MY-40は、ディジタル4定格です。MY-40は、チラツキのない見やすい表示です。MY-40は、ダブルアクション機構です。]「必要な測定器」を、「必要なとき」に「必要な期間だけ」ご不明な点は、06-6441-0708までお気軽にお電話ください。レンタル価格は、「レンタル自動見積」を左クリックしてください。リースは原則取り扱っておりません。4000、バックライト照明、バーグラフ、拡大バーグラフ確定した桁から表示するのでチラツキがありません。測定値が基準値よりも低い場合はLOWを表示してブザー音で知らせます。基準値は定格毎に任意の値を3データ設定できます。初期値は0.1,0.2,0.4MΩに設定されています。各定格それぞれ20個までの任意のメモリ�bノ記憶することができます。OFFにすると、自動的にディスチャージを始め、バーグラフで放電状態をモニタできます。バーグラフが消えることにより完全放電したことを確認できます。絶縁抵抗測定時および放電電圧が残っている場合に高圧発生表示マークおよびLEDが点灯します。入力端子間に約40V以上の交流電圧が印加されるとLEDが点滅しブザーを鳴らす。600Vを超えた場合、最大表示を点滅させブザーを鳴らす。OFF後約5秒間、抵抗値をホールドします。06-6441-0871レンタルトップページ|販売トップページ|会社概要|レンタルのしくみ|お問い合わせ|。