<IMG>タグが利用可能です。他のスレッドを探す*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。全796件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。今回6GB8アンプの作成、実験中に気づいた測定系の問題点を改修した。パワーアンプの測定ではオーディオアナライザの入力をバランス受けにしている。之は山水のアンプの測定をやる必要があって調べた処、出力がバランスアウトでアンバランス受けでは測定出来ない事があったのでアンプの出力形態に拘わらず測定を出来る様にした為である。残留ノイズを比べるとアンバランス受けとバランス受けでノイズ量に違いがあった。バランス受けの方が悪く出る。原因は誘導ノイズであった。SYS2522Aのバランス受けをバインディングポスト端子で受けていた事にあった。メジャリングジョインター(測定用負荷器;アンプの負荷になる。器への送り出し端子はBNCである(一応フローティング2端子になっている。)のでAP入力側でBNC-バナナプラグの変換アダプターを使ってバランス受けをしていたのだが(-)側端子が剥き出しになり此処に誘導ノイズが乗って来ていた事が判明した。試しに剥き出し部分に銅箔テープを被せてシールドをするとノイズレベルが20dB位減る事が判った。対策を考えたが、蓋し今更メジャリンギジョインターを改造するのは大変で気が重いのでBNC-CANONの変換ケーブルを作る事にした。之もなかなか工作が難しそうである。軸線の芯線)、COLD(シールド網組線)なのでBNCのHOTをCANONの2ピン、BNCのCOLDをCANONの3ピンに接続し、CANONの1ピンシールド線は無接続にする必要がある。3C2V用のコネクタでは内部の配線処理が難そうである。シールド線がBNC内で短絡しない様にして引っ張り強度を出すのが難しい。器を作るのも不細工で面白くない。試行錯誤した結果、5C2V用BNCネクタで略問題なく作れる事が分かった。写真(下)が出来上がったケーブルである。残留ノイズが45uVから4.9uV(Lch)~3.9uV(Rch、略、APの内部残留ノイズ)に改善出来た。Lchはまだ誘導ノイズが残っているがメジャリングジョインター内部で拾っている様子だ。実用上は問題無さそうなので当面はこのまま使う事にした。返信・引用パネルシルク印刷図面が出来上がった。眺めて問題が無い様で有れば印刷をする。インクジェットプリンターでフォト印刷用紙に原寸大で印刷してクリアラッカー表面を固定して貼り付けて出来上がりとなる。本格的にやるにはUVプリントなどがあるが¥4500-位掛かるが今回はそれ程までする事は無いので上の方式と相成った。メーターパネル面は現物から寸法を拾いだして図面を描いた。用時間は30分位掛かった。後はレーザープリンターで紙に印刷して表面をクリアラッカーで固定して仕上げる。この時木工ボンドで貼り付けると失敗しても水に濡らせば剥がれるので簡単に修正が出来る。乾けば非常に強力な接着剤となる。写真のAVR基板を欲しい人が居ればお譲りします。お譲りするのは基板(右の方)のみです。(部品実装しているのは参考の為お見せしています。定数の入っていない物を提供します。従ってちゃんと動作させる為には回路設計をする必要があります。見本ではCANタイプのMOSFETが搭載されて居ますが、プラスチックモールドの石でも使用出来ます。当方は300Bシングルアンプ、6GB8PPアンプでこの基板を使用していました。保護回路は垂下型リミッタが搭載されています。ご希望の方がいらっしゃればご連絡下さい。資料整理の合間に以前から作りたいと思っていた電源回路試験用の治具を作る事にした。2年越しの懸案である。ケースは用済みのタカチのアルミサッシケースを再利用する事にして見える処だけ新調した。部品類も以前入手していた物で捨てるのが勿体ないので倉庫に寝かせていた物をチェックして使用する積もりである。文字入れをどの様にしようか思案中である。出来るだけ安くて見栄えの良い物にしたい。写真は裏側から見た物で表側には傷が付かない様に保護フィルムを貼ってある。編集済6GB8アンプが一段落したので音楽を聴きながら資料の整理をしていた。窓の外を見ると田圃の中に茶色い大きな鳥がいる。我が家の隣の荒れ地に雉が住んでいるのでこの雨の中で雉も元気な物だと思ってよく見るとカルガモであった。最近、早朝にカルガモの飛行を見る事があるが間近に見たのは初めてであった。雨が強く降っているので安心して田圃の中で餌取りをしていたのであろう。