどで購入できます。アドレスは、0x76です。温湿度・気圧センサモジュールの使い方にあります。基盤に直接、リード線を半田付けできるので、ヘッダーピンはつけなくても構いません。J3のジャンパも接続しなくても、0X76で認識されます。1番ピンを3.3V、2番ピンをGNDに、4番ピンwoSDA、6番pinをSCLにsetuzokusureba,I2C通信ができます。21.80のように表示されます。tempController.jsでも、このコマンドを使って、温湿度、気圧を取得しています。DS18B20DS18B20は、1-Wireの温度センサーです。秋月電子で購入できます。DS18B20をペルチェの放熱板に接触させて、ペルチェ温度を測定しています。配置は、真ん中がデータ線です。両側が電源線で、3番ピンが+です。1番ピント3番ピンを間違えて電源を入れると、燃えてしまうので注意が必要です。2番のデータピンには、4.7kΩの抵抗を介して3.3Vを与えます。しないとデータが読めません。/home/pi/src/ITBOX/DS18B20.pyで、データが読めます。deg1-Wireは、並列接続すれば、複数のセンサーを同時に利用できます。1-Wireデバイスは、通信速度が遅いので、データ取得までに、少し間が空きます。TSL2561TSL2561も、秋月電子やスイッチサイエンスで購入できます。CdSセルのようなシンプルな光センサとは異なり、より正確に明るさを調べることができます。可視光だけでなく赤外線光についても計測でき、人間の目に近い応答をします。I2Cでデータを取得できます。アドレスは0x39です。これも、GND、SCL、SDA、VCC(3.3V)に接続すれば動作します。PWM信号入力制御を使っています。DIRピンが出力の極性切り替え、つまり、冷却と暖房の切り替え、PWMが出力パワーになります。連続出力電流が13Aあるので、最大6Aのペルチェ素子が2基、駆動できます。入力電源は12Vです。最大72Wになります。