MT9090Aは、モジュラー型ポケットタイプテスタです。OTDR(光パルス試験器)、CWDMアナライザ、ギガビットイーサネットテスタなどのテストモジュールに交換することにより、さまざまなテストが可能で、テスタのコストを抑えることができます。g)のテスタで、充電池を内蔵しているため、FTTH、PON、RRH、CATVなどで電源のない作業現場へも容易に持ち運んでテストできます。小型でありながら大きく明るい4.3インチ液晶を備えており、表示画面が見やすく、屋外の作業でも便利です。光ファイバスコープを接続することで、光ファイバ端面の傷、汚れを確認できます。km超のコアネットワークなど、あらゆる光ファイバネットワークの保守で活躍するOTDR(光パルス試験器)です。FTTH、PON、RRH、CATVなど、光ファイバの障害箇所をシンプルな操作で簡単に探索できます。最大64分岐のFTTH-PONシステムにおいて、スプリッタから収容局までの光ファイバで発生する障害を片側から測定するだけで検知、障害解析を効率よく実施します。リアルタイム測定機能を搭載しており、光ファイバの接続状況や曲げによる損失状況をリアルタイムで確認できます。光パワーメータ(MU909014A1を除く)、可視光源を搭載しています。MU909020A)CWDMの最大18波長を同時モニタリングできる光パワーメータ機能を備えたCWDMアナライザです。G.694.2準拠波長のCWDM18チャネルを同時測定できる光パワーメータ機能を備えています。各波長の中心波長、光パワーレベル、ドリフトを数値とグラフで表示します。しきい値設定により、簡単に各チャネルの合否判定が可能です。G.695に準拠しています。M/ギガビットイーサネットLAN、IPモバイルバックホール向けギガビットイーサネットテスタです。マルチストリーム送受信、多段VLAN、MPLS、SDTテスト、非対称ネットワークのアップリンク/ダウンリンク同時RFC2544テストなど、豊富な試験機能を備えています。Y.1564に対応しています。9種類のパフォーマンスを同時にテスト(最大32種類まで)できます。帯域占有ユーザ、ネットワーク攻撃、エラーストリームなどを特定することが可能です。光パワーモニタや電気ケーブル導通試験機能等の物理層試験も備えています。[クリーニング作業]OTDR測定を始める前のクリーニングの作業手順です。ソリューションビジネスをご紹介します。Visualizer機能のご紹介です。光ファイバの故障位置が簡単に探索できます。