|高い水質・経済効率の医療用水をご提供。System第二世代DCnano�Uシステム前段膜に高阻止率のNFmoduleを採用。生菌・エンドトキシン阻止はもちろんのこと、従来nanoシリーズに比べ電導度(化学的汚染物質の低減)が向上しました。第1世代・第2世代のフローの違い第1世代型は活性炭後に生菌・エンドトキシンが原水よりも逆汚染します。第2世代型は軟水装置の代わりにNFmoduleを採用することで本来の目的である硬度分の除去と同時に生菌・エンドトキシンを90〜99%カット。NF・ROのダブルフィルトレーションにより生物学的汚染を防止します。ダブルフィルトレーションします。化学的汚染物質は透析用水作製装置でしか除去できないため、直列2段ろ過方式は高水質を達成するだけでなく、安全な透析治療にもつながります。最高級モデルの透析用水作製装置nano�Uシステム機能をそのままに、熱水消毒を標準搭載。「Ao値管理」熱水消毒システムISO指標のAo値で熱水消毒を管理します。多彩な消毒エリア熱水消毒エリアは4タイプから選択可能です。代わりにNFmoduleを採用。硬度除去はもちろん、生菌・エンドトキシンも同時捕捉。NF・ROの直列2段ろ過方式のダブルフィルトレーションシステムです。なく、化学物質除去にも優れたモデルに進化しました。ソルトレス軟水樹脂再生のプログラム設定操作や、塩の補充作業が無くなります。万一RO膜が故障しても、高除去率NF水を使用量を落とさずバイパス供給します。カウンターフローシステムRO水の採水方向を一定間隔で切り替えるシステム。ROmodule内の滞留防止に貢献します。ダブルループ再循環システム一度精製されたRO水が、RO水タンク満水時に再びROmoduleへ供給されるシステム。複数回のRO処理で高純度を実現します。オプション排水回収機能(装置内蔵も可)原水の使用量をセーブし、水道使用量を軽減。プレUFシステム原水中のエンドトキシンを大幅にカットします。代わりにNFmoduleを採用。硬度除去はもちろん、生菌・エンドトキシンも同時捕捉。NF・ROの直列2段ろ過方式のダブルフィルトレーションシステムです。なく、化学物質除去にも優れたモデルに進化しました。ソルトレス軟水樹脂再生のプログラム設定操作や、塩の補充作業が無くなります。万一RO膜が故障しても、高除去率NF水を使用量を落とさずバイパス供給します。カウンターフローシステムRO水の採水方向を一定間隔で切り替えるシステム。ROmodule内の滞留防止に貢献します。ダブルループ再循環システム一度精製されたRO水が、RO水タンク満水時に再びROmoduleへ供給されるシステム。複数回のRO処理で高純度を実現します。詳しくは熱水消毒システムをご覧下さい。排水回収機能(装置内蔵も可)原水の使用量をセーブし、水道使用量を軽減。プレUFシステム原水中のエンドトキシンを大幅にカットします。小容量かつ100%の熱効率で熱源コストの歩留まりが向上。毎日の消毒・洗浄を透析用水作製装置から行えます。次亜塩素酸ナトリウム溶液と酢酸を混ぜ、pHを調整することにより従来の消毒方法に比べ約15倍の消毒・殺菌効果を発揮します。強力かつ効果的な殺菌・消毒ができる次亜活性水は、薬液使用量低減によるコスト削減や洗浄時間短縮による省力化に貢献します。|高い水質・経済効率の医療用水をご提供します。