主な特長CIE等色関数に合致したセンサーを搭載。人間の目の感じ方をお手本に、それに限りなく近いセンサーを開発しました。右図グラフ上の3本の実線はヒトの目の感じ方を示していますが、点線で示した新センサーのカーブは、これにぴったりと一致しています。これにより、どんな発光スペクトルを持つ光源であっても、測定誤差をごくわずかに抑えることが可能です。LEDの発光分布のばらつきによる誤差を1/3以下に低減。LEDバックライトの宿命でもある発光分布のばらつき。そのばらつきによる個体差は10nm程度あります。(右図はLED発光分布ばらつきのイメージ図です)このように個体差がある液晶テレビを従来のカラーアナライザーで調整すると、xy表色系において0.010近い色差が生じることがあります。「CA-310」では、同じケースにおいて色差を0.003程度と、3分の1以下に抑えることが可能です。0.005cd/m2の極低輝度まで高速測定を実現。センサのノイズ信号低減技術により、0.005cd/m2という極低輝度領域でも、1秒間に5回という高速測定を実現させました。これによって、10万対1のコントラスト※2の高速測定が可能となり、近年ますます本物に迫る質感の階調表現が求められている高品位ディスプレイの生産に不可欠な、精度の高い測定結果を迅速に得られます。2.0cd/m2以上においては、1秒間に20回の測定が可能です。※2最高輝度500cd/m2による測定の場合<プローブバリエーション>この表は、各ディスプレイで最も一般的に採用されている発光強度の制御方法に基づいて記載しています。*1LEDフリッカ測定プローブはCRTの測定には使用できません。*2ディスプレイの制御方法によっては、測定できない場合があります。測定可否についての詳細は、お問い合わせください。接続する測定プローブは、CA-310M本体とCA-310本体のいずれも共通のものです。測定プローブ4本によるモジュール調整用途です。測定プローブ1本×2セットによるモジュール調整用途です。