開通検証(フィールド)フィールドでは、REC-RE間は、光ファイバを介して接続されますが、光ファイバの接続には、コネクタ接続、メカニカルスプライス接続など、さまざまな接続形態があります。これらの接続箇所では、光信号の反射が発生します。Gbit/sでは問題なかった回線のデータレートが高くなると、この反射の影響が問題となる場合がでてきます。これは、データレートが高くなると、1ビット幅が小さくなり、反射の影響がより大きくなるためです。反射減衰量の測定やBER測定、遅延測定、リンク検証など、光ファイバ開通時に測定の必要性もでてきます。Visualizer自動測定画面で、反射減衰量および全反射減衰量を評価できます。1回に複数のパルス幅を用いて測定することで、モバイルフロントホールの複雑な光回線の反射減衰量も評価できます。Rate)測定により、回線品質の測定ができます。3遅延時間測定MT1000A/MT1100AのCPRIオプション機能を使用すると、CPRIフレームを使用して、光ファイバの実遅延の測定ができます。4リンク検証MT1000A/MT1100AのCPRIオプション機能を使用すると、RECあるいは、REとリンク接続検証ができます。5回線モニタMT1000A/MT1100AのCPRIオプション機能を使用すると、問題発生時の原因解析のために、双方向(上り下り)のエラー、アラームモニタができます。MT1000Aは、専用モジュールMU100040Bを実装することで、スペクトログラムやスペクトラムからCPRI通信中のIQデータを確認できます。関連リンク光通信ネットワークの全体像からエリアごとに、わかりやすく記載したリーフレットなど、資料をご用意しています。