コメントはまだありませんTweetPFSのサブシステムの内、4台の分光器はフランスのマルセイユ天文物理研究所(LAM)を中心に開発されていますが、2015年より1台目の組み上げ、試験が行われています。今回は、マルセイユ天文物理研究所での組み上げ・試験の様子を紹介します。下の写真はジョンズ・ホプキンス大学が開発している真空冷却機能の付いた筐体を、光学部品と組み合わせて、ひとつのカメラユニットに仕上げている様子です。こちらのアニメ―ションに表されているように、レールや冶具を使って筐体内のレンズや検出器の光軸を調整しながら組み上げられます。(可視光赤カメラユニットの組み上げの様子)さて、分光器の性能評価試験は、可視光赤カメラユニットを使った冷却試験と光学試験の2つから始まっています。二つの試験の内光学試験では、下の写真のようにファイバー光が入射するスリット部から可視光赤カメラユニットまでをつなげた『ワンチャンネル』と呼んでいる状態で、検出器上の像質や安定性の試験を行います。(冷却試験については過去の記事をご覧ください。)(『ワンチャンネル』)(『ワンチャンネル』組み上げの様子)下の動画は焦点位置を探している様子です。https://pfs.ipmu.jp/blog/wp-content/uploads/2017/03/sps_focus_mini.mp4ハードウェアの組み上げ・試験に際して、各部分の総合的な制御をしたり試験に必要なデータを取得・解析をしたりする為の専用ソフトウェアも開発されています。上記の焦点合わせにも使われています。ソフトウェアは、分光器の様々な場所に設置されている温度計等の環境センサーの情報をまとめたり、駆動部分の位置・状態を管理・制御したりしています。非常時にはスマートホンのアプリを通じで開発メンバーへアラートが届くようになっています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。plane.主焦点装置には約2400本の観測用ファイバーが設置されますが、57本ずつをまとめた42ユニットに分けられます。ユニットはファイバーと配置用のアクチュエータ、アクチュエータを制御する為の電子基板から構成されます。土台の大きさは直径約70cm、観測用ファイバーが付いたレールの他にも、これらのファイバーを焦点面の天体に配置するときに位置の参照として用いる固定ファイバーや、目的の視野に望遠鏡を導入し保持するために使用する6つのカメラを載せます。wavelength.PFSでは約2400個の天体を観測しますが、4つの同型の分光器を用いてそれぞれ600本のスペクトルを取得します。3つのカメラユニットを持っています。3つのカメラには、特定の波長で光を分けることのできるダイクロイックミラーを2つ用いて、光を導入します。2018.焦点面上のファイバーの位置を測定する為に、『メトロロジカメラシステム』をすばる望遠鏡のカセグレン焦点に取り付けます。メトロロジカメラには50Mピクセルの大判のCMOSセンサが搭載されているため、約2400本のファイバー像をたった一回の露出で得ることができます。画像の取得から各ファイバーの位置測定までを5秒以内に行うように設計されています。このようにファイバーの効率よく位置を測定することで、ファイバーの配置など観測準備にかかる時間をなるべく短くし、大規模サーベイ観測を行うことができるのです。メトロロジカメラシステムは2018年4月にすばる望遠鏡へ搬送されるました。PFSの4台の分光器がこの部屋に設置されます。分光器の安定性を図るために、部屋全体が5±1°Cの範囲で温度管理されます。分光器の設置やメンテナンス用に室内には耐荷重500kgのクレーンが設置されています。