mm(Ø1インチ)マウント付きペリクルビームスプリッタは、色分散を最小にしなければならない用途に適しています(すなわち集光ビームが必要な場合)。このビームスプリッタは、2層目の表面反射が1層目に重畳されるため、ゴーストを実質上完全に除去します。この製品には、非常に薄い(数ミクロン)ニトロセルロース膜が施されているので取扱いが非常にデリケートです。nmの入射光において、波面変位は1/2波長未満となっています。mmケージシステム用キューブ内に収められています。mm(Ø1インチ)のレンズチューブやアクセサリと接続可能です。キューブには、M6×0.5ネジ切り加工が施されていますが、M4取付け用アダプタも付属しています。このビームスプリッターキューブはケージロッドとロッドアダプタERSCBと共に他のケージキューブへ接続することができます。注:ペリクルビームスプリッタの分岐比は、薄膜干渉効果のために波長を関数とした正弦波振動を示します。詳細については「薄膜チュートリアル」タブをご参照ください。正弦波振動をプロット図でご確認いただけます。マウント上部の刻印は、入射光の方向を示しています。この方向は、コーティングされたビームスプリッタの最初の表面上の入射光の光に一致しています。当社では3種類のマウント付きビームスプリッタをご提供しています。偏光無依存型ビームスプリッターキューブ、偏光ビームスプリッターキューブそして下記でご紹介しているペリクルビームスプリッタです。他にも豊富な種類のマウント無しのビームスプリッタをご提供しています。nmでの偏光無依存型ビームスプリッターキューブ、プレート型ビームスプリッタ、ペリクルビームスプリッタの比較データについては「実験データ」タブをご参照ください。当社のキューブマウント付き光学素子のセレクションについては「マウント付き光学素子ガイド」タブをご覧ください。当社のペリクルビームスプリッタは、非常に薄く脆い膜で作られています。どのような場合でも、膜に触れないようご注意ください。空気の流れでも膜に損傷を与えますので、圧縮空気や、空気スプレー缶はこのビームスプリッタにはお使いにならないようお気を付けください。ペリクルビームスプリッタが損傷した場合は、交換方法を当社へお問い合わせください(交換品は有料です)。パワーの総計を比較しました。無偏光型のビームスプリッタについてはそれぞれ似たような機能を有していますが、詳細な機能についてはビームスプリッタの種類によって異なります。ビームスプリッタには、種類によってそれぞれ長所と短所があります。変動に敏感な実験においては、適切なビームスプリッタの選択が重要となります。ここでは、3種類の一般的な無偏光のビームスプリッタを詳しく分析して、光学的パラメータを比較しました。使用しました(代替品はHRS015Bとなります)。レーザ光の偏光軸を45°とするために、直線偏光子を使用し、S偏光とP偏光が等しくビームスプリッタに入射するようにしました。次に実験対象のビームスプリッタが光路中に配置され、分岐後のビーム光が適切なディテクタに送出されるようにセットしました。入射角による影響に関する実験検証を行いました。summary下記のプロット図は、3種類のビームスプリッタで得られた測定値を図示しています。これらのグラフによって各光学素子の性能が簡単に比較できます。左下のプロット図は、各光学素子の出力光パワーの総計を示しています。この測定結果は、入射光のパワーに対する出力光パワーの総計の変化を示しています。この結果をみると、プレート型とペリクル型のビームスプリッタの性能は類似していますが、キューブ型では内部で光が吸収されている可能性が推測されます。このプロット図は、出力光パワーの総計と入射角の間に相関関係がないことを示唆しています。下の中央にあるグラフでは、各光学素子での出射偏光状態を比較しています。キューブ型では、反射光と透過光で同様の偏光角になっており、一方でプレート型では、偏光角の差異が最も大きくなっています。右下のプロット図は、実験で得られた分岐比の結果をまとめており、各ビームスプリッタの種類ごとに、入射パワーの変化に対する分岐比の結果を示しています。この結果から、50/50のパワーの分岐においては、プレート型ビームスプリッタが最も理想値に近い数値を示しています。こちらをクリックしていただくとご参照いただけます。Enlarge当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富にラインナップしています。フォームファクタの異なるものも多少ありますが、ペリクルや複屈折性結晶なども含めて、プレート型やキューブ型のビームスプリッタをご提供しております。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しで取り揃えています。下記のリストでは当社のビームスプリッタの全ラインナップがご覧いただけます。消光比、透過率、サイズをご確認いただけます。mmケージキューブ付き光学素子全製品のリンクがございます。mmケージシステムガイドをご覧ください。下のプロット図は波長に対応した透過率を示しています。これらのグラフはビームスプリッタの透過率/反射率の平均を示しています。光学部品メーカの多くは、このような平均値の曲線を提供しています。反射率を示しています。薄膜とは何ですか?層の厚さが、入射光波長のオーダの場合、薄膜と呼ばれます。空気中での光の波長と膜での光波長の関係は以下のように表されます。したがってこの入射波長ではペリクル膜自体の波長は下のようになります。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。μmの生データはこちらからダウンロードいただけます。全てのCM1およびCCM1シリーズのケージキューブに対応キューブコネクタCM1-CCによって、右図のように2つ以上のキューブが接続できます。このコネクタは、空洞キューブ、ダイクロイック用空洞キューブ、マウント付きビームスプリッタ、マウント付きペンタプリズム、およびマウント付き90°偏向ミラーなどの当社の数多くのケージキューブに適用できます。ケージロッド用の穴がないため、CM1-CCを使用して2個のキューブマウント付き直角ミラーを接続することはできません。キューブコネクタにはアライメントピンがあるので、いずれのコネクタにおいてもSM1ネジポートの隣のキューブ面にはピン用の穴が必要となります。お持ちの旧バージョンのキューブを新バージョンへ無料アップデートをご希望の際は当社までお問い合わせください。アライメントピンは取付け穴内部に圧入されており、ドリル穴無しのキューブで使用する場合は、押し出すことができます。