水素ガス出口付近で3.871%測定されています。本体からはこの値より高濃度の水素ガスが出ています。※実際の水素ガス吸引に近似するよう鼻カニューレホースを直接水素ガス濃度測定器に繋いでいます。超えたので上部に赤色LEDが点滅し警告アラームが鳴りました。※水素ガスで表現すると17,900ppmが溶けていることになります。(アボガドロの法則)水素ヒーラーの水素ガス濃度51.76%は517,600ppmで1.6ppm(水温摂氏20°C)の約29倍。mlの水素ガスに相当します。水素ガスが確認できない。先日H2ヒーラーを購入されたお客様からこのような問い合わせをいただきました。水素濃度を測ってみたが薬の色がブルーのままであった。(水素の反応がなかった?)水素ガスが出ていれば水素が観測されるはず。賞味期限、使用する水質に応じて異なるため不向きです弊社でも溶存水素測定試薬を使用した水素濃度測定試験を試みましたが、安定した結果を得ることができませんでした。一般的に水素吸入器は高分子電解質膜(PEM)方式で蒸留水を電気分解するタイプが多く、その場合は水素濃度の確認が可能かと考えられますが、水素ヒーラーはミネラル含有物を使用するため、水素と一緒に酸素も溶解されており、他の電解質なども含有されます。溶存している酸素や使用する水質に応じて異なる影響を受ける溶存水素測定試薬では正確に水素濃度の判定は出来ません。水の中の溶存水素を簡易的に測定するものです。水素ガスは余りにも軽く小さい為、速やかに水中から抜け出てしまいます。使った水素濃度確認方法につきましては他社様でもインフォメーションされています。・水素ガス測定方法はガスクロマトグラフィー(気化方式による化合物の同定・定量に用いられる機器分析)や簡易型のガス用濃度測定器のようなガス専門機器での測定が必要です。(韓国政府の公的検査機関)で精密なガスクロマトグラフィーによる測定を実施し、水素ガスが発生している事を証明しています。下記「水素濃度について」でご確認下さい。水素濃度について(H2ヒーラー)2-6.吸入口での水素濃度は?吸入口での水素濃度は35000PPM前後です。お客様の中にはカニューラが水素専門のものではない為カニューラの先では水素が大きく抜けているのではとご心配のお問合せをよくいただきます。水素ビジョンのカニューラは付属のものも含めまして推奨しているものも水素専門の素材ではございません。H2ヒーラーを起動し発生した水素ガスをカニューラの先で計測した数値が35000PPM前後です。水素と酸素の混合ガスは水素濃度が薄いとご心配されることがございますが、水素ガスの濃度を計測していますから薄くはありません。カニューラを鼻の中に入れ空気も一緒に吸い込む為、実際に取り入れる水素ガス濃度は薄くなると思います。それでも10000PPM以上の水素ガスは取り入れていると考えています。吸引をご使用になる時はできればカニューラの長さは短めで、接続口はあまり動かさないようにご利用されますと水素ガスの漏れを減らすことができます。水について3-1.水素生成器で作った水はすぐに飲まなくてはいけませんか?はい水素は生成後どんどんなくなっていきますから、できるだけ早く飲むほうがより多くの水素を体の中に吸収することができます。水素水飲み方の基本は1飲む直前に発生させる2水素を発生させてからできるだけ早く飲むになります。理想的な飲み方としては、生成後30分前後を目安にしてみてはいかがでしょうか。3-2.水素吸引した後の水素水について水素吸引を30分した後の水は高濃度の水素水です。そのまま飲んでいただいても問題ありません。・30分電気分解している為、水素水は生暖かくなっています。(正常です)・フィルターは残留塩素を取る役割ですが、ミネラル分を補給する役割も併せ持っています。そのため吸引モード後の水素水はミネラル分が濃くなるため少しクセのある味があります。⇒氷などを入れ冷やすと飲みやすくなります。水素吸引後の水素水はできればそのまま飲んで頂きたい健康的なお水です。しても味が気になる方には・お料理に利用してください。ご飯を炊く時のお水に利用したり、スープやその他のお料理にご利用できます。お豆などを炊く時に利用すると早く柔らかく仕上がります。・お料理の下準備にご利用下さい。水素水に浸すと肉類や魚の臭みを和らげます。しおれた野菜をしばらく浸していると新鮮度がアップします。・その他にも切り花や植物の水やりにご利用下さい。花持ちがよくなり葉がいきいきとしてきます。※吸引後の水素水は電気を使用しているため暖かくなっています。植物に与える場合は温度が下がってから与えるか冷たい水と混ぜてご使用下さい。・ペットに与える水素水につきまして<訂正とお詫び>「ペットに与える水はミネラル分が少ないお水でなければいけない。