XG(-VIS)ガラス基板の間に挟まれた、平行に並べられた多数の金属ワイヤで構成されています。)を有しており、従来のフィルム状の偏光子やホログラフィックワイヤーグリッド偏光子の代わりにお使いいただけます。nmに対応したARコーティングが施されています。ワイヤーグリッドは損傷しやすいので、このリスクを低減するためカバーガラスが付いています。保護ガラスの無い製品に比べ、偏光子をクリーニングできるため製品の寿命が長くなります。ワイヤーグリッド偏光子はワイヤに垂直な電界ベクトルの放射を透過させ、ワイヤに平行な電界ベクトルの放射を反射させます。透過偏光の方向は、正方形偏光子では小さな丸印、円形偏光子では線によって示されています(右図を参照ください)。表面反射により、反射光には、両方の偏光成分が含まれています。ワイヤーグリッド偏光子上の丸印および線は、ワイヤの向きではなく偏光軸を示していますのでご注意ください(右図を参照ください)。偏光子の消光比(ER)は、透過軸に対して垂直な偏光成分の減衰量を表しています。その状態から90°回転させて、最小となる時の透過率(Tmin)から求められます。Enlarge生データはこちら網掛けの部分は偏光子の動作波長範囲を示しています。μmの波長でも、超広帯域ワイヤーグリッド偏光子は溶融石英基板を透過した光に対しては偏光子として機能します。上記のグラフは参考値です。仕様については下表をご参照ください。Eilenberger偏光子セレクションガイド当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。000:1の消光比を有しています。その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。消光比を有する製品となっております。[+]をクリックしてご覧ください。mmb透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。(ER)は、直線偏光を入射したときの最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。基板の裏面とカバーガラスの両面に施されています。(ER)は、直線偏光を入射したときの最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。