<IMG>タグが利用可能です。他のスレッドを探す*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。全796件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。本日、日赤での心臓カテーテル検査が済み自宅に帰ってきた。次は台風対策の準備をしなければいけない。入院前に集めていた測定データを公開したい。周波数特性、歪み率vsPo(8ohm)、クロストークである。1、周波数特性は帰還量20dB掛かっているが頗る良好で以前公開してある帰還量12dBの物と比べても殆ど差は無い。之は新しいNFB補償方式のお陰である。Lch,Rchが重なって一本のグラフの様に成っているが調整トリマが有るので全く同じ特性に調整出来る。Poのデータでは2月程前に完成した6GB8ULPアンプのカソードフォロア(CF)付きと比べると2W以上の出力で歪み率のデータに差が有りCFアンプの方が歪み率が低いようでドライブ段の負荷の抵抗値を大きく出来るので最大振幅出力が増大した効果が出ている様である。3、クロストーク特性は概ね良好である様だ。LevelLchからRchへのクロストークのレベルが大きいのは入力信号ケーブルの引き回しがLCHのドライブ回路に近い処が有るのが原因の様である。一応10kHzでー70dB移住取れているのでヒアリングテストを開始する事にした。高域の周波数特性がFix出来たので周波数特性の測定をした。性図では140kHz近辺から急激にF特が変化していたが帰還方式を含めて補償定数の変更をしたらF特が滑らかに減衰する様になった。高域周波数特性の補償はアンプの安定度と高域周波数での歪み率とのトレードオフになるのでなかなか難しい物がある。掲示したデータは(上)がNFBを掛けた後、(下)が補償調整後のオープンループ特性(カソード帰還は掛かっている)である。(上)、(下)のデータから判る様に帰還量はF=1kHzで20dBである。低域時定数のスタガリングは計算上は取れている積もりで有ったが設計時思ったより実際の帰還量が大きい様で周波数F=1Hz近傍にピークが有ることが判明した。オーディオアナライザでの測定でF=10Hzで0.1dB位盛り上がっていたのでNF5090で詳しくF特を測定してみた処(写真上)の様な結果であった。図中上が実測値、下がSPICEデータである。スピーカのモーショナルインピーダンスが零になる超低域周波数でのピークは有ってはいけないので抑え込む必要がある。量が大きくなりスピーカから発生する混変調歪みの原因となる。SPICEを使って適正な値を求め回路定数の変更をして測定したのが(写真下)である。ピークは解消出来ている様である。之等もSPICEの様な便利なシミュレーションツールが有るので簡単に最適解が求める事が出来る。部品を取っ替え引っ替えしてのカットアンドトライでは本当に日が暮れて終う。それより先に根負けして仕舞うのが普通である。便利な世の中に成った事に感謝である。基本的には先日のカソードフォロア付き6GB8アンプからカソードフォロアを外した状態である。カソードフォロア付きアンプとの特性の差異も大体判別した。後ほど纏めてレポートしたいと考えている。今回の電源の稼働テストに先日完成した電子負荷装置を使用した。電源のテストが大変楽になった。制限が720mAでフォールドバック特性の制御が掛かるのも簡単に確認できた。した付属回路やフューズ基板をトランスの上に持っていったのでシャシー内部はすっきりとした。プリント基板に未接続回路があった。業をする羽目になってしまった。的な手抜きで失敗した例である。KT88を搭載する前に先日の6GB8との比較の為之も先ずは6GB8で調整を始めた。カソードフォロアが無い分オープンループゲインが高くなっている。帰還量は多いが前回の知見により簡単にNFBは掛けられた。集中定数系の良い処か。上手く行くとその後は余程変更を加えなければ上手く行く。返信・引用ヒューズ基板取り付け金具を作って電源トランスの上部に配置する事とした。之でシャシー内の配線が大分すっきり出来そうである。2mmのアルミ板を楽に切れる様にハンドシャーツール購入した。来てみて驚いたのは凄くデカイし重い。その気になれば3.2mmのアルミ板でも頗る簡単に切れる。