<IMG>タグが利用可能です。他のスレッドを探す*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。全796件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。『6GB8ULPPステレオアンプのまとめ』のリリースの案内をしていたが、計算式を下書きから写す時間違いがあり公開を停止していた。修正が出来たので再度公開の案内をしたい。昨年、当ホームページの作品集に掲載していたUV211SMA改造レポートにミスプリ有る事を最近見付けたので修正、加筆した。作品集の211SMAのリンクから閲覧出来る。当面の間パスワードを設定しているので閲覧ご希望の方はメールにてパスワード請求して戴きたい。メールはプロフィールの処にアドレスがあります。考まで、PDF資料(パスワードは請求されたし)と測定動画である。http://www.nyanbo.com/newpage2cb999.html以下、写真(上)旧型アンプ、写真(下)新型アンプの歪み率データである。大出力時の歪み率が改善されているのが分かる。返信・引用やっと6GB8アンプの資料のまとめが出来た。6GB8ULアンプ改造記としてPDFにして作品集に貼り付けている。査読チェックが終わるまでは閲覧にパスワードが必要のため閲覧ご希望の方はパスワード請求されたし。編集済6GB8ULPPステレオパワーアンプの改造試作が終わってから大方2年近く経たが、ご本尊の211シングルモノラルアンプのケミコンの液漏れ故障が起き修理対応に暇を取られて資料の纏めが延び延びになっていた。早く纏めないといけないと思いつつ後から次々と雑用が発生して取っ掛かりが掴めずに居たが切りが無いので重い腰を上げて作業を始めた。本体の写真とブロック図、ユニット回路図が仕上がった。何時になったら書き上がるか分からないが兎も角作業を進めて行きたい。返信・引用この度の地震に被災された皆様にお見舞い申し上げます。早く普段の生活に戻れるようお祈り致します。掲示板に嘗てから指摘されているバグ(?)で写真が入れ替えできませんので再度書き込みます。最近この写真の様な詐欺ソフトが急に出てくる事があるが全く以て怪しからん事である。皆さんも騙されない様にお互いに気を付けましょう。最近この写真の様な詐欺ソフトが急に出てくる事があるが全く以て怪しからん事である。皆さんも騙されない様にお互いに気を付けましょう。何時も思う事だがビーム出力管を3結でプッシュプル動作動作をさせると思ったより歪み率が悪い事が多い。歪み成分が殆どで3次歪みが主成分の場合は系の直線性が限界で有るので普通は諦める他仕方が無い処である。アンプの設計者としては甚だ面白く無い処であるので貧弱なオツムで色々思案をしていたがカソード帰還にヒントを得て帰還方法をテストを繰り返しデータを集めるす内に可成り良い改善方法が見付かった。此の2週間程の思案の結果である。実験結果のデータを公開する。写真(上)が改善対策前、写真(下)が改善対策後である。改善対策後では試しに前段のヒーターをDC点火にしているので小出力時の歪み率データが良いのは点火方式に因る改善だと思う。歪み率の測定周波数はf=1kHzである。出力1W/8Ωの時の歪み率はオリジナルだとTHD+N=0.01%であるが改善後ではTHD+N=0.005%と6dBの改善である。同様に10W/8Ωの時は改善前がTHD+N=0.1%で有るのに対して改善後はTHD+N=0.03%と10dB程改善されて居るのが判る。之から現象の解析である。此の黄金週間の休みを利用して6GB8(T)のパワーアンプを製作している。OPTにはLuxOY36-5Kを使用して組み上げ纏めている。オープン利得位相データを測定する処まで出来た。思うに高帰還アンプとして仕上げようとするとトランスの設計が古いので色々と制約が多く悩ましい処である。成してオーバーオールの仕上がりゲインを凡そ42dBとしている。類の機種としては新しいし稼働時間が少ないので非常に良い特性で垂直アンプ、アッテネータ、水平時間軸とも申し分無い特性であった。下側の機種は多分最終生産時期の物で確か会社を辞める時にテクトロから当時の防衛庁に納品する為ストックしていたが相手さんの事情でキャンセルが出たとの事で当方に売り込みが有ったので代理店経由で購入したと思う。何れにしても良い測定器で有ったがCRTの生産が終了して製品も生産終了になったと思う。その後テクトロニクスはデジタルフォスファオシロを推進していく事になったと記憶している。返信・引用テクトロニクスの2445Bの修理校正をした。去年の夏頃からCRTの中心から下方向に波形歪みが観測される様になって症状から昔ネット掲示板でも話題になっていたバーチカルスイッチング回路の不良を疑った。バーチカルスイッチング回路は回路図を見るとU400と表示されたアンプユニットで完全にモジュール化されているので修理の為には此のICを入手する必要がありそうである。