前に手に入れたものだが、出番が少なく、それほど活用していない。岩通独自の3重積分方式A/Dコンバータを採用し、専用LSIと高速8ビットCPUによりフルスケール40999カウント、最高サンプル・レート毎秒100回を実現。DCR以外に、LO-Ωという変わった機能もあり、トランジスタ等をONせずに基板上の抵抗値を測ることができる。底のビス2本を外すだけで、上ケースが外せる。IWATSUが入ったLSI1つ以外に、汎用ICの多さが目に付く。バックアップ用リチウムバッテリーがついている。●REL演算の基準測定値という項目が列挙されている。コンデンサ(?)が一列に並べられているところが印象的。ケースを開けずに外部から調整できる位置。残念なことに、サービスマニュアルがネット上には見当たらない。基準電圧として、LT1021が採用されている。基板に電解コンデンサが大変少なく、保護回路もしっかりしていて、岩通の真面目さが随所に反映されている。用意し、念のため、フルークDMMをも繋げた。DCVは40m/400m/4/40/400/1kVというレンジの中から、前者の4レンジを確認。結果的に精度に問題なかった。ちなみに、スペックに規定された確度は0.07%+2。0.4/4/40/400m/4/10A中から、前者の3レンジ。スペックによると確度が0.2%+7。最後に、手持ちの0.01%精密抵抗100/1k/10/100kΩでDCRを確認。スペック上の確度が0.08%+2となっている。出荷後数十年経ったとはいえ、いまでも精度よく働ける状態。調整方法が公開されれば、もっと息長く活用できそう。