>ImageJについて入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。前回も似た質問をさせて頂きましたがわからない所があるのでもう1度質問させて下さい。ImageJと矩形波チャートを利用してMTFを出そうと思っているのですが、変調度グラフのデータを元に一次元フーリエ変換して振幅をdcで正規化すればMTFが出るのはわかったのですが、振幅の求め方、「dc」が何なのか、とエクセルでのデータの正規化の仕方がわかりません。振幅の計算式はわかったのですが、文献によって微妙に違ってたりでよくわかりません。どなたかわかる方がいらっしゃいましたら解答を宜しくお願い致します。通報するこの質問への回答は締め切られました。19:07QNo.7132776の続きですね。(そのとき追加回答すればよかったのかも知れませんが、基本的に私は一質問につき1回しか回答しない主義なのです。)振幅の求め方:エクセルでフーリエ変換できるのですよね。フーリエ変換したら複素数を得るはずです。その絶対値を求めるということです。複素数の絶対値が振幅。エクセルだとIMABSを使います。DCとは:周波数がゼロの場所の値です。DCがどこに位置するかわからないかもしれませんが、エクセルの少なくともデフォルトでは一番端に来るはずです。データの性質によりますが、たいていは実数でかつ絶対値が一番大きくなっているはずです。エクセルでのデータの正規化:MTFの場合にDCで正規化するというのは、フーリエ変換の絶対値がたくさん出てきますが、それら全てを、DCでの絶対値で割ればよいのです。すると必ずDCの値は1になります。振幅の計算式はわかったのですが、文献によって微妙に違ってたり:これはフーリエ変換の定義系の違いのことでしょうか。離散データの数がNだとすると、1/Nとか1/Sqrt[N]がついたりつかなかったり。エクセルのフーリエ解析のアドインを使うならたぶん何もN関連の係数がつかないタイプが使われていると思いますが。このことはどうでもよいのです。フーリエ変換の結果の絶対値の高さはこの定義系次第で変わるけれども、それはどうでもよい。前記正規化により、定義系の違いは最終結果に出てこない。以下、質問にはありませんが、もし離散データのフーリエ変換の扱いが初めてだとすると、前述のDCはどこか、という件と関わってきますが、フーリエ変換結果のどれがどの空間周波数だというのが判断できるかどうか、これは大丈夫ですか?フーリエ変換結果の空間周波数ピッチは、原データ列の範囲の逆数です。あと、エクセルのフーリエ変換もそうだと思いますが、離散フーリエ変換結果の前半が正周波数です。MTFに負周波数は要らないので、前半だけ使います。100度まで計れる水銀の棒温度計が、86度の所から折れてしまいました。太陽光電池について質問させて頂きます。ImageJの使い方について教えてください。高速フーリエ変換でデータ数が..."半定量的"PCRはどこが半定量的?スペクトルとは何ですか?簡単...4"spectrum"と「スペクトラム」...5画像を空間領域から空間周波数...6ホワイトノイズのスペクトル分布7下がり眉を英語でなんと言いま...8スペクトルのピーク分離の方法...9SEM(走査電子顕微鏡)について10ロシア語?だと思いますが、ど...11XRDのピークの位置からの同定方法12ImageJを使ったFFTについて13蟻酸の処理について14光学倍率とデジタル倍率はどう...15下の画像のエンコーダの真理値...16篆書体が読めません17「原反」とはなんですか。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。