以前買ったシャーリングベンダでも言える事であるが如何に使い易いゲージ(加工の為のお助けジグ)を誂えるかで勝負は決まりそうだ。此のシャーリングベンダのヤゲンプレス折り曲げは慣れればなかなか良いツールである。アダプター等の小物部品を試作する時大変重宝している。結局、OPアンプの電源は両極電源に変更修正した。+側は15V、ー側は-7Vとした。之で同相入力電圧範囲をオーバーする事は無い。入力電圧範囲をオーバーしてOPアンプがカットオフしてしまう事が判ったので測定治具である事も考えて以上の様に本格的な対策をした訳である。電源トランスの換装をした。最終調整で負荷電流を増加させて電流計が0.7Aを越えるとメーターの誤差が出る事が判ったので修正した。メータの過電流保護の為に入れていたダイオードが悪さをしていたので外した。この件は之でOKである。次に電流調整用の可変抵抗器の内FINEの方が効きが悪いので定数を変更して之もOKとなった。不足していたフレームが入荷したので之を取り付けて一応完成である。最近はこの様な物まで通販で帰るので頗る助かっている。1本のみの注文であるがちゃんと買える。試験等をしなければいけない。此の時節500Wの電力を吸い込ますと12cmのFANが付いているとは言え流石に可成り熱くなる。次に試作予定の直流磁界打ち消し型OPTUV211シングルアンプの予備実験を兼ねて製作していたアクティブ負荷装置の動作テストをした。之は完成後電源ユニットのテスト治具として使用予定である。制御用MOSFETがONになったままでハンドリング電力分割用抵抗を介して電流がじゃじゃ流れの状態である事が判った。原因究明のため定電流ユニットを外してユニット単体でテストする事にした。初めにユニット試験をしておくべきで有った。動作しない原因(1)MOSFETのゲート電圧とカレントシンク(CS)の入力バイアスが設計時に当方の頭の中でごちゃ混ぜで定数の決定をした間違いがあった為CSの入力電圧が0V迄絞れなかった事。之を修正しても未だ正常に動作しない。電圧に近い電圧が出てMOSFETはONに成りっぱなし成ることが判った。OPアンプを片電源で使ったのが原因である。源端子に-2V位の電源を供給出来る様に修正した。之はパターンが繋がっていない処が一カ所あって部品を配置できるスペースも確保されており多分保険を掛ける積もりであったみたいである。御陰で簡単に対策が打てた。之でOPアンプがカットオフする事も無くなり正常にカレントシンクも動作する様に成って取り敢えずは目出度し目出度しである。直流500Vクラス以上の半導体回路を弄る時は何時も少々緊張を強いられる。同軸ケーブルを使用したBNCケーブルの作成はJISハンドブックの通りでもし今回の様に2芯シールドケーブルを使ってBNCケーブルを作る事が有れば参考までにと思い作成途中の写真を追加した。測定用のケーブル等標準的な物は市販されているのでそれを使えば良いが、オーディオプレシジョン社が推奨しているケーブル等は純正は高いので作るしか無いので色々と試行錯誤して自作している。以前canon-BNCケーブルを作成したが、今回はBNC-BNCケーブルをカナレの2芯シールドケーブルを使ってコールド側にもシールド効果が及ぶ様にした。インピーダンス整合は取れなくなるがオーディオ用途限定と云う事でOKとした。ナレのケーブルの青色芯をホットに、白色芯をコールドに接続する。網組シールドは一方のBNCではオープンに、他方はコールド線と共通接続をする。之もクロストーク対策である。暑い日が続くので毎日だらだらと少しずつ作業をしているが一応配線が終わった。フロント上部のフレームを紛失して無いので今手配中で之が入荷したら取り付け動作チェックに入る。セメント抵抗群はMOSFETの損失を分担させる為に入れてある。半分の損失を抵抗で持たせる予定である。プリント基板に部品を実装半田付けした。真空管ソケットは取り付け治具を作って半田付けしないと位置出しが上手く出来ない。発熱する部品はデレーティングは普通の部品よりマージンは取っているがリードフォーミング加工をしてプリント基板から浮かしてある。部品は半田付けの後余分なリード線をカットし仕上げ半田をしている。手間を惜しんでは綺麗な仕上がりは期待出来ない。返信・引用プリント基板の試作が上がって来た。