鉗子で錫のディスクを削除します。封止のデバイスを使用してカップ形状に成形錫ディスク。錫のパッケージは、オートサンプラーに配置されています。環境試料中の窒素量を分析環境の生態学的性質の重要な洞察を提供します。炭素はすべての生きている事の基礎を形成する有機化合物の基礎を炭水化物などの分子のための測定、生物の主要なエネルギー源として特に有用です。アミノ酸などの分子に見られます。ブロックとして役立ちます。有機分子のこれらの異なったクラスはさまざまな生物学的役割があるために、生物は、異なる量でそれらを要求します。比率は露見食料源を必要です。範囲を持っているので、範囲が異なる、栄養素を土に返す方法が影響を受けますし、異なるレートで微生物によって分解するでしょう。炭素と窒素の元素組成の分析の原理を紹介します土壌サンプルの元素分析を実行するためのプロトコルこの分析法の環境研究へ最後に、いくつかのアプリケーション。元素分析は、いくつかのよく検出できる特徴的な製品で、その結果、強い酸を含む特定の化学反応の使用などの方法で実行できます。元素分析方法論の主要な改善は危険な化学薬品を使用する必要を削除、大幅簡略化とプロセスをスピードアップ、フラッシュ燃焼技術の開発およびオートメーションについて。程度の高温で酸素の存在下で燃焼によって酸化することです。これは、炭酸ガスや窒素酸化物や窒素ガスに窒素にサンプル中の炭素を変換します。これらの燃焼製品の輸送に使用されるよう窒素ガスに変換します。余分な水蒸気が過塩素酸マグネシウムなどの乾燥剤を濾過によりガスの混合物から削除されます。フラッシュ燃焼生成物は、中に気体分子は通過管、液体やポリマーの薄いコーティングを含む列と呼ばれるガスクロマトグラフィーによる分離できます。ガスは繰り返しを溶解し、この基板から蒸発する分子が基板とキャリアガスと対話する方法を強く依存しているレートで、列を通過するとき。基板に溶解したより多くの時間を費やしている種はように区別されるべきガスの列をもっとゆっくり旅行します。彼らは列を終了、ガスによって識別できます、たとえば、熱、熱伝導率として知られているプロパティを行なう方法も検出します。グラム」を取得します。炭酸ガスと窒素ガスのそれぞれのピークの下の領域を使用して検出された量を計算することにより元のサンプルに露見比を推定しことができます。使用してこれを実行するためのプロトコルを行ってみましょう。オーブンでサンプルを乾燥させます。ふるいを通過し、通過しない任意の土壌粒子を破棄します。ポリエチレン瓶など小さい容器に粉砕した土を入れて、使用する準備ができるまで、デシケータで保存できます。ドロップと酸素酸化室注入と酸素注入の期間間の遅延の流量の流量が含まれます。試料の組成を決定する定量的、するためには、アスパラギン酸など、既知の組成の化合物の量が異なるを使用して標準的なカーブが最初作成されます。これを行うには、まずパックから錫のサンプル保持ディスクを外し、特殊なシール装置を使用してカップの形状に成形する鉗子を使用します。ディスクに転送されることにつながる可能性がある、あなたの指で錫のディスクに触れないでください。カップとレコード大量の重量を量る。ブリキのコップをシールし、反応室に自動的に各サンプルを届け、オートサンプラに入れます。標準的な量のいくつかの上記の手順を繰り返します。その後、オートサンプラーにすべての基準を配置します。使用する基準と同様にカップの土壌サンプルの重量を量る。通の各サンプルを準備します。すべてのサンプルを置いて、オートサンプラと計測器の適切な温度に達している、実行する測定を設定します。