ネット検索でスイッチング回路U400を探してみると見付かるが結構お高い様でちゃんと動作するかも解らないので、テクトロニクスのこのシリーズオシロスコープの中古で動作する物をを手に入れて部品を外す事にした。入手した物が現在手持ちの物より良ければ乗り換えすれば良いと考えた。出物が無いか毎日ヤフオクを見ていたが半年掛かってやっと出物が見付かったので早速入手した。動作はするがやはり古い物で校正もされて無かった様で垂直アッテネータ、水平時間軸の精度はずれて来ている様である。精度の点では手持ちの機器が良さそうなのでヤフオクで手に入れた機器からU400を取り外して載せ替える事にした。部品の交換で作業は終了で後は動作チェックである。動作も良好で不具合は解消された模様である。垂直アンプのみキャリブれーションを取って後は暫くは様子を見る事にしたい。写真(上)がTek2445Bの外形、(中)がマザーボードからICを外した所、(下)がICを取り付けた所である。書を参考に見てみると内部の構造は略同じである事が判明した。従ってこのマニュアルを参考に校正出来るかも知れないと今朝から再トライに掛かった。儀な大変な作業である。各スイープ時間のずれを調べて行くとどうも同じ傾向のずれを持っている様であるのでSS5121の回路図とSS5321のプリント基板パターンをを追っかけて行くとSS5121には無い半固定抵抗がある事が解ったどうもスイープ信号ランプ波の電圧を決めている様であるので試しに之を調整してあっけなく作業は完了である。当初キャパシタの交換となると時間軸関係のプリント基板を外してカットアンドトライをする事になるので一日仕事と考えて居たが簡単に済んで助かった物だ。岩通の技術者も調整で苦労して色々改良してきた事だろう跡が思い起こされる処である。旦良いレイアウト構造が決まると此の形を踏襲する様である。テクトロニクスのオシロスコープ然りである。何を兎も角SS5321の時間軸の校正は頗る簡単に完了出来た。1mSの所の若干誤差が大きいがスペック内で有るので吉とした。その他は概ね良好であった。用に供するので大切に使って行きたいと考えて居る。本機は手持ちのオシロスコープで唯一本体アースの対地絶縁耐圧が500V補償されている物なので後生大事に取ってある次第である。写真は調整中のSS5321である。云って良い程使っていない電子電圧計でリーダーのミリボルト計LMV182Aの校正をした。入力インピーダンスが10MΩと高く周波数特性も1MHzと良く出来た測定器である。取り扱い説明書に沿って校正を行ったが、高域周波数補正のバリコン調整はf=50kHzでは無くf=100kHzで行った方が100kHz1MHz迄のF特のバランスが良い様だ。衰は50kHzで調整するよりも良くなって-0.2dBであった。之は使用する発振器の性能にも依るので普通の場合は取り扱い説明書の通りf=50kHzで調整すべきであろう。この場合はf=1MHzでの減衰は-0.4dBであった。十分な性能であると思うが、、。写真の真ん中の電子電圧計(ミリバル)である。左側は45年前に自作したミリバルで未だに現役である。右側はNF製M174A高感度ミリバルである。後、古い岩通のSS5321の特性チェックをした。電圧レベルは概ね良好であったが、時間軸の方のずれが多少目立つ様である。大体の調整箇所は判明したがサービスマニュアルか、回路図が入手出来ない内は弄らない方が良いと思うので中断保留である。編集済アナログテスター、EM3000とT50Bの校正をしたDC指示は1%以下と頗る良好であった。AC指示はF=60Hzで3%位の精度でスペック内でまずまずであった。処でAPのSYS2522Aの販売期間がSYS2322Aよりものは短かったのはADコンバータの信頼性に問題を感じたからではないかと推測する。Hofferと会談をした時にCS6396は余りに熱くなるので火傷をした事があると云う話した時にあれは問題だと言っていた様に思う。この会話の後日に之をディスコンにしてSYS2722A(カスケードプラス)を発表している様なのでAP社としても気にしていたのではないかと思っている。ディスコンが早まったのはAK社がAK5394Aを発表して性能的にも優れていたので直ぐにSYS2722A(カスケードプラス)として製品化になったのだろうと推測している。若干アナログ部の性能もアップされた様である。以下の写真は今回校正チェックしたアナログテスター群である。全てFS(フルスケール)が1.2、3.0レンジの物である。春のお彼岸の頃は気候も良いので例年測定器の検査校正をやっている。M177も校正チェックしたが概ね良好でスペック内には十分入っている様だ。最近はAP社のオーディオアナライザを使用しているので出番が減って仕舞った。次にAP社のオーディオアナライザの特性の点検を行った。自己診断プログラムを走らせてOKである事を確認して、次に校正されたアジレント社の8.5桁のマルチメータ3458Aを用いて当方の手持ちの6.5桁アジレントマルチメータ34401Aを校正した。