Readerが必要です。動作サンプル用にデモ機をご用意しています。現在、HC-136R、HC-128Sの2機種です。HC-136Sは準備中デモ機をご希望の方はお問い合わせください。ハーネスデータ互換表を参照してください。接続するには次のものを、お客様でご用意していただく必要があります。メスーメス)ケーブルが必要になります。ドライバのインストールが必要となる場合があります。本体に診断機能がついています。マニュアル6-7をご参照ください。検査には全ピンショートのケーブルを用意していただく必要がございます。オープン、ショート2種類の検査で不合格になればハーネスチェッカ自身が故障の可能性がありますので弊社までご連絡願います。接続するには次のものを、お客様でご用意していただく必要があります。自己診断機能はついていません。下記の検査で自己診断と同様のチェックが行えます。1.全ピンショートしたケーブルを用意していただきます。2.HC-128Sのソフトウェア項目から動作試験用バックアップデータ(全ピンオープン、全ピンショート)の2ファイルとバックアップ・設定ソフトウェアをダウンロード。バックアップ・設定ソフトウェアを使ってPC経由で全ピンショートのデータをハーネスチェッカに書き込みます。3.全ピンショートしたケーブルを接続し、スタートスイッチを押し検査を行います。4.また、同様に全オープンデータをハーネスチェッカに書き込み、検査を行います。5.2種類の検査で不合格になればハーネスチェッカ自身が故障の可能性がありますので弊社までご連絡願います。接続することが可能です。接続するには次のものを、お客様でご用意していただく必要があります。メスーメス)ケーブルが必要になります。自己診断機能はついていません。下記の検査で自己診断と同様のチェックが行えます。1.全ピンショートしたケーブルを用意していただきます。2.HC-128Sのソフトウェア項目から動作試験用バックアップデータ(全ピンオープン、全ピンショート)の2ファイルとマスターハーネス情報バックアップソフトウェアをダウンロード。マスターハーネス情報バックアップソフトウェアを使ってPC経由で全ピンショートのデータをハーネスチェッカに書き込みます。3.全ピンショートしたケーブルを接続し、スタートスイッチを押し検査を行います。4.また、同様に全オープンデータをハーネスチェッカに書き込み、検査を行います。5.2種類の検査で不合格になればハーネスチェッカ自身が故障の可能性がありますので弊社までご連絡願います。会社概要/受託業務/個人情報保護のための行動指針/ご利用について/お問い合わせ。