測定器ツイートVMAを使ってSWRを測定する方法をコメントで教えていただいた。いうことで、早速やってみる。VMAここでの結論まとめ測定準備まず、LTDZにリターンロスブリッジをつなぎ、DUTはオープンでスイープ(もちろん、REFには50Ωのダミーロードを装着)。2mのアンテナを測定対象にしてみるつもりなので、スイープ範囲は140~160MHzとする。左下の「Trace」のところの「LIVE」の下の小さな四角を押す(これがボタンだったとは気づいていなかった)。その小さなボタンを押すとボタンがオレンジ色になり、そのときのスイープ結果がリファレンスとしてメモリされる(グラフ上にオレンジ色で示される)。続いて、「Trace」のところの歯車アイコンを押して設定画面を出す。Trace」にチェックを入れ(SWRのスケールの選択も希望に応じて)、「OK」ボタンを押す。準備ができたところで、「Trace」のところの「MATH」ボタンを押せばSWRが表示される。この状態だとSWRは無限大なのでグラフ上には出てきていない。DUT端子に50Ωのダミーロードをつないでみる。SWRグラフ(白線)は1.0に張り付いている。実際のアンテナをDUT端子につないでみる。それらしいグラフだけど、随分とブロード。1.5以下が140~155MHz位まである(140MHz以下は測っていないので下限周波数がいくつかは不明)。本当かなぁ?というかアヤシイ気がする。100Ωダミーロードなんだか怪しいということで、検証のため、100Ωを測定してみる。SWRは2と出るはず。2Wのチップ抵抗(サイズは6432M)をSMAコネクタに付けただけ。02:37NanoVNAこちらが、NanoVNAのS11で見た様子。測定範囲は、上のものに合わせて140~160MHz。わずかに越えているが。リターンロスブリッジに問題がないことを確認するため、S21を使って見てみる。スルー(リターンロスブリッジなし)。リターンロスブリッジをつなぎ、REF端子に50Ω、DUT端子はオープン。Gainは-13.726dB。確認のためDUT端子に50Ωダミーロード。