34460A」は、6桁半のデジタルマルチメータ(DMM)である。独自のTruevolt技術を用いることで、ノイズなど外部要因の影響を軽減することができ、測定結果の信頼度を改善した。測定データを処理する機能とその結果を表示する機能も高めた。34460A」を発表した。独自のTruevolt技術を用いることで、ノイズなど外部要因の影響を軽減することができ、測定結果の信頼度を改善した。測定データを処理する機能と、その結果を表示する機能を高めた。おける検査用途に向ける。34401A」と、計測制御コマンドである「SCPI」コマンドレベルで完全互換を実現している。電流レンジは100μA〜10Aに拡張した。34460Aは、6型半DMMのエントリモデルと位置付ける。両製品とも温度測定機能を搭載した。ダイオード測定機能を改善することでフルスケール電圧(5V)の測定を可能とした。新製品は測定の基本性能の向上に加え、使い勝手も改善した。34461Aのみ)やヒストグラムなどの表示が行える。表示部には4.3型カラーディスプレイを搭載した。USBケーブルでPCと接続し、DMMで測定したデータや設定情報、画面イメージなどをPC側に送ることもできる。iOS版のDMMコネクティビティユーティリティソフトウェアを用いると、iPad/iPhoneでDMMの制御や測定データの表示などを行うことが可能となる。新製品で採用したTruevolt技術は、電源ラインから入ってくるノイズや測定機自体から生じる電流などが、測定したい交流信号に影響を与えないように、A-Dコンバータ技術を用いて排除する技術である。新製品は注入電流を既存の製品と比べて、最低でも70%削減することが可能となった。測定誤差の要因の1つとなる入力バイアス電流にも対応した。交流実効値測定にデジタルダイレクトサンプリング方式を採用している。入力信号をサンプリングして測定することにより、狭いスパイク電圧を検出することが可能となった。この結果、最大10のクレストファクタを実現しているという。6桁半クラスのDMMでは、交流実効値測定にアナログRMSコンバータ方式を用いるのが一般的だが、その方式では信号にスパイク電圧が存在していても、捉えることができなかったという。34460Aが10万3910円。リアルタイムスペアナにアジレントが参入、先行する競合を高いRF性能で追撃スペクトラムアナライザ大手のアジレント・テクノロジーが、テクトロニクスやローデ・シュワルツが先行するリアルタイムスペクトラムアナライザの市場に参入した。高いRF性能を訴求し、シェアの獲得を目指す。ワイヤレス給電用解析ツール、アンテナ入出力における特性を総合評価アジレント・テクノロジーの「PS-X10-100」は、同社のネットワークアナライザ「E5061B」と組み合わせて使う解析ソフトウェアツールである。測定・解析することができる。EXAシリーズ」は、測定周波数の上限が44GHzと高いミリ波対応のスペクトラムアナライザ。ミリ波デバイスの設計や検証に十分使える性能を実現しつつ、従来品に比べて価格を大幅に下げた。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。