NULL演算機能を使用する。押した後、最初の読み取り値がヌル値としてOFFSETレジスタに保存され、後の測定値からヌル値分だけ引き算します。3458Aのガード端子の機能と、ガードスイッチの使い方:・ガード端子は電圧計で効果的なノイズ除去に使われる。GUARDとLOW側を同電位にし、LOWからGUARDへ3458A内部を伝わって、ノイズ電流が流れないようにし、ノイズ電流をGUARD端子のみに流す。・このガード端子は大地間の電位差から生じるコモンモード・ノイズの影響を防ぐために使用する。スイッチによって選択された入力端子で実現される。端子を測定信号源に接続しない。端子を内部接続します。2009.2.23校正機関などで使用される高性能な抵抗測定システム。0〜1.0または0〜1.17桁、0.1ppm0.1ppm(1.1〜0.1にて)0.1x(10xS)1/3ppm(ダイヤル設定値Sが0.1以下の時)1.0ppm/年(1.1〜0.1にて)1.0x(10xS)2/3ppm/年(ダイヤル設定値Sが0.1以下の時)0.1pppm/°C(1.1〜0.1にて)0.1ppm/30日(±1°C以内、100V以下にて)出力0におけるゼロエラー:0.004ppm入力0におけるゼロエラー:0.5ppm入力最大におけるエラー:0.05ppm0.5μV1000V(1.0入力端子)1100V(1.1入力端)100kΩ±0.005%(1.0入力端子、25°Cにて)110kΩ±0.005%(1.0入力端子、25°Cにて)1ppm/°C−故障状況と処置−�@ファンクションスイッチ動作せず。�B絶縁抵抗が1012Ωない。2台の抵抗分圧器を並列接続したときに生じる電線とコネクタでの接続誤差分を補償するために使用する。(+11ppm)校正後90日以内におけるの確度の仕様値が「20ppm」なので、最終校正から10年経過しているとは思えないほど長期安定度が良い。92.7(注:換算温度は熱電能25μV/K(Au/Pt熱電対の960°C)を使って求めた。R熱電対では換算温度は表の約2倍となる。)温度関連規格一覧:http://www.okazaki-mfg.com/tec_info/standard/standards.html熱電対の測定原理:http://www.okazaki-mfg.com/tec_info/tec_infoj.html測定のための接続方法:・熱起電力を最低限に抑えるため、異機種金属を使用せず。19,551円1.2m。入力コネクタへ電線を半田付けするためには熱起電力を最小にするために銀ハンダを使用します。-無鉛銀ハンダSR-4シリーズは、鉛を排除し銀と錫の純度を上げることで、従来の銀ハンダに比べ30%以上も抵抗値を下げることに成功。SR-4NCuはSR-4Nにスパイスとしての銅を加える。銅を加えることにより4°Cほど溶解温度が低下しました。取扱説明書で指定されている入力コネクタの接点保護・洗浄材です。2182に標準添付されてきます。プラグ、パソコンのケーブル類の接点の清掃・・・・用途はたくさんあります。導電性が復活しますので音質にもかなりの効果が期待できます。新品のプラグやスピーカーケーブルに使用しても効果があります。JBLのスピーカー修理などに純正で使用されているのは、この製品です。これ以外の接点復活剤は「音を変えてしまう」ので注意が必要です。スタジオで使うプロ用の高級録音機材や海外製の楽器はメンテナンスにケイグを指定し、ケイグ以外の製品を使用するな、とまで書かれています。ケイグは後に残留成分がほとんど残りませんので、接点を傷めたり、音質を変えるようなことがなく、高価な機器に安心して使用できます。2005.6.184N(99.99%)の純銀線にアニーリング処理(焼きなまし)を施し、屈曲性を高めたもの。テフロンチューブが標準付属する。銀は電気抵抗が最小の素材で、固有抵抗1.62(μΩ・cm)。銀は、金よりも抵抗が少ない。金はあくまで酸化等に強いだけで、伝導率は銅よりも悪い。100熱起電力はt=100°Cにおいて白金に対する値、0°Cの接点において白金に向かって流れるものを正とする。現在販売中の機種です。前面のガード端子が折れてしまったため背面の端子ブロックと交換。折れた端子も補修済み。digits)で示す。・R8340A_Catalog.pdf・R8340A_DataSheet.pdf・R8340A_GP-IB_CommandMatrix.pdf株式会社エーディーシーは2003年4月1日より旧タケダ理研工業(現アドバンテスト)よりMBOで独立した。2007.11ほぼ新品状態。秒(一般的な可動コイル型ガルバノメータの1/4の応答時間)ただし、±5uVレンジは1.3秒:フルスケールの±10%:180dB以上(DC電源または200V電源時。測定方法:1.接続:E−P−Cがほぼ一直線になるように接続。2.チェック(B)電池電圧チェック:BATT青帯内に入ること。(V)接地電圧チェック:10V以下であること(スイッチは押さない)3.測定(Ω):スイッチを押しダイヤルを回して検流計のバランスをとる。3・1/2桁デジタルマルチメータ1996.51996年5月に5,120円で新品購入。・購入後電流レンジで過大電流を流し、内部の電流検出用抵抗を焼き切ってしまいました。・メーカに修理に出したかったのですが出さずじまいだったものを最近自分で修理しました。