医用イメージングのために開発された様々な技術は、他の科学や産業にも応用されている。医用イメージングは、人体内部を可視化した画像を生成する技法であると見なされることが多い。超音波検査の場合、超音波を発することで組織内のエコーから内部構造を知ることができる。X線の場合、骨や脂肪などでX線の吸収率が異なることを利用して画像を得る。外部リンク主な画像処理技術[編集]蛍光透視法[編集]蛍光透視法(Fluoroscopy)はX線写真と同様な手法で人体の内部構造の画像をリアルタイムで得られるが、定常的なX線の入力を必要とする。内臓を視覚化するため、造影剤としてバリウム、ヨウ素、空気などが使われる。(MRI)は、強力な磁石を使って人体中の水分子にある水素原子核(1つの陽子)を分極/励磁させ、発生する信号を空間的に符号化することで人体の画像を得る。2種類の電磁場を使用する。第一は非常に強力な静磁場(数テスラ単位)であり、水素原子核を分極させる。第二はそれよりもやや弱い傾斜磁場であり、空間の符号化のために時間と共に変化する(1kHzオーダーの変化)。水素原子核に極めて強い高周波(要するに電波である)を当てて、放出される高周波を受信し画像化する。同様、MRIは人体をスライスにしたような二次元の画像を生成するため、断層撮影技術の一種でもある。最近では、複数の二次元画像を合成したり、はじめから三次元データを収集することにより、三次元のイメージを生成することが可能である。異なり、MRIは放射線を使わないため、健康への危険性が少ないとされている。X線やCTと異なり、強い磁場による人体への影響は特に知られていないため、撮影回数に制限がないとされている。組織が高周波によって過熱する危険性が指摘されてはいるが、体内あるいは皮膚表面に金属が存在しない限り実際上問題となることはない。ペースメーカーなどの金属が体内にあると検査を受けられない。これはペースメーカー内のICが電磁波によって破壊されたり、誤作動したりといった事例が報告されているためであり、過熱が原因ではない。これらの危険性は検査手順や機器の設計によって制御される性質のものではなく、静磁場強度に依存するものである。それぞれ組織の異なる特性を検知するため、画像も全く異なったものとなる。X線の組織における吸収の程度のみが画像の濃淡を決定する要素であり、組織コントラストは一般にあまりよくない。水素を含む組織しか見られないため、カルシウムでできている骨は写らないが、軟部組織コントラストは一般にCTよりよい。このため、脳の内部や関節の診断に適している。1980年代から使われ始めた。そのため、強力な磁場の長期的な影響はまだ判っていない。シンチグラフィ[編集]詳細は「シンチグラフィ」を参照シンチグラフィでは、病気と関連した生物学的活動領域を検出するためにガンマ線カメラの画像を使用する。短命な核種(I-123、Tc-99mなど)を患者に投与する。このような核種自体をそのまま投与することにはあまり意味がないことが多く、これら核種に、生体の各組織に親和性のある物質を結合させることにより、種々の画像を得る。短命な核種を腫瘍に吸収されやすいグルコースなどの物質に似た物質に組み込んで投与する。PET装置はCT装置と組み合わせて使われることが最近多くなりつつある。得られる解剖学的構造で位置を確定することができる。X線投影[編集]X線は、肺の病理学的変化を検出するだけでなく、骨折の範囲を診断する場合にも使われる。バリウムのような造影剤を使うと、胃や腸の構造を視覚化することができ、潰瘍やある種の大腸癌の診断が可能である。断層撮影[編集]断層撮影(Tomography)とは、人体の断面の画像を得る手法である。