左側がメス、右側がオスである。鬱陶しい雨の日もそれなりに楽しみがある物だと思った次第である。急なカルカモの出現でカメラをセットする暇が無かったので日頃オシロスコープの波形写真を撮影しているデジカメで撮った。Poのデータを測定してみた。負荷の変化に因る周波数特性の変化も調べて見た。RL=4Ωの時は歪みの増加が大きいのでNG、RL=11.4Ωの時は最大出力が下がり歪み率の悪化も有ったので1次換算でRL=4kΩ位が最適負荷に成りそうだと考える。安定化電源を使用しない場合はRL=5kΩ位が最適負荷だった様に思うので妥当な処かと思う。参考までに非安定化電源の時の最適負荷が1~2割増加する件(負荷が高い方にずれる)については武末一馬氏の著作の中に解説があった様に思う。安定化電源を使うと真空管メーカの発表動作例に近づくそうな記事も有った様に思う。以下写真(上)がRL=6Ωの歪み率データ、写真(下)が周波数特性の変遷図である。2%歪み率時の最大出力を2次負荷を変えて測定した。搭載すると低いインピダンス負荷の時の最大出力が非安定化電源搭載アンプと比べると可成り増大する様である。これは再度確認の為の試験をしたいと考えている。スピーカ出力端子の発生するショックノイズの測定をした物であるが、ON時、OFF時共0.3mV以下で全く問題に成らないレベルであった。(下)が電源ON/OFF時のショックノイズデータである。(下)のショックノイズグラフの横軸は10mm/Secである。返信・引用データの測定が大分出来てきた。内、出力インピ-ダンス、ダンピングファクターの測定が終わった。電流注入法の方が僅かに値が小さいようである。ダンピングファクター(DF)は周波数1kHzで約20であった。2号機のデータは提示していないが帰還量が凡そ1dB弱小さいので数値も小さいが傾向は同じであった。詳細はグラフを参照されたい。処で超低域周波数のピークについて前項では分からないと書いたが低い周波数の音楽が入るとボン付く様な感じがある様で、ピークを消すと略DF値から納得の行く軽い音になりブーミー感は無くなる様だ。従って前項の後ろ3行は抹消した。同じアンプを2台作っているのはこの様な比較検討の為である。此のアンプは昨年の秋から弄っているのだが当初持ち上げた時非常に重くて寄る歳には勝てず体力の落ちた事を痛感したと思ったのだが、アンプの目方を量ってみて5kgも重い事が判り体力の落ちよりもアンプの方が重かったと言う事で安心した訳では無いが落着した。動をせねば成らぬと思った次第であった。写真の通りで概ね良好かなと思っている。編集済SPICEのシミュレーション結果を基にアンプの低域時定数の改訂を行った。スタガレシオを16倍取って低域でのピークは解消された。写真(上)が2号機、写真(下)が1号機改の周波数特性である。2号機では低域のカットオフ周波数が1.8Hz、1号機改では1.2Hzであった。考えて見れば普通の測定器では此の様な低い周波数でのアンプの特性を測定するのは無理であろうから一般的には顧みられる事は殆ど無かったのが現状で無かろうかと思う。天下の名機のオーディオプレシジョンを持ってしても残念乍ら此処等の測定は出来ない。最近はサーボアナライザも中古品がお手軽価格で出回っているので之をゲットするのも悪く無いのではと思ったりする。幸いにして超低域特性の管理はボード線図なり伝達関数を正確に求めて描いて検討すれば殆ど間違う事は無いので部品に不良品が混ざらなければ或る程度は出来る様に思う。普通は之だけ高帰還を掛ける事は無いので無視しても問題無い様に思ったりもする。編集済やっと1号機改が完成した。思ったらそうは問屋が卸さなかった。資料整理のため最終データの測定を始め、NFのFRAで超低周波領域のF特を測定していた時、F=1Hzで+0.3dBのレベルの盛り上がりを発見した。普通、FRAでのF特の測定は1Hz~1MHz迄測定している。考えてみればNFBが20dBも掛かっているのに安定度に関する机上計算をしていなかった事を思い出した。題無いと勝手に判断し気にも留めていなかったのが実際の処であった。2号機では入力にローカットフィルタを入れていた為に低域のレベルのピークが消されていたので見落とした訳である。紙上計算とSPICEによるシミュレーションの結果、現状の定数ではF=0.6Hzに2.5dBのピークが出る事を確認した。SPICEでの計算は時定数とアンプゲインを合わせた簡易シミュレーションでアンプの内部挙動までは見ていない。処で此の様な低域周波数でのF特の上昇はスピーカのモーショナルインピーダンスが殆ど0になっているので極力排除しなければいけない。