630-NAが届いた。ダメ元で落札した物なので、覚悟はしていたが、あまりの汚れに絶句。それよりもひどいなのは、メータの目盛板が固定されておらず、ネジが中で転がっていた。メータを本体に固定するネジも1本欠落していた。メータの内部にあるべく部品が幸い紛失しておらず、注意して元に戻したらメータがきちんと動いた。重量バランスはそれほどよくないが、実用レベルだ。メータカバーはプラスチック。静電が帯びやすいので自分としてはガラスのほうを好む。このNAのカバーは大変厚く(周辺は1cmも)、割れる心配はなさそう。磨けば新品同様になるようだが、試す度胸はなく、このままにしておく。それほど気になるキズでもないし。インチ規格だし、頭の形が特殊のため、日本では入手不可能だろう。3レンジがおかしく、また全体的に誤差が許容範囲を超えていた。全体の誤差は半固定抵抗の調整で修正した。ケースに貼られたシールに1972年との日付だが、目盛板のシンボルマークや、コンデンサの刻印等から、本個体の製造年は60年代後半と推測した。抵抗は許容差1/2%のものがほとんどだが、1/3%ものもいくつか見られる。