Scratch-Digリンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。クリックするとグラフがご覧いただけます。生データはこちらをクリックするとご覧いただけます。Zemaxファイル下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。方解石は温度の変動に弱い結晶で、熱衝撃を与えると割れます。梱包は熱平衡がとれてから(6~8時間後)開いてください。mm(1インチ)の筐体ビーム分離プリズムは、入射ビームを2つの直交した偏光出射ビームに分離させるために使われています。ビームの90°分離が不可能な用途で偏光ビームスプリッタとしてもお使いいただけます。μmの波長でお使いいただけます。mmの金属製筐体に収納されていて、この筐体は光学機器回転マウントを取り付けることができます。方解石の特性に関しては、上の「方解石」タブをクリックしてください。mmの2つのバージョンがあります。arcsec以内で入射ビームに対して平行です。ビーム分離プリズムは、マウント内にエポキシ剤で接着されているため取り外すことは出来ません。マウント無しの方解石ビーム分離プリズムをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。当社の方解石偏光子は、高品位の複屈折方解石結晶がベースになっています。方解石の複屈折構造により、結晶を移動する2つの直交した偏波の間に差動遅延が生じます。右図のように、この複屈折構造は、偏光面を効率的に2つの角度に偏向する偏光依存屈折を起こします。入射光が入射面に対して垂直の場合、常光は結晶をまっすぐに通過するのに対して異常光線は結晶の長さと波長に比例した角度で出射します。方解石ビーム分離偏光子は、ビームの直角に偏光した成分を分離するために使われています。当社の方解石ビーム分離プリズムは、マウント付きの単体の長方形方解石から構成されています(右図参照)。mmでビームを分離するように設計されています。方解石は損傷を受けやすい柔らかい結晶なので、当社の方解石偏光子の多くは金属製の筺体に収納されています。これらの筺体は、ネジやアダプタを使って当社のオプトメカニクス製品へ簡単に取り付けることができます。当社の方解石ビーム分離プリズムを回転式マウントPRM1(/M)に取り付けるにはレンズチューブSM1L20を使用します:まず回転式マウントPRM1(/M)に付属する固定リングSM1RRをはずします。図Aのように、レンズチューブのネジ加工された側を挿入して、回転式マウントに締め付けて取り付けます。レンズチューブを回転させて取り付けた後に(図B)マウント付きビーム分離プリズムをレンズチューブの端部に(回転式マウント側からではない)挿入します(図C参照)。次にレンズチューブに付属する固定用リングを使ってビーム分離プリズムを所定の位置に固定します。固定用リングの締め付けにはスパナレンチSPW602がお使いいただけます(図D)。mm(Ø1インチ)-SM1シリーズ変換アダプタSM1P1がレンズチューブSM1L20の代わりにお使いいただけます。レーザによる損傷閾値についてこのチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。:LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。21254に準拠しています。初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。