<IMG>タグが利用可能です。他のスレッドを探す*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。全796件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。返信・引用レベル調整用デテントボリウムの改造をした。東京光音のユニットを分解して抵抗を交換した。写真(上)がオリジナル、(下)が改造後のスイッチウエハーである。此のVRは21デテントで最大ゲインが+20dBで1dBステップで0dBまで可変出来る様にした。ステップゲイン誤差は実測値で±0.2dB以内であった。入力の10dBステップアッテネータも良好な特性であった。略完了して通電テストを開始した。レベル設定VRのカーブが合っていないので変更する事にした。有るので1dBステップで変化出来る様に変更する。東京光音のデテントVRの抵抗を入れ替えて作る事にした。編集済フロントパネルに印刷文字を貼り付け部品を取り付ける処まで作業が進んだ。今日からはフロントパネルに取り付けた部品端子への配線作業である。造も楽に基板を外せる様にした。出力端子がカナレ製のITTCANONのF77タイプフランジ付きBNCにしているのはプリント基板の出力はバランスアウトになっているのでアンバランス、バランス出力の何れにでも対応出来る様に考えた為である。編集済アルミケースの底板、フロント、リアのパネル加工図を書き上げて加工した。上がりとする事にした。真印刷用紙に原寸で印刷して此を切り取ってアルミパネルに貼り付けると一丁上がりである。写真の上側が版下図、下側は部品が実装された状態の参考図である。昨日図面を書き上げて倉庫を探すとタカチ電機のアルミサッシケースが数個在庫している事が判った。当初は新しいケースを買う積もりでいたが自家用であるので極端に大きく不細工にならなければ良しとして有る物を使うことにした。シルク印刷はインクジェットプリンタで写真印刷用紙にプリントアウトした紙をパネルに貼り付ける事にした。此で数千円の節約になる。返信・引用プリント基板も出来上がり機構部品の入荷を待つ間に機構図の清書及び板金加工図を作図した。元々は全て板金屋さんに特注で行く積もりだったが時間とコスト節約の為タカチ電機の出来合いのケースを加工して作る事にした。相変わらずちんたらちんたらと作業が進んで行く。自家用だから納期は有って無い様な物だからのんびりとやっている。Amp.の広帯域周波数特性を測ったみた。測定帯域は1Hz~1MHzである。DCアンプで在るので低域は当然ッフラットである。高域も1MHzまで素直に減衰している。略データを取り終えた。概ね良好に作動している様だ。良好な周波数特性を目指した。Gain:41.65dBのF特はF=100Kzで-0.2dB、F=200kHzで-0.4dBと頗る良好である。Gainの可変範囲は0dB~-6.65dBであった。次に、搭載したフィルタの特性を測定したが、此も良好であった。正月中はKT88ULステレオアンプの修理を依頼されやっていたがなかなか故障の現象が出ない。結局100時間位して出力管の不良が判明した。当初、真空管のピンの半田付け不良と思ったが、内部電極の引き出し線の溶接不良と判明した。真空管はエレクトロハーもニクスのKT88を購入して交換したがDC的にはペアは取れているがAC的にペアになっていない様で歪み率が下がり切らない。仕方が無いので当方の手持ちの球を加えてペア選別をした。出力1W時の歪み率が0.005%以下になって交換終了した。次に試聴しているとどうも低域の音が思い様に感じられたのでサーボアナライザで調べて見ると2Hzに0.85dBのピークが有ったので此を除去した。造試作レポートに計算式等詳しく解説しているので参照されたい。)此で低音域での重い感じは無くなった。源の動作確認が出来た。マイクアンプ、聴感フィルタのテストはコネクタを作らなければ行かないので先ずはコネクタの製作である。送ればせながらやっとマイクアンプの基板に部品の実装が出来た。