Blogセパレーション・サイエンスへようこそタンデムLCによるMSの効率的運用LC-MSが一般的になり、特別な分析装置というイメージから汎用分析器へと変わりつつあります。MS本体価格は決して安価ではないからこそ、効率的に運用したいという要求はどの企業や研究機関においても高いものです。今回はタンデムLCによるMSの効率的運用をご紹介します。前号では、ピークテーリングの計算法を紹介しました。本号では、いくつかのピークテーリングの例について詳しく見てみましょう。それらが実際に、何を物語っているのかを見てみましょう。ディスカッションを行うために、様々な度合いのテーリング(アシンメトリーファクター(As)をテーリングの計算に使用しています)を示している図1のピークについて考えましょう。読むカラムは全部が同じにはできておりませんQ:C18カラムを用いる安定性を表示する検証分析法があります。別のメーカーにも同じC18カラムがあって,そのメソッド(手順書)に提示されているカラムの半分の値段で入手が可能です。求め方について紹介しました。今回は、これまでに計算に用いてきた数字のうちのいくつかを用いた、HPLC分離における問題の診断法について解説します。私は、不純物および分解物を伴う分析対象試料の検証に関する論文を元に、ある分析法を開発しています。私は、現在行っているHPLC分析法の直線性に関して、問題を抱えています。その分析法には、分析対象試料の誘導体化プロセスが含まれており、その後、UV検出器を備えたHPLCを使用して逆相モードで分離を行ないます。驚いたことに、検量線は二次曲線と非常に良く一致しましたが、直線のプロットとは一致しませんでした。t0前号では、保持係数kについて、どのように計算するのか、あるいは、どのように見積もるのかについて紹介しました。UV検出器を用いて実サンプルを測定する際、多くの場合、図1に示す様な、明らかなベースラインの乱れが生じます。試料が非常にきれいであれば、図1(a)の様に、わずかなベースラインのジグザグとしてt0...もっと読む細孔の大きさと粒子の大きさQ:HPLC充填材の細孔と粒子の大きさの関係はどのようなものですか?JWD:HPLC充填材の属性であるこれら二つには関連がないというのが簡潔な答えです。逆相HPLCカラムの多くは,シリカ粒子が結合した固定相を基礎としています。これらの粒子が充填材の基盤となっているのです。一般的な粒子の直径は,5-,3.5-,そして3-μmです。カラムそのものの効率向上と流量に対するカラム効率の相対的な独立性によって,直径が3-μmより小さい粒子がだんだんと一般的になってきています。Japanジョン・ドラン氏は、世界で屈指のトラブルシューティングの権威の一人として良く知られています。Scienceはドラン氏とともに、週刊でこのデジタル学習システムを共同運営しており、LC技術者の皆さんが直面しておられる日常的な問題、あるいは困難な課題に対する有益なアドバイスを提供させて頂いております。読者の皆さんから、オンラインの質問システムを通して、ドラン氏への技術的な質問をお寄せ頂くこともできます。読むIPカラムの洗浄Q:カラムからイオン対試薬を洗い流すのは難しいと思います。最良の方法を教えてください。(8)セパレーション・サイエンスは、クロマトグラフィー及び質量分析技術に携わる皆様のための基礎、実践そしてトラブルシューティングに関する情報をお届けする、業界最前線のポータルサイトです。さまざまな記事・アプリケーションを特集し、併せてウェビナー、ワークショップ、そしてカンファレンスを開催することで、"すぐに使える"情報を発信しています。