過渡応答でレベルが変動してもスピーカの振動板は大きく動き他の周波数での信号に混変調歪みを発生させる原因となるからである。此の場合アウトプットトランスのインダクタンスが変動するのでインダクタンスの最大/最小値について計算する必要がある。現状の低域時定数のスタガ比は凡そ4で有るので、北野進氏公開の資料から3dB位のピークが出る事が判る。略実測値に近い値である。この資料(ラジオ技術全書011p286)からピーク出ないスタガ比は16位と思われる。出力トランスの時定数は弄れないので段間時定数で調整する事になる。カップリングのキャパシタの値を小さくする事で実現出来そうだ。以下、写真(上)実測周波数特性(上図:1号機改、下図:2号機)周波数を0.1Hzから測定した。2号機ではローカットフィルタの為ピークは見えないが内部帰還ループにピークがある事には変わりは無い。写真(中)現状の時定数でのSPICEでの計算結果レベルのピークが確認できる。略ピークは解消されているのが判る。後は実機で部品交換して確認する予定である。編集済やっと1号機改が完成した。作業は略終わっていたが最後になって伏兵が出て来て2日程テストをして改善していた。通電後2時間位でサーマルシャットダウンが起きる事が発生した。一応ヒートシンクの温度が70°Cになるとパイロットランプが点滅して凡そ1分後に出力が遮断されて音声が出なくなる様に設定してあるのだがパイロット点滅開始温度が低すぎるしシャットダウンが起きないので調べた処、制御回路のコンパレータの設計を見直して70°Cで性格に回路が作動する事を確認した。回路の定数を見直して冷却効果を高めた。終的にはヒートシンクの温度上昇がΔt=30°Cに設定した。雰囲気温度のΔtは25°Cで収まる様である。トータル3サイクルで12時間の試験と相成った。従って室温が30°C迄上がればヒートシンクの温度は60°C迄上がる事になる。安全保安法(PS法)にそって考察してみるとPS法では室温の最高温度を35°Cと規定しているのでヒートシンクの温度は65°Cまで上がる事になる。通常は室温は此処まで上がると真空管アンプで音楽を聴く気には成らないだろうと思うが。却効果を高める様にファン回転数可変制御にしている。静穏対策としてファンはヒートシンクの温度が35°C迄は回転しない。此の2台は自家用のTADの2ウエイスピーカのマルチ駆動用として使う積もりだ。写真は1号機改と2号機の運転テスト写真である。現在アンプの調整中である。性が劣る様で2号機の位相補償方式だけでは容量負荷のみの時の安定度が取れない。性が見窄らしい感じになる。土日の二日を掛けて正確にボード線図を書き直して安定度を取る定数を探した。高域周波数での歪み率を悪化、即ちオープンループゲインを下げれば安定度は確保出来る。不安定と云っても純容量負荷で安定度をどの程度取る必要が有るかの問題でもある。結論として歪み率を悪化させる事無く純容量負荷で1nFから2.2uF迄の間で発振を生じる事は無く安定度を取る方法が解った。擦り切れたボロ雑巾の様な我が頭で有るがそれなりに搾れば知恵は出て来る物だと我乍ら未だ未だ使い物に成るわいと思った次第である。今回の補償方法は2号機にも応用が出来るので早速2号機も改造したいと考えている。以下の写真は(上)が周波数特性、(下)が歪み率vs出力である。歪み率の方は未だ高域周波数でのACバランスを取っていない状況である。トータル帰還量は凡そ31dB(1kHz)で有った。出力管6GB8のペア組をやった。アンプで供給される+B電圧相当を掛けて規定のiBを流した時のVg(グリッドバイアス電圧)を測定して先ずDCペアを作る。次にこのVgに交流電圧を重畳してgmを測定する。Vg、gmが出来るだけ近い物を最終的にペアとする。経年変化で特性もずれて劣化して行くが完成して直ぐの時位は最高の特性を実現したい物である。以下選別の為並べられた球の様子写真である。季節の経つのは速い物で我が家の前の田圃にも水が張られた。日が落ちると蛙の大合唱が始まった。編集済6GB8UL-PPステレオアンプ1号機改の配線が完了した。途中ミスで線材を間違って切って仕舞ってプリント基板を外す羽目になったり少々のアクシデントがあった。ドライブ段までの球を挿して通電チェックをした。DC電圧は概ね良好な測定値を得た。動作していたパーツを再組み立てしているので当たり前ではあるのだが、。以下の写真はこのアンプの配線の変遷で(上)は今回の改造品、(中)は改造前、(下)は30年前の配線(今回の一連の改作分解前)の写真である。段々と良くなる法華の太鼓では無いが少しずつ学習効果が現れ配線がすっきりして来たのが見て取れる。