各モデルのサイズについてご紹介します。余裕があると便利です。設置環境についてはページ下の方に記載がありますので参考にしてください。323mm表記は装置本体のサイズのみとなっております。267mm表記は装置本体のサイズのみとなっております。267mm表記は装置本体のサイズのみとなっております。シリーズ旋光計は実験室環境でお使いいただくように設計されており、一般的に室温20°Cから25°Cの範囲が望ましく、湿度については結露のない環境が目安です。ACの範囲でスパイクノイズや瞬時停電などがない安定した環境である必要があります。自家発電による供給電源や現在まで供給電源による問題を抱えた経験がある場合は、UPSなど安定化電源装置をお勧めします。室温について低温環境の中では液晶表示画面が一時的に暗くなる場合があります。その他、装置を設置する場所はエアコンの吹出し口に近い場所や強磁場環境、近隣の機器からの伏射熱が懸念される付近は避けるようにしてください。アース極付き3ツ口コンセント磁場環境でないこと室温変動が少なく、温度範囲20°Cから25°C範囲であること設置される部屋の照明が直接、表示画面に映りこまないこと水まわりの近くでないことご不明な点などございましたら弊社までお問合せください。オートポール6複合機器コンビネーション。