上記内容のご質問がございました。現在詳細の確認をメーカーにしています。実際の使用例や動物でのデーターに基づき、ヒーラーの成分の確認をした上で「ペットに与える水素水」についての記事を修正させていただきます。※同理由により確認が取れるまでは、ペットにはH2ヒーラーのお水は与えないようにしてください。※病気治療中の方やお水の制限等のある方は、医師にご相談してから水素水をお飲み下さい。この機会に水素を上手に利用して薬や医師に頼らない自立した健康生活を楽しみながら手に入れましょう。3-3.使用後の水は捨てる、捨てない??毎日継続してご使用される場合、使用後水を入れたままでも空でもどちらでも問題ありません。電気分解による水素生成はとても高い殺菌効果があります。ボトルの中の雑菌は電気に感電して死んでしまうからです。水素生成した水は菌が繁殖しないので腐敗しにくくなります。今回第三者機関にて試験結果が出ていますので添付資料を御覧ください。1CCの水に38万個のO157の試験菌を入れて作動させると1回の作動で菌の数が40個に減少しています。こちらの数値はとても高い殺菌効果があると実証されたものです。(99.99%)※実験では菌の数が0個になることはないそうです。上記の事から水素生成後のボトル内部は電気分解により殺菌された状態になっています。水を入れたままでも空でもキャップを締めたまま保管される方が、衛生的と言えます。3-4.アルカリ水素水を飲むと胃酸が薄まり胃に悪いと聞いたことがあります。アルカリ水と水素水の違いを教えてください。アルカリイオン水は、胃や腸の改善などの水であり私たちが常時飲用することには支障があります。アルカリイオン水と水素水は別のものと考えるべきです。(PEM)があります。1隔膜式のアルカリイオン水製造方法を用いた電気分解方式で作る水はアルカリ水と酸性水が分離されます。この場合のアルカリ水はpHが強アルカリで胃や腸の病の改善に有効な場合もありますが、必ず医師への相談の元に飲む必要があり、日常的に飲水とするには不向きです。健康を目的として毎日飲み続ける水素水の場合pHは中性でなければなりません。は正しい表現なのか?結論から言えば、誤った表現です1)水素水:水に水素分子(H2)が溶解された水を水素水と呼びます2)アルカリ水:水を隔膜式電気分解すると酸性の水とアルカリ性の水に分離されて吐出されます。この時に吐出されるアルカリ性の水を、アルカリ水と呼びますが、このアルカリ水にも少量の水素(H2)が含まれています3)還元水:水素(H2)が含まれ酸化還元電位(ORP)が低いが基本的にpHがアルカリ性です。酸化還元電位(ORP)は溶存水素の有無にかかわらず低く出てきます。例ばシリカ等が含まれた鉱石ミネラル分を含有する水は、水素が全く無くても水のORPが低く出ます。普通の水に石鹸水を数滴落としてもORPは低く出ます。商業用の造語で科学用語ではありません。市販の還元性フィルター、水素フィルター、還元水の少数のフィルタと、水素還元水フィルターなどが市販されています主な成分は、マグネシウム(Mg)で最初はマグネシウムが水と反応して水素(H2)が発生しますが、このようなフィルターを使った水素浄水器は、蛇口を締めてもマグネシウム成分による化学反応が止まらず接続部の漏水したり、しばらく経つともう水素が発生していません。l)以上無ければなりません。水素ビジョンのH2ヒーラー(水素水生成器)の水は中性です。水素ビジョンの水素水ヒーラーは2無隔膜式電気分解の水で中性水素水です。水素ビジョンだけが提供できるオンリーワンの世界に誇れる技術なのです。3-5.連続使用した時のヒーラーの水について毎回取替えなくても繰り返しご使用になっても問題ありません。繰返し吸引をすることで、ボトルの中のミネラル成分がフィルターから補充されることで濃くなります。H2ヒーラーは機械を保護するため、一定の成分が多くなりすぎた場合電気が流れすぎる等を防ぐため自動的に機械を一時的に停止する機能になっています。そのため吸引時の水は2,3回に一度程度で交換してご使用いただく事でスムーズにご利用いただけます。暖かい場所で繰り返し吸引されますと、ボトルが電気分解により熱を帯びることがございます。手でボトルに触り熱さを感じるような時は、中の水を新しいものに取り換えてご使用お願いします。※継続的に水を入れたまま保管される場合、ボトル内の水の蒸発でカニューラチューブ内に水滴が発生する事がございます。カニューラは使用後接続口から外して保管して下さい。3-6.H2ヒーラーで使用する水はどのような水が良いですか?基本的にH2ヒーラーは飲料水で使用できます。アルコール類、清涼飲料水類は使用できません。水と言いましても様々な成分が含まれているため、H2ヒーラーにあわない水もあります。