ハンマでコンクリートを打撃すると、下図のような打撃力波形が得られます。波形はハンマに内蔵したセンサーで測定します。打撃力波形は、図のように2つの部分に分けることができます。打撃力が最大に至る波形の前半部分は、ハンマがコンクリート表面を押している過程です。この間、コンクリート表面では塑性変形、ついで弾性変形が進行します。後半部分は、弾性変形したコンクリート表面がハンマを押し戻し、元に戻る過程です。波形の後半部分ではコンクリートの弾性特性のみが反映されており、後半部分に着目するとコンクリート表面の劣化に影響されないコンクリート強度を測定することができます。前半部分と後半部分の比を求めるとコンクリート表面の劣化度合いを知ることができます。波形の前半部は作用領域で、コンクリート表面の塑性化などの情報が含まれています。波形の後半部は反作用領域で、コンクリート自体のバネ係数が反映されています。UP」モードになります。過去の測定値を確認することができます。カーソルボタンを押して、測定点を移動します。過去に測定データがある測定点では、測定値(平均値)が表示されます。測定データがない測定点では、値は表示されません。この測定点で決定ボタン(Dボタン)を押すと、その位置での測定ができるようになります。押すとデータ消去モードになります。[強度推定]同一測定点で20回以上測定を続けると、強度推定モードとなります。計算し、これをデータとして表示します。次からの打撃では、新しい平均値に対する変動幅か20%レンジ内のデータを有効とします。