±15V、ヘッドアンプNH-05A用の±12V電源、+45.2dBのアンプIHAーA聴感フィルタ、20Hz~22kHzの帯域制限フィルタ及び、出力バランスアンプが装着されている。正月休み中に動作テストである。編集済やっとプリント基板の試作が出来上がった。今回も徳島県工業技術センターにてプリント基板のルーター加工をお願いした。此から基板の組み立てをして、ケースの加工をする事にしたい。動作テストは今週中に出来るだろうと考えている。編集済やっとマイクアンプのプリント基板が設計できた。回路設計の途中で色々と追加の回路を入れたりしたので時間が掛かったが自家用なので急ぐ必要も無い。装する為に作ったフィルタ基板が有るので是を流用する事を考えたが納める筐体が大きく成りすぎるので、元々プリアンプ部はプリント基板の設計はしなければいけないのでA-net、DIN-AUDIO相当の帯域制限フィルタも同一基板内に搭載する事にした。以下プリント基板のCAD出力図である。外形寸法は153x98mmで仕上がった。基板ルータ加工をして貰うので片面基板で設計した。注文していた7ピンコネクタが今朝到着した。入荷は一週間位先に成ると思っていたら早くも到着した。マイクのプリアンプに挿してみて間違い無い事を確認した。今日も回路図の作成に注力している処である。編集済リオンの測定用マイクロフォンを購入、中古であるので新品定価の略10分の一で買えた。延長ケーブルも同時に購入した。用の7ピンレセプタクルも通販業者に発注し入荷待ちである。今、オーディオプレシジョンのsys2522Aに接続して測定に使える様にアダプタを設計している。整増幅器で構成される。A-NetフィルタとDINAUIDIOフィルタは昔、NF回路製のノイズメータ用に作った回路がそのまま使えるのでプリント基板ごと流用する事にした。回路設計が出来ればプリント基板の設計である。日本無線(JRC)OBのM氏から戴いたラウンドコアの物が使えそうである。プリント基板の設計が終われば筐体の板金加工である。順調に行けば12月の上旬には完成出来そうである。秋の測定器の校正を始めた。今回は春にやり残した電力計関係をチェック校正している。日置3186は以前から+0.6%の誤差が有るのは判っていたがスペック内であると思っていたのでそのままにしていたが取り扱い説明書に拠れば誤差は±0.4%以内と云う事であるので調整し定格仕様内に納めた。一応±0.1%位には収まった。3186の内部を見て思った事は大きく成る会社は物の造りが良いと言う事である。調整も遣りやすいし良く出来ていると思った。会社の誠意が感じられる物である。反対に嘗ては大手測定器メーカだった会社でもう廃業した、又は略廃業に近い会社を2社ほど知っているが、同じ職場の社員が仕事で使っていた測定器あったが酷い造りでメーカーを呼んで之は無いだろうとクレームを付けた事がある。一社は殆ど社内評価用の試作機レベル。半田付けも何度もやり直して線材は焦げだらけで之が商品かい?と云うレベル、もう一社のは歪み率計で基本波除去が取り切れていない状態で完全な調整不良である。この製品のメーカの営業社員はスペックに入っていますと言って突っぱね様としたが、当方は今後の参考のため技術責任者の顔が見たい物だ一度合って話がしたいと言うと程なく責任者が新品の完動品を持って挨拶に来た事があった。顧客に対する誠意は評価できるが、製品に対する誠意が見られず一体どんな基準で製品を作っているのか疑問を持った次第である。35年位前の話で長くなったが大きく成る会社と比較して会社が左舞いに成る会社の例としてつまらない事を思い出して仕舞った。一台は日置3182であるが之は調整後の3186の精度を取れていたのでチェックのみで済んだ。後、横河の電力計2532も問題なしで午前の作業は終了した。交換用のケミコンが入手出来たので壊れたパソコンの電源を修理した。ケミコンのケースが内部圧力で吹き飛んでいた。分部品交換だけで修理出来るだろうと踏んで部品交換修理後使っていないパソコンに修理した電源を取り付けて動作試験をした。