水の成分は国や地域により大きく異なります。市販されているペットボトルの水には大きな差がないように感じる方もいらっしゃいますが、ペットボトルの水は製造地域の地下水を利用していることが多いため同じ銘柄の水ででも地域により成分が異なります。家庭で使用されています浄水器を通したお水も同じことが言えます。水の環境の良い日本国内であれば一部の特殊な水意外なら意識をしないでもご使用頂けますが、健康志向の需要もあり多種多様なお水が日本国内で販売されていますから、全てを把握することは困難です。今後できる限り多くの水の情報を収集し共有させていただく準備中でございます。硫黄分などが多量に含まれた水:中国の一部地域、インドネシア等で市販されているペットボトルから確認されています。特別に精製された純水(逆浸透膜式の浄水器)ピュアウォーター、超純水、RO膜などの名称で販売されているお水。こちらのお水はご家庭で使用されるケースが多いです。なく近い高純度の純水のことです。水中に溶解している有機物や微生物を取り除いていますから電気が流れません。水素を発生させています。電気が流れにくい純水を使用された場合水素を発生させるまで時間がかかり水素ガス発生量も乏しく効率的にご使用頂けません。そのため純水でのご使用は推奨していません。カニューラについて4-1.吸引後のカニューラの衛生的なお手入れ方法ご使用後のカニューラは、原則として繰り返し使用はできません。現実的には毎日使用するものですから、使用頻度により差はありますが1週間くらいはそのままご利用になる方が多くいらっしゃいます。カニューラを洗うと綺麗にはなりますが、問題はチューブの中に水が入り全て取り除けなくなることです。チューブの中の水滴はそのまま放置されますと、汚れやカビの原因になります。ご使用後カニューラの鼻にあたる部分を抗菌テッシュ等で拭きとっていただく方法が、最もご利用しやすいかと思います。カニューラは定期的に新しいものと交換してご使用お願いします。・H2ヒーラーボトルを水を入れた状態で移動されたり転倒した後に上蓋が濡れてチューブに水滴が上がってくることがあります。ボトルを移動された後は吸引前に上蓋を外して内側の水滴を払って水気を切ってからご使用下さい。・ボトル内部に水を入れたまま保管されている場合、カニューラは接続口から外して保管して下さい。そのままにされますとボトル内の水の蒸発でチューブ内部に水滴が発生することがあります。4-3.カニューラの取替え方H2ヒーラーに付属しているカニューラは長すぎるため、適当な長さに切ってご使用ください。写真のカニューラはチューブの無い先だけのタイプです。取替の時には元々のカニューラのチューブの元を残して(切断して)連結して下さい。ご家族でH2ヒーラーで吸引を楽しまれる時はカラーカニューラ(UNI-105)を購入されますと色別に管理がしやすいです。元の接続用のチューブも必要ですから合わせてお求めください。※色々なカニューラチューブのサイズに対応する接続チューブができました!H2ビジョンプラスショップで販売中です。購入者様には試供品をお送りします。・購入されたサイト(アマゾン、ショップ、Q10)・ご注文者名と購入時期(2018年5月など)・お届け先住所メールでお知らせください。発送させていただきます。フィルターについて5-1.塩素が入っていない水で水素を発生させる時は塩素除去フィルターは必要ないのでしょうか?フィルターの役割は塩素の除去ですから、基本的にフィルター設置が必要です。水の中に電気を流すと、水中の塩素イオン(無害)が塩素(有害)に変化します。純水など特別に精製された水以外の水には、塩素イオンが溶解しています。はじめに「塩化物イオン」と「残留塩素」の違いを理解し、区別することが重要です。塩化物イオン(塩素イオン)とは、Cl−を指します。原子番号17の塩素は、電子が17個ありますが外周部が対ではなく奇数なので、電子配置に空白がある為自然環境で安定性が悪く、外から電子を1つ取り込んで対をなし安定化しようとする性質があります。して外から電子を1つ取り込み、電子が18個となった物を塩化物イオン(塩素イオン)と呼びます。塩化物イオンは-1価で酸化性が無いので特に害はありません。地下水を利用しているペットボトルの水にも含まれていますが、塩素イオンは無害です。※1989年度の水道統計中の「日本の地下水の水質」によると、平均的な日本の地下水に含まれる塩素イオンは、13.2mg/Lです。■日本の地下水について平均的な日本の「地下水」の水質Ca+Mgイオン22.4mg/L塩素イオン13.2mg/L重炭酸イオン47.6mg/L蒸発残留物140.0mg/L遊離炭酸23.0mg/L硬度58.4mg/L(その他のイオン)71.9mg/L硫酸イオン5~20mg/L溶性ケイ酸10~100mg/L※沖縄の地下水は全般的な成分が全て多く、国内では他の地方とはかなり成分が異なると言えます。