歯科タービン皆さん、こんにちは、歯科販売.comの担当者、ちょうきんです。私のブログを読んだことがる人はしるかもしれません。歯科タービンのメンテナンスに関する記事をたくさんがあります。【タービンの使用に関する4つのpoint】、【歯科タービン、洗浄減菌消毒の標準操作流れ【ある医者さんの経験談】】など、しかし、今回はもう一度まとめしたいと思います。使用前に:以下のことを確認してください。1歯科ユニット(チェア)の圧縮空気には水を含まないこと。2歯科ユニット(チェア)の水には不純物を含まないこと。3歯科ハンドピースの規定を除いて、歯科ユニット(チェア)の空気圧は40psiより低いこと。4タービンの温度が室温に戻っていること。使用過程に:以下のことを注意してください1空気圧は40psiより低いこと2トルクヘッドのバーと長バーをしを使用しないように3大きすぎの、あるいは、小さすぎのバーを使用しないように4摩耗過ぎたバーを使用しないように5歯を研磨している時、高速ハンドピースを使用しないように使用したあと:1歯科用オートクレーブで減菌する前に、洗剤でタービンをすすいてください。2減菌温度は135°Cを超えないように設置してください。3もし、減菌したあと、润滑する場合、ちょっと数滴の潤滑剤を入れていいです。毎週のメンテナンス:専用ハンドピース洗浄剤でプッシュボタンタービンのマンドレルを洗浄します毎月のメンテナンス:歯科ユニットのエアードライヤーと水フィルターを点検します。ベアリングの交換に関しては、注意しなければならないことがいくつがあります。歯科タービンを洗浄します2それから、歯科タービンをすすいて、ヘッドを洗浄します3タイムリーにOリング、スプリング、保持クリップなどの部品を交換ます。それから、普通のメンテナンス流れを紹介します。ハンドピース製造メーカーは規定したメンテナンスがあれば、それに従って行ってください。1、治療完了した後、バーを取外しない前に、歯科タービン表面の汚れを綺麗まで拭きます。それから、機械をオンにして、ハンドピースの気管と水道管をすすぎます。2、バーを取り外して、ハンドピースを取り外します。3、もし、タービンを加熱する前に潤滑するなら、製造メーカーが推奨する洗浄剤を使用して、ハンドピース内部の残り物を取り除きます。潤滑する前に、加熱する必要がない場合、メーカーの指示に従って潤滑剤を含めていない洗浄剤を使用します。潤滑すぎないように注意してください。4、それから、歯科タービンをユニットに総装着して、ユニットをオンにして、歯科用ハンドピース内部に残った润滑剤を取り除きます。それは、加熱の過程に、大きすぎの潤滑剤をハンドピース内部に均一に蓄積されていないことです。製造メーカーの指示を除いて、ハンドピースが回転する時、バーを装着するはずです。5、湿ったアルコールコットンボール(アルコールが多すぎない)で、ファイバインタフェースとその外部を拭きます。損傷しないように、高濃度の溶液を使用しないでください。製造メーカーの指示によって、減菌します。滅菌した後、歯科タービンを適切な場所に保管してください。使用前に閉じた紙袋を開けないでください。7、ハンドピースを装着する前に、ユニットをオンにして、20秒で、ユニットの気管と水道管をすすぎます。以上ですが、皆さんは弊社の歯科医療器具について、何か質問があれば、ご遠慮なく、commentしますね。【弊社は今、歯科ブログを書くライターを募集しています。器具歯科タービン歯科機器手入れshikahanbai歯科販売.comは歯科機器及び技工材料など販売・提供いたします。お客様と交流する過程に、色々な歯科機械などの情報を了解いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。歯科用ハンドピース根管治療機器ホワイトニング。