働させて問題無さそうなので取り敢えず修理完了とした。写真(上)パンクして壊れたケミコン、(下)修理した電源である。この電源も稼働時間は短いが購入後4年が経っている。通販で安い電源ユニットを購入して修理した。電源を入れてBIOSモードでハードウエアのチェックをするとCpuファンが廻っていない。題なくファンが回転する様になった。壊れた電源のケミコンを此亦通販にて発注した。明日には部品到着の予定で修理後動作確認してバックアップ様電源として確保する積もりである。田舎住まいの身では何れにしても部品の手配は通販頼みである。今朝3時頃パソコンに保管してあるデータを見ようとパソコンの電源を入れた処バンと言う音がして、何が起きたか調べてみたが解らずパソコンも普通に使えた。お昼に亦見たい資料が有って件のパソコンの電源を入れるとカラカラコトンと言う音がしたので早速パソコンを分解してみると電源ユニットの中でカラカラ音がしているのでケースを開けてみるとケミコンのケースが外れていた。朝のバンと言う音は此が原因だった様である。電源ユニットを通販で購入、明日の午前中には修理出来そうである。久し振りのデカイ爆発音であった。今回は燃えなかったので不幸中の幸いであった。此の3連休は300Bモノラルシングルアンプの残留ノイズ対策をしていて、もう直ぐ曼珠沙華が咲くので気になっていた庭の花の周りの雑草を少しだけ片づけたが他の事は何も出来なかった。事の発端は大分昔に知人からDA30ペアを貰ったお礼にステレオギャラリーQの300Bシングルアンプをオーバーホールをして差し上げた時、300Bアンプのパイロットとして実験用にKT88シングルモノアンプを300Bシングルアンプに改修した物が手元に有り暫く使っていなかったので通電チェックをした処、フリッカノイズが多くて測定器の超低域遮断用のFc=22HzHPFを入れないと残留ノイズが0.1mVを切らない。HPFを入れなくとも0.3mV以下にはなるので普通のアンプとしては良好なノイズ特性では有る。普段常用の直流安定化電源を搭載した300Bシングルステレオアンプではフリッカノイズ等観測されなかったし残留ノイズも0.08mVと問題無く下がっているのでアンプの改修を兼ねて原因調査をしていた次第である。久し振りに色々と考えを巡らし勉強をさせて貰った。この調子では暫くは惚ける事も無かろうと思った処である。弄くり廻した結論としては此のフリッカノイズは商用電源由来の物である事が判明した。フリッカノイズの周波数が約6.5Hzと周期性を持っている事に多少の疑問が有る処ではある。発振を疑ったがNFBの有り無しにも関係ないのでアンプ本来の現象では無いと云う事で商用電源にたどり着いた次第である。数年前はアンプを測定していても此の様な現象は出無かったので思い当たる事は無いか考えて見ると同じ柱状トランスの2次側(電力を送出する側)に当方の電源ラインに並列に太陽光発電系がぶら下がった事位である。定系の残留ノイズが増加した事がある。ノイズは夜間とレベルが変わるので間違いないと思う。EP1200Aより給電した時のFFT分析の結果である。岩通の古いスライドレギュレータの出物が有ったので入手した。2kVAのスライダックをサーボモータで駆動してライン変動が起きた時でも出力電圧を略一定に保つ事が出来る物である。50年位前に此の古いタイプを使った事がある。入力電圧変動については±1%位で追従する様でなかなかの優れ物である。普通のリニアアンプ式の定電圧電源と違って挿入損失が少ないのが良い。リニア形の様に1次電圧をトライアックやスイッチング電源で制御する事が無いのでノイズが出ないのが利点である。電圧変動に対して応答速度が多少遅いのが欠点である。写真(上)がスライドレギュレータ(手前)とNF製1.2kVA(奥)の交流安定化電源、トランスが転がっているのが測定器の絶縁トランスである。力電圧を測定している処である。以上は、新着順41番目から60番目までの記事です。]RSSteacup.レンタル。