3.22kΩ×(2/100)+0.02=0.08kΩとなる。結論は(3.22±0.08)kΩである。×(5/100)=0.2kΩより、(3.3±0.2)kΩである。測定値の結論は誤差の範囲内である。Ωであり、誤差は1%なので0.2kΩより、(15±0.2)kΩである。著作権法違反となります。この資料を購入すると、テキストデータがみえます。デジタルマルチテスターを用いて、乾電池のDC電圧、コンセントのAC電圧、低抗体、ダイオードの抵抗を測定した。電流を測定せずに、回路の電流を計算した。◦実験方法(1)乾電池のDC電圧の測定テスターをDCVレンジに切り替え、乾電池の電圧を測定した。(2)コンセントのAC電圧の測定テスターをACVレンジに切り替え、コンセントの電圧を測定した。Ωレンジに切り替え、低抗体の抵抗を測定した。比較し、誤差の範囲にあるかを検討した。Ωレンジに切り替え、ダイオードの抵抗を測定した。測定し、回路の電流を測定した。◦実験結果(1)乾電池の電圧測定の結果は、下の表-1のようになった。よる赤血球沈降速度の測定nanamaru36の資料(19)オシロスコープによる直流、交流の測定オシロスコープの原理アナログテスターによる測定マイクロメータによる測定ノギスの原理コメント0件コメント追加コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。該当する情報及び掲載内容の著作権、また、その他の法的責任は販売者にあります。著作権の侵害、名誉毀損などを発見された場合はヘルプ宛にご連絡ください。資料を推薦する優良な資料があれば、ぜひ他のユーザーに推薦してください。資料詳細ページの資料右上にある推薦ボタンをクリックするだけでOKです。変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。ファイル内検索とは?購入を検討している資料の内容をもう少し知りたいときに、キーワードを元に資料の一部内容を確認することができます。