Detailsすべてのマウント付きワイヤーグリッドビームスプリッターキューブには、推奨する2つの入射面のどちらかについての光路図が刻印されています。mmケージシステムに対応する筐体(SM1ネジ付き)に収められた、ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。このキューブは、2つのN-BK7プリズムの間に固定された、平行に並んだ多数の金属ワイヤで構成されています。ワイヤーグリッド偏光子はワイヤに垂直な電界ベクトルの光を透過させ、ワイヤに平行な電界ベクトルの光を反射します。従って、ワイヤーグリッドによりS偏光成分は反射され、P偏光成分は透過するため、S偏光成分とP偏光成分は分離します。表面反射があるため、反射光には両方の偏光成分が含まれます。このビームスプリッターキューブは、従来の広帯域偏光ビームスプリッターキューブよりも大きな入射角(AOI)に対応できます。000:1の消光比が得られる透過ビームをご使用ください。100:1となります。ワイヤーグリッドはキューブを形成する2つのプリズムの斜辺の間に挟まれています。その後、2つのプリズムは接着剤を用いて貼り合わせています(上の図参照)。光をどの面に入射してもS偏光成分とP偏光成分を分離することは可能です。ケージキューブの上面には推奨光路の1つが刻印されています。各筐体の底面には、ポスト取り付け用のM4タップ穴が付いています。筐体には、当社のSM1レンズチューブが取り付けられるSM1ネジの付いた入射ポートおよび出射ポートが合わせて4つあります。mmケージシステムを取り付けられます。マウント付きのビームスプリッタは、ケージロッドならびにアダプタERSCBを使用してほかのケージキューブに取り付けられます。当社ではマウント無しのワイヤーグリッドビームスプリッタも様々なサイズでご用意しています。カスタム仕様のビームスプリッターキューブのご注文は当社までご連絡ください。J/cm2以上のハイパワー偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。000:1(TP:TS)以上の高い消光比を有するレーザーライン波長用のビームスプリッターキューブもご用意しております。(ER)は、直線偏光を入射したときの最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。上のグラフは入射面の1つに入射した透過光の消光比(ER)を示しています。ratio(消光比:ER、コントラストとしても知られています)は、直線偏光が偏光子の軸に合うようにアライメントされた時の最大透過率と、そこから偏光子を90°回転させた場合の最小透過率との比です。プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したP偏光の透過率を示しています。プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したS偏光の透過率を示しています。プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したP偏光の反射率を示しています。プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したS偏光の反射率を示しています。プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。偏光子セレクションガイド当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。000:1の消光比を有しています。その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。消光比を有する製品となっております。[+]をクリックしてご覧ください。mmb透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。Posted当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富にラインナップしています。フォームファクタの異なるものも多少ありますが、ペリクルや複屈折性結晶なども含めて、プレート型やキューブ型のビームスプリッタをご提供しております。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しで取り揃えています。下記のリストでは当社のビームスプリッタの全ラインナップがご覧いただけます。[+]をクリックしてください。