よる材料分析に使用することを目的として設置されたものある。MeVの2本のガンマ線を放出して消滅するが、ガンマ線の放出時間やエネルギー分散から陽電子消滅寿命やドップラー拡がりが測定できる。空孔やボイドなどの材料中の原子レベルの空隙に陽電子が捕捉されると陽電子の寿命が長くなるとともにドップラー拡がりに変化が生じることが知られており、これらの原理を用いて材料中の空隙に関する情報を得ることが可能である。低速陽電子ビームシステムB-2実験孔照射装置(B-2)B-2実験孔に設置された照射装置で、圧気輸送管では照射することができない溶液試料や大きな試料に対して中性子照射をすることができる。イメージング、物理特性のリアルタイム測定などに用いられている。コンクリート、さらには植物内部の水分挙動の把握に極めて有効な可視化技術であり、最近では超臨界水の混合や宇宙用機器の開発にも応用されている。KUR炉室内に設置されたE-2ポートと炉室外に設置されたB-4導管実験室の二つの中性子イメージング設備が利用可能である。n/cm2s程度)、主に静止画の取得に利用されている。CT画像取得システムを整備しており、3次元的な把握に対しても利用されている。MW運転時)を得ることができる。そのため、静止画撮影のみでなく、高速度ビデオカメラを組み込んだ撮影システムを利用した動画像撮影を行うことができる。A)および冷却設備を備えた沸騰二相流用加熱ループを整備している。中性子ラジオグラフィとの相補的なデータ取得を鑑みて、X線発生器および撮像システムからなるX線ラジオグラフィ装置を新たに整備し、平成26年よりX線ラジオグラフィ実験装置の共同利用を開始している。多くの研究者との共同利用が行われている。沸騰二相流ループ(B-4導管実験室)精密制御照射装置(SSS)高温度領域(90°C~500°C)における制御した材料照射を行うために設置された照射設備である。原子炉に試料温度を原子炉出力と独立に電気ヒータ及びヘリウムのガス圧を変えることにより設定できる高度な温度制御装置が付属している。中性子スペクトルを反射体・炉心プラグ等の炉心要素の組み合わせ等により変化させた照射を行うことが可能である。照射時間は照射中に試料を引き上げることで任意の照射量を選択することができる。構造に関する核分光学の分野と、原子核をプローブとする物質科学(核物性)の2つの研究分野で利用されている装置である。濃縮ウランを熱中性子で照射し、核分裂で生じた不安定原子核をHe-jet法によりイオン源へ導き、イオン化する。イオン化された元素を加速、収束した後、電磁質量分離により目的とする原子核だけを精度よく取りだす。本装置は高温熱イオン源を用い、アルカリ、アルカリ土類、希土類元素を効率よく分離できる。2つの研究分野に応じて2つのビームコースが設けられている。keVであり、テープコレクターが付設されている。keVの範囲で可変である。(CN-2)中性子小角散乱法(SANS)は、試料のナノ構造を解析するための手法であり、ポリマー、ミセル、タンパク質、金属、磁性体などの様々な試料の研究に利用されている。備えたSANS装置が設置されている。多層膜モノクロメータは、一般的なSANS装置で用いられる中性子速度選別機と比較して小さく、メンテナンスが容易であるという特徴を持つ。Tの磁場を印加することができる。ポート(CN-3)CN-3実験孔は冷中性子源(CNS)を見込む形で中性子導管が設置されている。図1にKURと冷中性子導管配置を示す。ここでKURが5MW出力時における導管出口の中性子束はCNSが非運転時(CNS-off)は3.8×106n/cm2/sであり、CNS-onは1.9×107n/cm2/s)である。CNSは現在運転していないため、CNS-offの中性子強度となる。KURが1MW出力では、7.6×105n/cm2/sである(CNS-off)。CN-3導管の全長は10.5mであり、1要素は長さ70cmのスーパーミラー15要素を曲率半径441mになるように多角的に曲げて利用している。