(使用前に)VIALの上下や動作はN2ボンベの圧力で行っているので、ボンベの圧が下がっていないことを確認する(5.5kgf/cm^2以上)。フロンで冷却しているので、冷却用のボトルにフロン液が無くなっている時は補充する。(capillaryが詰まっていた時は)詰まったcapillaryをcartridgeから外し、新しいcapillaryをcartridgeに入れ直すことから始まる。次にcartridgeを本体にセットするときに軽く引っ掛かる場合は、一度戻してから再びゆっくりと差し込む(そのまま差し込むとcapillaryの先端が折れてしまうので抵抗が無いことを確認する)。Detectorをセットする(RS-232ポートの位置合わせを行う事)。Goldの順で電源を入れる)。機械を立ちあげると最初はSystemの設定の画面になる(図1)。Electrophoresisの機械である。電源が入っていないときは何も表示されない。System2のアイコン(機械の絵)をマウスで左ボタンでclickして次の画面でOKをクリックする。System2のうちAがUV-Detecter、Bが本体(CE-BASE)である。設定が終わればマウスの右ボタンを押せば普段使うクロマトグラフの画面になる(図2)。Scale>で必要なら表示画面の切り替えを行える。Scale>で画面のクロマトグラムのスケールの変更も行える。lamp→onにする(図3、図4)。ZERO>を押してCalibrationを行う。ZERO>を押してもCalibrationをが出来なくなるそうである。tableを完成させる。UV-detectorのコントロール画面からマウスの右ボタンを押せば再びクロマトグラフの画面に戻る。Control>→<BASE>→<OK>をマウスでクリックしてゆけば画面を本体のコントロール画面に変更できる(図5)。ここではリンス、カートリッジの上下等が行える。この画面からマウスの右ボタンを押せば再びクロマトグラフの画面に戻る。cartridge]スイッチを押すとようやく認識するようになる。message_14,15が出てVIALの上下さえも出来ない場合にはN2ボンベの圧が下がっているかヒューズが切れていることがあるので、ガスボンベの圧を確認して問題無ければBeckmanに連絡し修理を依頼する。cartridge]ポタンを押せば30sec.数える間にフロンがボトルに戻されるのでcartridgeを外せるようになる。cartridge]ボタンのダイオードlampが点灯しているはずである。cartridge]を押せばプシューッという音がしてフロンが流れ始めるのでassay出来るようになる。cartridge]ボタンのダイオードは消えている。VIALをセットする(上部のスリットに歪みが無いように。tubeが引っ掛かって折れることがある!)。buffer液等はbottleの肩まで入れる。HOLDERの形状が違うので間違えないように。ビン番号1-9がOUTLETのbufferのビン番号、10が排液のビン番号であるそうだ。番号11-20はINLETのbuffer、21-30はサンプル、31-33はwashの為の番号であるそうだ。サンプルをセットする。用途に応じて使い分ける。tubeにairが入ってしまうので、底を叩いて空気をしっかり抜く。サンプルを全部入れてから空気を抜こうとするとサンプルが飛び散ってしまうので、最初に少量入れて底部の空気を抜いてから残りのサンプルを入れるとよいようだ。METHOD)メソッドを作るかまたは以前のメソッドを確認する。METHODの空白欄を左ボタンでクリックすれば、メソッドファイルを探す画面になる(図7)。この画面で使用又は変更したいファイル名をクリックして<OK>をクリックすればよい。編集画面(図6)で<CE-DET>を押せばUV-DETECTORの画面になる(図8)。ここでは波長、calibration、データの終了時間等が設定できる。編集画面(図6)で<CE-BASE>を押せば本体の設定の画面になる(図9)。電圧は30KVが機械の設定上の上限だそうである。(電源コードを蛸足配線しているせいで?、)20KV以上は圧を上げられないようだ。高い電圧だと電圧が安定しないので、実際は10KVぐらいで良いようだ。設定が終われば必ず名前を確認し、変更が必要なら変更してsaveしておく。...(名前を変えてsave>をクリックして行う。メソッド編集が終われば、メソッド編集画面(図6)から右ボタンをクリックしてクロマトグラフ画面(図2)に戻る。TABLE)プログラムを組む。Table>でサンプルテーブル編集の画面になる(図10)。ここではサンプルvialの何番から何番までをどのメソッドでassayするかを設定する。Line>で何行目から何行目まで走らせるか指定する。(ここを間違えると途中でプログラムが止まってしまう事になる。Table>でサンプルテーブルをsaveしておく。その後マウスの右ボタンでクロマトグラフ画面(図2)に戻る。プログラムを走らせる。TABLE>で<START>が黒くなっていれば<OK>をクリックする。CAPILLARYにはKV単位の高圧がかけられているため、途中で透明のプラスチックのケースを上げてしまうと安全の為にプログラムが停止して電圧がかからなくなるので、途中でケースを開けたりしないこと。(自動印刷上の注意)プリンターが連続紙であるが、時々絡まってしまうことがある。ASSAYの途中で帰宅するときは、紙の先端にクリップでWEIGHTをかけると絡みにくくなる。tubeを最後に空アンプルでリンスし中の液を抜いておくとcapillaryをつまらせないですむ。cartridge]ボタンを押し冷却用のフロンをボトルに戻し、電源を切る。Vialをsonicaterでよく洗う。扱うサンプル量がnl単位なので洗浄はしっかり行ってください。