>>ご注意ください:弊社は、2015年9月に千葉市より東京都江東区へ移転いたしました。していた電話番号とファクス番号は、現在弊社と関連のない企業様の連絡先となっております。PET-CT装置接続用モニターとして開発されました。大型6.5インチ高解像度・高輝度TFTカラーLCD採用。メニュー選択により、乳幼児撮影モードが可能です。乳幼児に最適な撮影モードが設定できるようになりました。I‐II‐III誘導中最適誘導を自動選択。手動でも選択可能です。内部にECG波形発生機能を有しています。1BPMステップで調整可能です。次の状況に的確に対応します。信号遅延を防ぐため画像診断装置へ有線方式によるECG信号を送出しています。R波〜R波間の心臓が最も静謐な時間は短くその間に、曝射、撮像を行う上で、CTへの同期信号送出遅延は、最適タイミングを失い最終的に画像品質に影響します。おけるECG信号遅延は、わずか2ms未満です。T波上昇による“Wトリガー”防止機能。独自のアルゴリズムにより、R波との微妙な相違を読み取り、相似のT波をキャンセルします。ペースメーカーが発するパルス信号をR波と誤認しないようにするペースメーカー検知機能です。(※全てのペースメーカーに有効と言うわけではありません。本体、ECGケーブル、リードワイヤーにおいてCTからの電離放射線ノイズに対策を講じております。操作室からでも見やすいディスプレイ。平均心拍数を大きく表示。わずらわしい初期設定操作なく、ほぼそのまま使用できます。R波を検知し、同期信号が送出されるとECG波形上にトリガーマークが表示されます。移動や設置、保守点検時に便利です。