株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。ドロップ動作ができない担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。L部クッションステムの底部ワッシャーボルトが破損した事によりドロップ動作に不具合が生じていましたので該当部品を交換し対応を行ない、また、破損部品が可動部を変更するセレクトダイヤル部分に干渉し、内部のカムの位置にズレが生じていましたので調整を行ないました。ドロップ機構にとって重要な箇所ですので、動作に違和感等を感じる事がありましたらお気軽にご相談下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。