分岐比(R:T)の超短パルスレーザ用広帯域ビームスプリッタをご用意しています。p偏光を45°で入射して使用するように設計されており、s偏光用ではありません。s偏光や円偏光については、当社のプレート型ビームスプリッタのラインナップをご覧ください。ページ上部の写真に示すように、各超短パルスレーザ用ビームスプリッタにはビームスプリッターコーティング面を指示する矢印が書かれています。目指した性能を得るには、分岐しようとする光をこの面に入射する必要があります。ビームスプリッタの対応する波長範囲は広く、フェムト秒Ti:サファイアパルスレーザやYbやErファイバーレーザに対応します。ビームスプリッタの背面には、ビームスプリッターコーティングと同じ波長範囲での絶対反射率が<0.5%のARコーティングが施されています。nm付近では溶融石英よりも内部透過率が高くなります。取付けオプション当社の超短パルスレーザ用ビームスプリッタおよびInfrasilウィンドウの厚さは大変薄いため、標準的な止めネジ(セットスクリュ)方式のマウントには取付けられません。そのため、例えばPolaris®SM1ネジ付きマウントや固定式光学マウントに取り付けることをお勧めします。固定リングは止めネジに比べて光学素子に対する機械的なストレスが小さいため、性能を損なうような光学面の歪みの防止に役立ちます。mmのビームスプリッタは当社のPolaris低歪みミラーマウントにも取り付けられます。接着固定式マウントPOLARIS-B1G内にも取り付け可能です。POLARIS-B1Gは45°の入射角に対して透過開口が最大になるように2ヶ所の切欠きがあるのが特長で、プレート型ビームスプリッタを取付けるのに適しています。fs未満のパルスに超短パルスレーザ用ビームスプリッタUFBS5050をご使用になる際は、GDDのバランスをとるために、反射ビーム内に当社のInfrasilウィンドウを入射角0°で1枚挿入することをお勧めします。mm(Ø1インチ)のInfrasilウィンドウをご用意しています(それぞれ型番UDP05およびUDP10)。fs2まで低減されます。長いパルスの場合にはスペクトル帯域幅が狭いため、このような分散補償器を追加する必要はありません。詳細については「群遅延」タブをご覧ください。20:80または80:20の超短パルスレーザ用ビームスプリッタをご使用になる場合は、当社のInfrasilウィンドウは厚さが十分ではないため分散を厳密にバランスさせることはできませんが、2つのビーム間の分散のバランスを向上させることは可能です。20:80または80:20のビームスプリッタの分散補償にお使いいただけるような厚いウィンドウについては、当社のコーティング無し溶融石英ウィンドウのページをご参照ください。nm用の低GDDミラーをご用意しております。製品のラインナップについては「超短パルス用光学素子」のタブをご覧ください。超短パルスレーザ用ビームスプリッタUFBS5050は、フェムト秒レーザーパルスに対して50:50の分岐比をもたらします。アームの群遅延分散は共に精度よく確定しており、それらの値はほぼ同一です。fs)用には、下記でご案内しているように分散補償器を追加することをお勧めします。Infrasil®と溶融石英の分散はほぼ同じです。mmと想定)移動するため、それに伴う分散が発生します。mm通過したときの群遅延の計算値の比較です。mm移動するときと同じ分散を反射パルスに与えるよう設計されています。mm移動した場合の群遅延の計算値とほぼ同じであることを示しております。nmまでとなっております。ウィンドウのいずれか1つを入射角0°で置きます。配置参考例を右の図にご紹介しています。mmのInfrailを通過した場合と同じになります。fsよりも長いパルス)では、群遅延分散の変化が遅くなるため、ウィンドウを追加する必要はありません。Enlarge反射光の群遅延フェムト秒パルスレーザ用ならびにピコ秒レーザ用光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下表をご参照ください。Data超短パルスレーザ用光学素子のレーザ損傷閾値(LIDT)は、所定のパルス数の照射後に視認できる損傷を与える(1パルスあたりの)エネルギーフルエンスで定義されています。損傷閾値は超短パルス領域では保証されておりません。これらは参考値としてご提供しております。Daranciang。