之でアナライザの発振器の出力レベルの検査校正をした。校正された発振器を基に歪み率計等アナライザ部の校正をした。歪み率の確度はデジタル発振器で基本波と第3高調波を発生させてDAC出力をアナログで歪み率計に取り込んで第3高調波のレベルを可変してチェックをした。之で基本波除去フィルタの肩特性を確認する。計出力をFFTで観測して基本は除去率の確認をした。その後、ADCのチェック、デジタルI/Oのチェックをじて全てOKである。処でオーディオプレシジョン社はsys2522A(S-2カスケード)のサービスサポートを2016年末で止めた様だが当方が数年前にデジタルI/Oの故障で修理に出した時、わざわざアメリカの本社に送って修理されて帰って来たがDSPボードが最新のsys2722Aの物に変更されていた。之は使用しているADCの歪み率のカーブがオリジナルの物と違っていたので代理店に問い合わせた処新しいボードに交換したと云う返事があった。使用しているADCがCS5396からAK5394Aに変更されていた様である。会社勤めの頃、此の2種類のADCの評価試験をやった事があるので覚えていた。測定器は新しく購入した時は検収を兼ねて全データを記録しているのでそれと比較する事で修理後のデータの違いが確認出来る。之で当方のDSPボードその他はsys2722A(S-2カスケードプラス)相当になった様である。この頃から古い(オリジナル)補修用のDSPボードが手当出来なくなったのではないかと想像している。sys2722A(S-2カスケードプラス)のサービスサポートはしている様なので今後の為にもサービスサポート対応出来るか確認しておく必要が有るだろう。AP社はサービスサポート終了後にサービスマニュアルを公開するので之を待つのも一案である。アナログ部だけでもサービスマニュアルが有ると調整等で助かるので有難いと考えている。開されている様である。可成りデータ量が大きい。編集済NF社製の広帯域電子電圧計の300mVレンジの指示が誤差が多いので修理校正をした。通の電子電圧計と同じである。熱電鎚形の真の実効値表示回路が使われておりDSP演算方式の様なクレストファクタの制限を受けない(ダイナミックレンジの制限は受ける)優れ物である。後、周波数帯域が5Hz~20MHzと頗る広帯域である。良を疑って半田付けをし直して微調整でインダクタの向きを動かすと指示も略正常になった。その後周波数特性の確認とLCの調整をしてスペック内に納める事が出来た。入力のケーブルのインピダンス整合を取ってやると概ね1kHz~15MHzで±0.3dB以内に入っている様で思ったよりも良い特性であった。古い設計であるが未だ未だ第一線で実用になる良い器械である。写真の左側の電圧計である。比較の為、岩通SS7840Hとテクトロニクス2465Bの波形写真を掲載する。波形の写真は好みによって評価が変わるが周波数帯域の制限は共に20MHzである。岩通は1時間以上掛けてアスティゲイズムを調整した物、対してテクトロは一応フォーカス、アスティゲイズムも調整はしたが現状の儘であるので若干不利かも知れない。写真(上)がSS7840Hで写真(下)が2465Bである。再生周波数帯域をフルスパンにすればノイズが増えるので余り差が出なくなる。岩通の物が設計が新しいだけあってノイズが少なく私には良い様に見える。普段使っていたテクトロニクスのオシロスコープ2445Bが故障した。バーチカルスイッチングアンプのダイナミックレンジが取れなくなって中心線の下側に輝線が差し掛かると波形が歪む様で現象は1,2chのみに発生して3,4chでは問題ないのでバーチカルスイッチングアンプU-400の故障と判定した。通のSS7840-Hをヤフオクで入手した。麗な割には安く落札出来たので楽しみしていたが来てみると確かに物は綺麗で有った。フォーカスが頗る甘い。それも波形輝線とリードアウトの文字でフォーカスが合わない。互いに一方を調整すると他方がずれて波形亦は文字が滲んでアスティゲイズムの調整不良である。このままでは使い物に成らないと思って中を見てみるとアスティゲイズム調整ボリウムが見あたらないではないか仕方が無いのでCRTの引き出し端子位置から想像して多分此のボリウムだと当たりを付けたが、資料が無いかインターネットで検索してみると取り扱い説明書、サービスマニュアルに当たった。サービスマニュアルをダウンロードして調べて見ると当たりの様で有った。他にも水平、垂直のアスティゲイズム調整もある様で早速調整をした。輝線の滲みも無くなり略満足の行く仕上がりに出来た。2445Bに比べて開発時期が新しいだけあってプリアンプのノイズは少ない様である。昔は互換性が無く困っていた物だが。毎日寒い日が続き体に堪える。毎日蜜柑の輪切りをついばみに来るメジロも雪が積もると蜜柑が雪の下に隠れているのでなかなか出て来ない様だ。雀を忘れてはいけないな。何時も100匹位の大群が家の周りを飛び廻って居る。以上は、新着順61番目から80番目までの記事です。]RSSteacup.レンタル。