付属品の製造·販売における世界的なリーダーです。サービスにおける世界的なリーダーです。多くの情報が必要ですか?私たちの風化、耐光性、そして世界中の腐食の専門家はここに助けることです。Network多くの情報が必要ですか?私たちの風化、耐光性、そして世界中の腐食の専門家はここに助けることです。EYE放射照度制御システムは、定期的にユーザが較正する必要があります。これにより正確で一貫した結果が保証されます。Q-Labのユニバーサルキャリブレータ(UC)システムまたはキャリブレーションラジオメータ(CR)とキャリブレーション温度計(CT)を使用して、QUVまたはQ-SUNテスタを迅速かつ簡単に校正することができます。テスター校正装置自体が年間校正または交換を受けることが重要です。UCラジオメータおよび温度計(UC10、UC20、UC202)は、低コストで毎年簡単に交換することができます。CT202較正温度計とCR10およびCR20放射計は、安価な再較正のために1年に1回Q-Labに返却する必要があります。一般的に交換がより便利ですが、UCセンサーも同様に再現することができます。再校正の戻り手順を参照してください。ラジオメーターと温度計の再較正は安価で高速で、米国、ヨーロッパ、中国にある当社の便利なグローバル再較正センターのいずれかで実施できます。QUVテスターのブラックパネル温度センサーとQ-SUNファミリーのテスターの温度/相対湿度センサーは、既製の標準的な基準温度計で較正されているか、毎年交換されるように設計されています。QUV試験機に使われているその他全ての温度センサーと、Q-SUN試験機シリーズの温度/相対湿度センサーは、市販の標準温度計による再校正、あるいは年に一度の交換が必要となります。ページ.正確で一貫性のある耐候性試験結果を実現するためには、専用温度計や照度計の校正が重要となります。最後に専用機器を校正されたのはいつ頃でしょうか?今すぐお見積もりのご依頼を。までお問い合わせ下さい。ログイン完了しました。全ての技術資料にアクセスできます。技術資料にアクセスするには、ご使用いただいている試験機をご登録ください。ログイン完了しました。全ての技術資料にアクセスできます。技術資料にアクセスするには、ご使用いただいている試験機をご登録ください。マークの技術資料を閲覧できます。ログインすでにユーザーアカウントをお持ちですか?以下からログインしてください。AccountEメールアドレス(ユーザー名)パスワードアカウントを作成アカウント登録についてEメールアドレス(ユーザー名)パスワード最低でも英数字両方を含んだ合計6文字以上のパスワードを設定してください。Corporationの登録商標です。