株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけ底部ボルトが折れ、ドロップが出来なくなってしまった担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。P部センターポストの底部ワッシャーを固定するボルトが折れ、ドロップが出来なくなったとの事で交換修理にお伺い致しました。ボルトが破損する事でワッシャーが外れてしまい、また、各部品が引っ掛かってしまった事が原因で、そのままにしてしまうと他の部品破損にも繋がります。破損原因としてエアシリンダーとセンターポストの接触による劣化がありますが、メンテナンス時に隙間の調整も行ないますので是非お勧め致します。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。