く実験研究に使用されている。KUR運転の制御は、ホウ素入りステンレス鋼製の粗調整棒4本と微調整棒1本で行われる。アルミニウム製タンクに水を張り、その底部に炉心が設けられている。炉心で発生した熱は、タンク水を強制循環することにより取り出し、熱交換器から二次冷却水に移して冷却塔から大気中に放散される。円筒型で、コンクリート壁と溶接鉄板により気密が保たれ、送排風機で常時減圧されていて、予期しない場所からの空気の漏出がないようにしてある。事故時には吸気・排気口が機械的に封鎖され、同時に水を用いて空気の出入りダクトを密閉する。この場合、建家内の空気は非常用の各種フィルタを通して清浄され、スタックから排出される。照射が行われる長期照射設備がある。研究炉の新規制基準を策定し、国内の全ての研究炉は新規制基準の下で新たに許可を受けることが必要となった。よる安全審査を受けるとともに、その後の改修工事・検査に取り掛かった。休止から3年を経た2017年8月に、KURは新たな運転許可を取得し、同月に共同利用のための運転を開始した。アルミニウム製のキャプセルで炉心の近くまで運ぶことで、高い中性子束での照射が可能な照射設備である。それぞれ照射できる中性子強度が異なり、実験条件に応じて選択できる。きな試料に対して中性子照射を行うことができる照射孔である。照射孔内は水で満たされており、試料を容器に入れて炉頂から照射孔内に容器を吊り下げた状態で照射を行う。照射試料に信号線などを接続し、照射中にリアルタイムでモニターすることも可能である。長期照射用プラグ/炉心照射アルミニウム製のキャプセルに封入した試料を、炉心内で最長1年間の照射をすることができる設備である。(D2O設備)本設備は、従来、γ線の混在が少ない典型的なマックスウェル分布を持つ熱中性子照射場として、物理工学および医学生物学関係の研究分野において利用されていた。(BNCT)が行われ、1995年までに合計61例の臨床が行われた。1995年11月から1996年3月にかけて、BNCTの高度化を主目的に、(1)設備の安全性の向上、(2)熱中性子から熱外中性子までの利用を可能とする性能向上、(3)5MW連続運転中の医療照射を可能とする等の使い勝手の向上、の3点に関して改修が行われた。本設備は、KUR炉心に接して約2m3の重水タンクを有している。重水タンク内の炉心側に、熱外中性子成分を増加させるための、体積比80%/20%のアルミニウムおよび重水で構成されている厚さ65cmの熱外中性子減速材が組み込まれている。その外側には、中性子エネルギースペクトルをコントロールするための、中性子エネルギースペクトルシフターおよび重水シャッターが組み込まれている。スペクトルシフターは厚さ10、20、30cmの3層、重水シャッターは厚さ30cmの1層で構成され、各層の重水は独立して出し入れできる。重水シャッターの外側には、熱中性子成分をカットするための厚さ1mmのカドミウムフィルターが2枚組み込まれている。本設備では、中性子エネルギースペクトルシフターの重水厚さの調整、および、2枚のカドミウムフィルターの開閉により、ほとんど純粋な熱中性子から熱外中性子まで様々なエネルギースペクトルを持つ中性子照射が可能である。最大で1×109cm-2s-1程度である。本設備は、改修後も引き続き、物理工学および医学生物学関係の研究分野に利用されているが、様々なエネルギースペクトルを持つ中性子照射が可能となったことから、その利用の幅が広がっている。3つの照射モードが患部に応じて使い分けられている。2001年12月には世界初の口腔癌に対するBNCTが熱外中性子照射により行われ、2002年6月には脳腫瘍に対する非開頭の熱外中性子照射が開始された。有する物質表面に一定角以内に入射した低速中性子は全反射するという原理に基づいて低速中性子を中性子源(炉心)から遠方までその強度を減少させることなく導く設備を中性子導管という。中性子導管には2種類あり、一つは中性子ミラーとしてニッケルがフロートグラスの表面に約200nm蒸着されたニッケルミラーを用いたものであり、他はニッケルとチタンの多層膜スーパーミラーを用いたものである。範囲の中性子が全反射するように工夫したもので、ニッケルミラーに比べ短波長領域の中性子も全反射されるので強度は強くなる。中性子導管に曲率を持たせれば、中性子源から発生する速中性子やガンマ線は途中で除かれるので測定のバックグラウンドを減らすことができ、測定精度の高い実験ができる。中性子導管を用いると遠方まで導くので広い実験スペ-スが利用できる等の特徴を有する。KURでは、日本で最初の中性子導管であるE-3導管と、世界初の本格的スーパーミラー中性子導管であるB-4導管等が設置されている。それらの中性子束及び主たる利用目的は以下の通りである。E-3ニッケルミラー中性子導管出口の全中性子束は2×106n/cm2sであり、BNCT研究に特化した即発γ線分析を行っている。B-4スーパーミラー中性子導管出口の全中性子束は5×107n/cm2sであり、主に中性子イメージング(ラジオグラフィ)実験が行われている。