株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけ上昇時に動きがおかしくなる時がある担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。ハイロー動作に不具合があるとの事で訪問点検を行ないましたところ、ハイロー操作を行なう押しボタンスイッチの劣化による故障、また位置の制御をするリミットスイッチの劣化による故障と分かり、部品を交換することにより対応しました。電気部品は通電することによりいずれは劣化し、故障してしまいますので、動作に異常や不安がございましたらお気軽にご相談下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。