ビット同期通信(HDLC/SDLC/X.25およびCC-Link通信など)およびSPI通信の計測テスト速度を最高10Mbpsまで高速化する拡張ファームウェアです。主要な計測処理を全てFPGAで処理することで、マイクロ秒単位のタイムスタンプと共に通信データを確実にキャプチャーします。RS-485マルチドロップ方式のCC-LINKなどの高速HDLC通信の観測やプリント基板上のTTL信号レベルの高速HDLCや高速SPI通信の解析に最適なオプションです。拡張ファームウェアCDをパソコンにセットCDに収録された転送ソフトでCDの拡張ファームウェアをアナライザーに書き込む一度、書き込むと電源onで高速計測モードでアナライザーが起動<OP-FW10Rのオープニング画面>通常モードと高速計測モードの切り替えは、電源on時のキー操作で可能です。■RS-422/RS-485アナライザーのRS-422/485端子台をRS-422/485回線に接続します。■TTLアナライザーに付属のTTLプローブケーブルを使って、アナライザーのTTLポートと計測対象を接続します。■HDLC/SDLC/X.25およびCC-Link生データのままの通常表示、およびフレームレベル、パケットレベルの翻訳表示に対応。特定アドレス(フラグ直後の16ビット)のフレームのみをキャプチャーできるIDフィルタをSD側とRD側にそれぞれに指定でき、解析の効率を高めると共に、キャプチャーメモリーを有効に利用できます。複数ノードの通信フレームが1対の通信ラインに連続的に流れます。このようなデータをそのままモニターすると、アナライザーの1つの表示ラインに連続的に表示されるため、着目したいノードの通信フレームが判りにくい場合があります。このようなときに、IDフィルタを利用した振り分け機能を利用すれば、着目したいIDの通信フレームをSD側、それ以外のフレームをRD側に振り分けて判りやすく表示することができます。■SPISPIモニター機能は、クロック極性とクロック位相の組み合わせで4パターンあるSPI転送タイミングの全てに対応でき、対象機器を選びません。μ秒単位)を設定することで、CPUが介在する程度の時間単位でデータを分割でき、転送コマンドとデータの関係などが効率的に解析できます。最大8文字(ドント・ケア、ビットマスク指定可能)2組の単独またはシーケンシャル検出時、またはエラー(CRCエラー、アボート、ショートフレーム)検出時や外部信号の変化時に、モニター動作を自動停止します。開発初期段階や、高速通信を行う相手機器がない場合に役立つシミュレーションは、送信データテーブルに登録した160種類のテストデータをキー操作で1回または繰り返して送信することができます。RS-422/RS-485インターフェース時には、DTE/DCEの選択やRS-485ドライバの自動制御が可能です。TTL計測時には、出力信号レベルや出力タイプが指定でき、対象基板の電源仕様に応じた最適なテストが可能。SPIのシミュレーションは、マスターモードまたはスレーブモードを選択でき、本機がマスターとなるマスターモードでは、最高5Mbpsの高速データ送受信テストを実現しています。<RS-485インターフェース設定画面例><TTLインターフェース設定画面例>その他SDカードやUSBメモリーに計測データを長時間記録するオートセーブ機能、テキスト印字やユーティリティソフトを利用したテキスト変換、特定データ列の検索やリモートコントロールなど、高速化しながらアナライザーの基本機能にも、しっかり対応。電源投入時に[SHIFT]と[0]のキーを押すだけの操作で、マルチプロトコルに対応する標準ファームウェアの動作モードにワンタッチで切り替わります。