非常に大きな不確実性と非常に原油の測定装置により測定に関連するエラーがあります。10-6、はるかに正確な測定装置はおよそが実験材料定数を決定する必要です。アプリケーションのこれらの測定値は、電気抵抗ひずみゲージに基づいています。これらのデバイスはそれに続くビデオ全体で使用される、次にその動作原理の説明が与えられます。埋め込まれた長いループ線です。高強度エポキシでテストされている材料にひずみゲージを接着します。材料を変形すると、ワイヤーの長さで変わります、彼らの抵抗の結果としてわずかに変更されます。ブリッジ回路の一部として挿入すると、これらの変化を電圧の変化として検出できます。ノイズや電圧の変更を今日測定することができます精度の向上により、回路内でのエラーの他の源、デジタル計測システムの出現が大きく減少します。ひずみゲージを校正するには、その出力は指定された電圧入力の下のある特定の緊張範囲の歪みに関連する線形ゲージ率として知られている定数を使用します。ひずみゲージは、一方向のひずみを測定します。つの異なった方向でこれらの測定、モーのサークルのような最大値と最小主ひずみと応力を計算する原則を使用してサーフェス上のストレスの全体の状態を定義できます。ロゼットひずみゲージ。デバイスのロードセルと呼ばれます。つの厚い、高強度鋼シリンダーです。ロードセルの校正回路の出力電圧は、与えられた負荷に関連付けることができるように死んだ重みを使用することが必要です。死んだ重みとレバー機構を使用しています。米国で使用されるすべてのロードセルはこの校正用線源を追跡する必要があります。シリーズのインストールを使用してによって実習では、読み込むセルのトレーサビリティ手段を調整します。ロードセルの出力との比較に基づいて校正されてすべてロードセルを定期的に校正して彼らが正しく動作することを確認する必要があります。インストールされます。オンで自己反応フレームで構成されます。グリップに試験片をクランプし、クロスヘッドの上方向に移動するようにねじ列を回す、引張力は、供試体に導入されます。標本には、シリーズにインストールされているロードセル応用力を測定します。シリンダーをテストする)。万能試験機.今ではひずみと力を測定する方法を実証されている弾性論のより一般的な治療について取り上げます。力およびすべての軸に沿ってモーメントの平衡の方程式を書くことができます。γzx)するために必要なグローバルな変形を確立します。上記の式のように、せん断弾性係数、せん断応力または表面力を与えられた角変形の変化です。ポアソン比は、として定義されます。式)それはそれを示すことができます。つを定義するために決定する必要があります。これらの測定から得られるすべての弾性理論で使用される他の多数の派生定数があります。(B)、または表面に均一に作用単位圧縮または引張応力によって生成される体の容積の相対的な変化です。つの独立したひずみ測定が行われた場合。(Φ)モーのサークルから主ひずみ。示すなどの長方形のロゼットひずみゲージ。この実験では、アルミニウムを使用する系統の範囲は、その制限以下残ります。計算と主ひずみと応力の概念を示すために使用します。片持ち梁は重みと記録ひずみに対応する変更のセットをインクリメンタルに読み込まれます。対応する応力は曲げ応力の簡易式から計算できます。Procedure弾力性とポアソン比係数それは学生が万能試験機の操作に必要な使用と安全性対策で訓練されている本想定されます。インチ掘削する必要があります。インチの位置をマークします。ロゼットの軸が傾いていることを確認してください。梁の底面の似たような場所をマークします。つの歪みゲージをここでインストールして梁の長手方向軸と揃えます。注意深く測定ノギスを使用しています。つのレプリケートを実行します。