測光部から構成されており、単光束型と複光束型とがあります。市販装置では単光束型のものが多いようです。光源−中空陰極ランプ原子吸光分析においては、連続スペクトルを分光したものを用いてはスペクトル透過幅が原子吸光スペクトルの幅よりも大きくなってしまうので分析に用いることが出来ません。そこで、光源として吸収スペクトルの線幅よりも狭い共鳴線(基底状態にある原子がある振動数の光を吸収した後再び同じ振動数の光を出す場合、その遷移を共鳴線といいます。)を放射する中空陰極ランプ(下写真)を用います。(6.1MB)図4・4に中空陰極ランプの一例を示します。低圧の不活性ガス(NeまたはArガス)が封じ込まれており、陰極は分析対象の単一元素或いはその元素を含む合金で作られています。ここで、電極間に300〜800Vの電圧をかけると放電が起こり、生じた希ガスイオンが陰極を叩いて、金属原子が陰極から遊離します。これが更に希ガスイオンと衝突し励起原子が生成します。この励起原子が基底状態に戻る際に、金属原子に固有の発光スペクトルを生じるので、これを光源として用いるのです。