先日の6GB8アンプの改善作業が未だ残っているので暫くは取り掛かれないが忘れない内に基板だけでも組み立て配線を仕上げて起きたいと思っている。基板寸法は240X126mmで先日の6GB8の基板に比べると大分小さく仕上がった。この基板に電源、アウトプットトランスからの配線をすれば一通り組み立て作業は完成となる。いで大幅に遅れて仕舞った。此のユニットは安定化電源のテスト用負荷として500V1A迄使用出来る様に設計されているが此のユニットだけでは500VAの電力を吸い込むのは無理なので電力を分割する為に抵抗をシリーズに接続してユニットの損失をを減らす工夫をしている。強制空冷は必須である。ヤフーオークションを見ていると計測技研の500V、1KVAの電子負荷装置が出品されているが中古で1台¥198000-だそうな。当方は有り余りのパーツを捨てずに活用しているので一番お金がかかったのはプリント基板のルータ加工費(1枚\2210-)位である。面基板の為TRSの足を基板の孔を貫通させて半田付けする事が出来ない為写真の様になった次第である。此の電子負荷は近々製作を開始する直流磁界打ち消し型シングルアンプのトランス用定電流源のテストも兼ねている。編集済プリント基板のルータ加工が出来上がった。工機の使用料の支払いをして出来上がった基板を受け取って来た帰り途中に建築家のN氏宅へ寄ってコーヒーを戴いて一休み、帰る時に庭に設置したミツバチの巣で取れた蜂蜜を戴いて来た。考えて観ればもう一ヶ月位遠くへ出かけていなかった。車のガスも先月の15日に20L入れた切りである。基板は予備を含めて2枚製作して貰い費用は1枚当たり¥2210-であった。近くにこの様な設備があり気軽に使えるのは大変有難い事だと思う。後は不足部品のDPDTスイッチが来れば準備が整うのでそれまでに基板の部品実装を済ませて置きたいと思っている。実際のプリント基板は半田ディップ面から見た物である。連休明けに基板をルータ加工出来れば来週中には実装して動作試験に掛かれそうである。本当はもっと早く、数年前には作って置くべきだったが後回しになり今に到った。技量保持を兼ねて暇つぶしには良い。今回やった6GB8アンプの改造が良好な結果だったので気を良くしてメインとして使っているKT88アンプの改造にトライする事にした。回路はドライブ段を差動1段から差動2段に変更することにした。以前の印象では非安定化電源と差動2段ドライブ回路は地味な感じで有ったが6GB8アンプでは安定化電源と差動2段ドライブ回路の相性が頗る良好であった為改造を思い立った。安定化電源と差動1段ドライブでは音が前に出過ぎる傾向があり前後感の調整に苦労したが差動2段回路の地味さが上手くマッチした様でメインに使っているアンプの改造を始めた次第である。改造用のドライブ回路基板の設計が終わり基板やさんに試作の手配をした。前回の6GB8の様に部品が詰まっていないので比較的設計は楽であった。6GB8アンプ基板で得た知見は全て盛り込んである。重畳ノイズの関係でもう大分長い間使っていなかった交流安定化電源を整備して測定器ラックの重しとして棚に入れた。目方が凡そ50kgで一人で持ち上がる限界に近い。今回、商用電源の接地の取り方を変えたので交流安定化電源のノイズがどの様に変化したかを確認する為も有って測定系に復活させた。ノイズは可成り改善された様で今後必要に応じて使って生きたいと思っている。簡単な試験をしているが結構面白い事が判った。シングルアンプに於ける商用電源の変動に因る影響等。編集済やっとパネルが出来上がった。メーターは100uAフルスケールの物を外付け抵抗で表示の電圧、電流でフルスケールの合わせる事にした。メーター表示は以前にも書いた通り元のメーターの目盛りをCADで描き直して作った。本体のパネルはインクジェットプリンターでフォト印刷用紙に高精細モードで印刷しクリアラッカーで表面保護とインクの固定をしてアルミ板の貼り付けて作った。此の一枚のパネルを作るのに試行錯誤で10枚位テストした。時間とエネルギーは掛かるが上手く出来上がると嬉しい物である。部品を取り付けて眺めていると素人デザインなので所々間が抜けているが自家用で有れば上出来の部類と云う事で之でパネルは完成とした。次は回路基板の試作である。今回もルータ加工で作る積もりである。以上は、新着順141番目から160番目までの記事です。]RSSteacup.レンタル。