ストレス制御レオメーターとして機能、得られたデータは、慣性補正を必要とします。ユニットとして機能します。上部と下部のジオメトリを取り付けます。パネルのゼロギャップボタンをクリックします。サービス機能測定セットタブの一番上に移動します。メニュー、計測システム、慣性を実行します。上限と下限のモータの調整を実行します。パネルでは、所望の温度を指定します。ヘラやピペット、サンプルで空気の泡は同調しないを確保するとともに下部ジオメトリ上に興味の材料をロードします。