テック技販の製品及び関連の論文を記載しています。論文は国立情報学研究所のサービスであるCiNiiへリンクしています。3軸力覚センサ全般について落としたり、強い衝撃を与えないようにしてください。修理不可能となりますので分解は行わないでください。粉塵、水(水滴)に耐えられる構造となっておりません。本センサは受圧部に加わるせん断力と垂直力の3分力を感知するようになっています。回転モーメントや曲げモーメントなどが作用しないようにしてください。~以下はセンサが壊れないモーメント許容値の目安です。~※あくまで目安でありモーメントが発生する状況化での精度は補償致しかねます。90温度補償範囲は、日々の気温変化には十分追従する能力が有ります。直射熱が部分的に当たった場合、精度に影響することもありますので十分に注意してください。ケーブルを引張る、挟む、踏むなどに十分注意してください。ケーブル引出し口付近で曲げないでください。取り付けの際には、許容過負荷(定格容量の120%)以上の負荷を与えないでください。”USL06シリーズ”の注意事項M2用六角穴付ボルトを使用して4ヶ所を固定します。設置面に凹凸があると、特性に影響して、破損する場合もありますので、設置する□20mm範囲の取り付け面は、平面度0.01mm以下を推奨します。被測定体は、本器中央のM3ネジ穴で固定します。受圧面(Φ6)より深サ4mm以下のネジを使用してください。4.5mm以上で破損しますので十分に注意してください。ネジで締め付けることは回転モーメントを与えることであり、締め付け過ぎると破損します。M3ネジを締付ける際には、緩まない程度の強さで慎重に締め付けてください。推奨締め付けトルクは下記のとおりです。なるようにケーブルを繋げます。)センサの検査成績書を参考にして、下記2つの設定を行います。オートバランス(ゼロ調整)、キャリブレーションを行います。1)アンプ全面の”BAL”ボタンを長押し(2sec程)します。(オートバランスが行われます。)これで計測が行えるようになります。2)ソフトウエア(較正画面)の”ZERO”ボタンをクリックします。(現在の数値をゼロ値として登録します。)3)アンプ全面の”CAL”ボタンを押したまま、ソフトウエアの”+CAL”ボタンをクリックします。(現在の数値を+CAL値として登録します。)4)最後に”OK”ボタンをクリックします。ダウンロードしパソコンにインストールをしておきます。その後、DPA-03AとパソコンをUSBケーブルで繋げ(初回のみドライバのインストールが必要です。電源ケーブルより電気を投入後、ソフトウェアを起動します。アナログ出力が行われます。センサの検査成績書を参考にして、下記2つの設定を行います。