パワーメータは、サーマルメータの確度、ダイオードメータの速度、およびピークパワーメータのグラフ表示などの利点を兼ね備えています。秒の速度でサンプリングでき、90dBのダイナミックレンジを達成します。このメータには、グラフ表示機能が標準機能として含まれています。耐環境設計およびオプションの高性能NiMHバッテリによって、フィールドアプリケーションに、また、高確度なので研究室レベルでも使用できます。ML2437Aは、シングルセンサ入力をサポートしています。ダイナミックレンジで動作します。つの狭ダイナミックレンジを持つセンサの代わりになります。堅牢なポリカーボネート製シャーシは、落とした時の衝撃や手荒なフィールドでの扱いに耐えることができる上、防滴構造になっています。改善し、ミスマッチの不確実性を半減します。ソフトキーメニューソフトキーメニューの使用でユーザーインターフェースが理解しやすく、計測器の制御が容易になりました。数値キーパッドは、ユーザインターフェースを簡素化します。シリーズも高速電圧測定が可能です。入力として動作します。データポイントの高速バーストを測定または転送します。システムの生産性を向上します。倍のシステム速度です。データ取得イベント、アーミングとトリガ機能トリガ遅延やサンプル時間は、読み取りごとに直接オペレータがコントロールすることができます。高速信号で高解像度のランダムな繰り返しサンプリング。レベル範囲でパスル信号をグラフ化します。明確なパワープロファイルを生成します。最大パルスパワーは、カーソル間平均化を使い、容易に繰り返し測定できます。信号測定に便利なパワー対時間モードは、ストリップチャート式の表示です。パワー対時間モードは携帯電話の切断や異常な電力制御といった異常状態の迅速なトラブルシューティングを可能にします。トリガフレームは、タイムスロット全体の平均パワーを測定できます。