株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけハイロー動作ができなくなった担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。テーブルのハイロー動作が出来なくなってしまったとの事で訪問修理にお伺いし点検を行なったところ、フットスイッチ制御用のワイヤーハーネスが断線したので交換修理を行ないました。原因としてテーブル下部でワイヤーハーネスが絡まり擦れることで少しづつ断線したものと思われます。配線が絡まってることにお気付きの時は、絡まってる部分を解いて頂くとトラブルが未然に防げますので宜しくお願い致します。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。