(AVR)の入力部の配線が完了した。1号機と比べると大分すっきりした様に思っている。AVRが故障した時に簡単に外して修理出来る様に引き出し線をある程度確保しておかないと配線を切らないと外せない事になるので切らなくても修理出来る様に工夫した。写真(上)は1号機改良後、(下)は改良前の配線引き回しの状態である。プリント基板とに配線の接続はモレックスのベースポストにハウジング無しでコネクタを挿し半田付けで固定した。外すのも半田を溶かせば簡単に外れるし再使用も全く問題無い。編集済1次電源回路の配線している。サブトランスの取り付け方法をリーケージフラックス、他を考慮して変更した。サブトランス用のヒューズホルダも交換のし易さを考えて変更した。シャーベンダの御陰で取り付け補助金具を簡単に作れるので助かる。使用したアルミ板は以前作って使わなかった物を勿体ないので再利用している。写真(上)が今回の1号機改、(下)が2号機の1次電源周りの様子である。変わったが配線は今回の方が楽であった。リレーの載ったプリント基板とホーロー抵抗はインラッシュ電流を抑える為のミューティング回路である。ミューティング時間は約7秒に設定してある。編集済メイン安定化電源の動作試験をした。あるので予備基板もユニットとして完成させた。出力電圧は壊れたユニットのC電源が-144.2V、+B電源が+415.2V、予備ユニット電源がC電源が-143.4V、+B電源が+413.4Vで負荷電流はアクティブ負荷の容量の関係で450mAまでしかテスト出来なかったがデジタルマルチメータの4桁目迄は負荷による電圧の変動は観測されなかった。設計では700mAでフォールドバック保護回路が動作する事になっている。C電源は65mAで垂下型保護回路が動作する。以下予備基板、AVRユニットの写真である。表題を1号機改(X)に変更した。1号機から外した回路基板を清掃、必要に応じて部品交換をして再利用する積もりである。プリント基板の端子から配線をちょん切った残骸の除去、フラックスの洗浄等済まして変更のあった部品の交換して取り敢えず目視完了である。換気はしているがフラックスの洗浄に有機溶剤を使用するので臭くて堪らない。気を付けないと半田屑で火傷をする。一通り各回路基板の再生は出来た。AVRだけは搭載する前に電源通電テストをするので未完である。返信・引用1号機の改造をする為に分解を始めた。分修正、配線の引き回しの変更をする。当初現行の儘で行く事も考えたが仕上がった電気特性では1号機は2号機に比べて可成り見劣りする思いがしたので改造と相成った。改造作業の合間に2号機の特性データの整理をしているがインディシャル応答の波形写真が出来上がったので公開した。之を見るとRchの方が若干過補償に成っている様で之は高域周波数での歪み率データから或る程度推測していたが裏付けられた様である。歪み率データは過日公開したアンプ測定動画を参照されたい。インディシャル応答波形はもっと安定度良く出来るが余り安定度を高めると高域周波数での歪み率が極端に悪化するので、先ずは想定されるどの様な負荷でも自由振動を生じない程度に抑えて残りの余裕は歪み率の改善に振り向ける様にしている。還ループ入れると高負帰還アンプを実現するにはなかなか骨の折れる作業である。集中定数系の利点として使用部品に不具合が無ければ1度出来上がれば2回目からは簡単に踏襲出来るので助かる。以下写真(上)がLchの応答波形、(下)がRchの応答波形である。入力周波数はFi=10kHz、Vo=1.0Vである。負荷容量値はRL=8Ωの時が0.047uFから2.2uF迄、RL=∞の時は0.022uFから2.2uF迄の応答波形、之より小さい容量では波形に目立つ変化は無かったので割愛してある。編集済6GB8UL-PPステレオアンプ2号機は冷却ファンの起動温度の設定をやり直すと作業は一通り完了となる。正月明けに作った6GB8UL-PPステレオアンプ1号機は2号機と同じ様に再度改造をする事にした。2号機に合わせる為には電源トランスの換装、fuse基板の取り付け方法の変更、プリント基板間の配線の変更をしなければいけないが今回は見本が有るので作業は早いと思う。換装するトランスはオリジナルに乗っていた物で30年前の物である。fuse基板の取り付け位置をシャシーの内部からシャシー上面の電源トランスの上に持ってくる事にしたので取り付け金具を作成した。2mm厚のアルミ板で作ったがハイトゲージとシャーベンダが有るので簡単に材料の加工が出来た。以上は、新着順161番目から180番目までの記事です。]RSSteacup.レンタル。