サイズが非常に小さくなるために、同質なサンプルを得ることが重要です。使用する準備ができるまで小さな容器と、デシケータでストアに粉砕した土を入れた。楽器をスイッチをひっくり返すこと。コンピューターの電源を。プログラムを起動します。土壌」アイコンをダブルクリックします。「元素分析パラメーターの編集」を開き、「送信」ボタンをクリックすると、機器を熱します。テーブル」をクリックします。ファイル名を今日の日付に変更します。標準、空白を実行するサンプルの数を入力します。テーブルに置換する「置換」をクリックします。標準曲線を作成します。つの錫のディスクを取り出し、特殊なシール装置を使用してカップ形状に成形します。あなたの指先からオイルを転送することを避けるためにあなたの指で錫のディスクに触れないでください。4-5参照)鉗子を使用して、天秤で錫のディスクを置き、バランスをゼロします。天秤に標準のアスパラギン酸錫ディスクの重量を量る。テーブルにこの重量を入力します。シールは、標準のアスパラギン酸のどれもがそれが流出されますので、鉗子と錫のディスクをアップします。オートサンプラーに錫のパッケージを配置します。使用してを繰り返します。アスパラギン酸標準を使用してを繰り返します。土壌とオートサンプラーの読み込みのサンプルします。つの錫のディスクを削除し、封止のデバイスを使用してカップの形状に成形します。鉗子を使用して、天秤で錫のディスクを置き、バランスをゼロします。天秤の土壌サンプルをスズのディスクの重量を量る。テーブルにこの重量を入力します。ディスクをバックアップします。トレイに錫のパッケージを転送します。各サンプルの帳票の試験を実行することをお勧めします。帳票の実験は、実験誤差を排除するための親指の良いルールと見なされます。Ready"がオンに。コンピューターの画面の下部には、それはまた「分析のための準備ができて」を言うでしょう。実行サンプルを開始する前に、入力するデータを保存する「ファイル」と"Save"をクリックします。あなたの最後の名前と日付とメソッドを保存することをお勧めします。実行を開始するには、緑の矢印をクリックし、「今すぐ開始」を押します。実行が完了したら、「再計算」し、「結果の集計」をクリックして、結果見ることができます。