※北海道は井戸水よりも伏流水と湧水が多く硬度は低い。イオン類は、水を電気分解する時に電気を運ぶ役割を担っています。−は、電気分解により外から取り込んだマイナス電荷の電子が、プラスの電極に吸い寄せられて外れて、その結果、電子の数が17個の元々の塩素に戻ります。これが、有害な発ガン性物質の残量塩素となってしまいます。水の電気分解により残量塩素が発生するということです。−があるので有害な塩素が発生するため、塩素を除去する必要があります。特別に精製された純水・精製水を使うと、電気の運び屋・イオンが無いので電気分解が起きにくく水素の発生が弱いばかりか、その都度購入コストもかかり大変不経済です。電気分解での水素水生成の場合は残留塩素が発生しますので、塩素除去のフィルターは定期的に交換しなければいけません。>白い微細なミネラル粉末が付着していることがございます。粉末はフィルター内部のビタミンC、カテキン、シリカボール等のミネラル成分が配送等の影響(振動でこすれたりして)でできてしまいます。微細な粉末は使用前に軽く洗い流したり、軽くふく等をしていただき取り除くことで臭いを防ぐ事になります。取得している商品です。安心してご使用下さい。本来水素吸引は無臭です。・しばらく使わなかったH2ヒーラーを使用された時に臭いがあった場合ボトルに(フィルターを取付けたまま)40°C~60°Cのぬるめのお湯をボトルギリギリまで多めに入れ、3分の飲水モードで水素生成を2,3回繰り返してください。※この時フィルターが完全に水没する事が重要です。その後、容器とフィルターをよくすすぎ新しく水素生成をしてください。※ほとんどはこの方法で解消されています。※お湯ですすぐだけでは臭いは取れません。水素飲水モード・3分を2,3回繰り返し下さい。表は横にスクロールしてご確認ください。アマゾン、H2ビジョンプラスショップから購入できます。鼻カニューラ:UNI-105/UNI-110カニューラで検索すると沢山の販売店が出ます。サイズが合わない時は「接続チューブ」をご利用ください。不要な器具がチューブについている時は切り取ってご使用ください。通常大人用サイズで4色(黄色、緑、青、ピンク)カニューラに関するお問い合わせは(株)ユニコム様に直接お尋ね下さい。上記カニューラはチューブの付いていない先だけのタイプです。6-2.ボトルの形が曲がっているH2ヒーラーのデザインは、流体力学に基づいた構造をしており、左右対称ではありません。これは、できるだけ多くの水素が水に溶けるように考えられた工夫です。技術的がないので曲がっているのではなく、ちゃんと理由があって考えられた形なのです。食品や食器を輸入販売するには厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して輸入する必要があります。提出しなければなりません。H2ヒーラーになぜ食品衛生法が必要でしょうか?食品衛生法は人の口に入る全ての商品に適応されます。食品はもちろん、食器や子供のおもちゃ等口に入る可能性があるものは全て審査の対象になります。審査は人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等を厳密に実施します。※店舗やサイトのサービス内容につきましては、各店舗、サイトにお問い合わせお願いいたします。9-2山下ビル103TEL:0466-55-2323経験豊かな女性院長が結果を約束いたします。ガス濃度は、各検査機関ともガスクロマトグラフ(検出器TCD)を用いた。測定値の違いは、1カニューレをガスクロマトグラフに直結するか、或いは2一旦専用袋に集めガスクロマトグラフに繋ぐか、と言う気体の捕集法の違いによると考えられる。DFM-1000(フローメータ/流量計)で測定、水素ガス濃度測定は2。B:MCエバテックでのガス量測定試験方法:水上置換法で測定、水素ガス濃度測定は1。〈問題点〉A方式の問題点:DFM-1000は、単体(1種類)のガス量を測定する機器なので、電気分解で発生した水素と酸素の混合ガスは(各分子ガスの分散速度が違うため)正確に測定出来ない。B方式の問題点:水素が、水槽の水に溶け込み溶存水素となるので発生した水素ガス全体を正確に測定できない。電気分解が正常に行われ教科書通り正確に2:1の割合で、水素と酸素が出ている。水素ガスと酸素ガス以外のガスは生成されず塩素ガスやオゾンガスなどの有害ガスが一切出ないので、H2-Healerは安心安全な水素吸引器だと確認できた。各検査機関では2台のH2-Healerを稼働させ測定したが、測定値は誤差の範囲でH2-Healerの動作精度は安定していることが確認できた。