コメントはまだありませんTweet4台のモジュールからなるPFSの分光器システムはすばる望遠鏡のドーム棟4階に新たに設置されるクリーンルームに格納されます。分光器モジュールの搬入を2017年に始めるために、この階の床やクリーンルームの設計を進め、搬入・組み上げの方法を議論してきましたが、昨年8月にハワイで設計レビュー会議を行った後、いよいよ製作段階に入ってきました。実はこのドーム棟4階では、今年5月まで「FMOS(エフモス)」という装置の分光器システムが稼働していました。研究に有用なデータを提供してきた、いわばPFSの先輩です。PFSの分光器システムはFMOSのそれよりもかなり重く(総重量4トン以上!)ハードウェアのレイアウトも全く異なる為、床の強度補強などフロアの大規模な改造が必要です。そこで、工事はFMOSが2016年5月に運用を終了し「引退」した直後から始まり、第一段階としてFMOS分光器システムが撤去されました。(ドーム棟4階の写真。上側は撤去前、下側は撤去後)きれいさっぱり、がらんとしてしまったフロアには寂しさも感じますがそれも一時のこと。2017年前半にはこのフロアはPFS用クリーンルームや新しいハッチを備えて生まれ変わり、その後PFS分光器が順次搬入されていきます。PFSは、直径約1.4度にわたる超広視野、約2400本の天体ファイバー、380-1260nmに亘る広い波長範囲、と言った強力な機能とともにFMOSにとって代わり、すばる望遠鏡の観測装置ラインナップに加わります。投稿ナビゲーション国際研究会SPIEでPFSの発表を行いました主焦点装置のパーツが台湾へ届き始めました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。plane.主焦点装置には約2400本の観測用ファイバーが設置されますが、57本ずつをまとめた42ユニットに分けられます。ユニットはファイバーと配置用のアクチュエータ、アクチュエータを制御する為の電子基板から構成されます。土台の大きさは直径約70cm、観測用ファイバーが付いたレールの他にも、これらのファイバーを焦点面の天体に配置するときに位置の参照として用いる固定ファイバーや、目的の視野に望遠鏡を導入し保持するために使用する6つのカメラを載せます。wavelength.PFSでは約2400個の天体を観測しますが、4つの同型の分光器を用いてそれぞれ600本のスペクトルを取得します。3つのカメラユニットを持っています。3つのカメラには、特定の波長で光を分けることのできるダイクロイックミラーを2つ用いて、光を導入します。2018.焦点面上のファイバーの位置を測定する為に、『メトロロジカメラシステム』をすばる望遠鏡のカセグレン焦点に取り付けます。メトロロジカメラには50Mピクセルの大判のCMOSセンサが搭載されているため、約2400本のファイバー像をたった一回の露出で得ることができます。画像の取得から各ファイバーの位置測定までを5秒以内に行うように設計されています。このようにファイバーの効率よく位置を測定することで、ファイバーの配置など観測準備にかかる時間をなるべく短くし、大規模サーベイ観測を行うことができるのです。メトロロジカメラシステムは2018年4月にすばる望遠鏡へ搬送されるました。PFSの4台の分光器がこの部屋に設置されます。分光器の安定性を図るために、部屋全体が5±1°Cの範囲で温度管理されます。分光器の設置やメンテナンス用に室内には耐荷重500kgのクレーンが設置されています。