バイアル瓶のセプタムの混入シリンジでバイアルからサンプルを抜き出したときに、バイアル瓶のシリコンセプタムにサンプルが付着すると、サンプル溶液にシリコンセプタムの成分であるシリコン樹脂の添加材が溶け出ることがあります。繰り返し測定を行うと、次第にピークが大きくなることが多くあります。このような場合には、PTFEなど耐薬品性の高いセプタムを使うことをお勧めします。コンタミネーション移動相に空気中成分が溶け込むことがあります。この場合、ゴーストピークと同時に、ベースラインの上昇も見られます。長時間の実験で、ゴーストピークの大きさが次第に大きくなります。これを防ぐ方法として、移動相の前に、移動相と同じ成分でトラップを作る方法があります。移動相と同じ成分でトラップすることで、実験室内の空気を移動相に直接触れさせないようにすることができ、移動相への溶け込みを防ぎます。Columnで、ゴーストピークが消えることもあります。Column(ゴーストピークの解決)。