蛋白成分の質的・量的変動の情報を得ることができ、病態の把握や治療の効果を調査するために日常的に使用されている確率された技術です。Sebiaのキャピラリー電気泳動(CE)装置(CapillarysとMinicap)は、迅速で高分解能を完全に自動化するために開発されました。原理Sebiaのシステムは、自由ゾーンによるキャピラリー電気泳動の原理に基づいています。分離は、アルカリ緩衝液中の電気的易動度や電気浸透流によって生じます。Sebiaのキャピラリー電気泳動装置は、並行にいくつかのキャピラリーが備わっており、複数の分析を同時に行えます。capillaries)各サンプルは緩衝液で希釈され、キャピラリーは泳動用緩衝液で満たされます。サンプルは、キャピラリーの陽極端から吸入されます。高電圧の蛋白の分離は、キャピラリーの陰極端で特定の波長により異なる蛋白の分画の検出と定量化が特設行われて完了します。分析後、キャピラリーはすぐの洗浄液で洗浄され、次のサンプルに備えて緩衝液が充填されます。