計測とテスト:可動線輪型メーターで低レベルの電流を測定する大型の可動線輪型メーターはしばし、フルスケール指示にかなり大きな駆動電流を必要とする。駆動電流が被測定電流より大きいと、シャント抵抗を利用できないことがある。今回の記事では、この問題を解決する手法を紹介する。});メーターを別電源で駆動せよ昔からあるアナログ方式の可動線輪型メーターは、分解能や精度がデジタル方式に及ばないものの、アプリケーションによってはそのメリットを発揮できる場合がある。測定値の時間的変化などは、デジタルメーターでは直感的に把握するのが難しいが、アナログであれば表示値の変化や傾向を容易に追跡できる。大型の可動線輪型メーターは、フルスケール指示にはかなり大きな駆動電流を必要とすることがあり、駆動電流が被測定電流より大きい場合には、シャント抵抗を利用できないことがある。この問題は、メーターを別電源で駆動すると解決できる(図1)。この例では、フルスケール指示に15mAを要する20cmの可動線輪型メーターが、0から100mAの直流電流を指示する。この手法を用いると、任意の電流範囲に適用できるシャント抵抗の仕様を定義して製作を簡素化することもできる。図1:別電源で駆動する可動線輪型メーター(クリックで拡大)可動線輪型メーターの消費電流は、被測定電流に比べて無視できない場合が多い他の方式の電流センスアンプが動作電力を被測定回路から導くのとは違い、図1では、IC1は別の電源を利用している。動作時には、IC1の出力電流IOUTはVSENSE/100Ωとなる。VSENSEはRSENSE1に生ずる電圧である。この回路では、電流センスアンプではなくIC1を用いている点がミソとなる。IC1が内部回路用の別の電源電圧端子を備えているのに対して、他のデバイスは被測定電流から動作電力を取るからである。フルスケール100mAでRSENSE1には100mVが発生し、これをIC1が最大10mAに変換してR1には最大1Vが生じる。オペアンプIC2とトランジスタQ1は電圧制御型電流シンクを形成しており、メーター駆動電流を制御する。メーターのフルスケールが15mAならば、抵抗RSENSE2(66Ω)にかかる電圧は1Vになる。この抵抗の値によってメーターをキャリブレーションしたり、フルスケール電流を変えたりすることが可能である。被測定点とメーター設置場所を分離することができる。可動線輪型メーターは高精度の測定が必要なアプリケーションには使用しないので、ここで用いる受動部品の精度は緩くてよい。電源には、電気的なノイズ環境に応じてデカップリング容量を挿入するとよい。Japan臨時増刊として発刊した「珠玉の電気回路200選」に掲載されたものです。著者の所属や社名、部品の品番などは掲載当時の情報ですので、あらかじめご了承ください。Ideas」を1冊にまとめたもの。2001〜2008年に掲載された記事から200本を厳選し、5つのカテゴリーに分けて収録した。今回は、2つのチャンネルを備えるシグマデルタ型A-D変換器LSIを使い、温度補償を施した重量計測を実現できる回路を紹介する。課題とされてきたスループット低下も解決する。今回は、安価で保護機能も十分な利得1のプローブで、実験室用の手頃なオシロスコープと同じ入力インピーダンスを提供し、スペアナの50Ω入力インピーダンスを駆動できる回路を紹介する。LEDを光センサーとして使い、照明強度を計測LEDは表示用や照明用といった一般的な用途だけでなく、光起電力型の検知器(光センサー)としても使用可能である。今回は、LEDを光センサーとして使用する回路図を紹介する。白色LEDドライバに調光機能を付加するカラー表示を備える携帯電話では、消費電力の要求が厳しい。新しいアプリケーションが次々と登場し、低電力設計が不可欠になっている。そこで、今回提案したいのは応用範囲の広い調光方法だ。安価な「電圧降下法」で基板の短絡を検出するプリント基板の製造で、圧倒的に多い不良は配線パターン間の短絡だ。短絡箇所を探すのには非常に多くの時間を要し、その作業にはストレスが伴う。そこで、今回は4線式DMMや抵抗測定器の考え方を用いた、短絡箇所を発見する簡単な方法を紹介しよう。市販の電子負荷機器の多くは、電流値が少ないスイッチ電源の試験において精度面で問題が生じる場合がある。今回は、この問題に対する解決策の一案として、定電流負荷回路を紹介する。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。